En kobberfordamperblokk oppvarmes elektrisk med to patronvarmere på 100 watt og en kapillær i rustfritt stål som tillater innføring av prøven og påfølgende delvis fordampning. Kapillaren og fordamperblokken er loddet sammen for å sikre stabil termisk kontakt. Den resulterende supersoniske strålen passerer deretter gjennom ionekilden for innføring i kvadrupol-massespektrometeret.