DART-ionekilden er en slags gassfase-ionisering, og den krever en slags flyktighet av analytten for å støtte termisk assistert desorpsjon av analytioner. Dette begrenser størrelsesområdet for molekylene som kan analyseres av DART, dvs. m/z 50 til 1200. DART-MS er i stand til semikvantitativ og kvantitativ analyse. For å akselerere frigjøring av prøven fra overflaten, oppvarmes DART-gasstrømmen vanligvis til temperatur i området 100-500 °C, og denne operasjonen kan brukes til temperaturavhengig analyse.