УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ НАТЯЖЕНИЯ СШИВАЕМЫХ КРАЕВ РАНЫ ВО ВРЕМЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Предполагаемая полезная модель относится к медицине, в частности, к устройствам для измерения с диагностическими целями.
В качестве прототипа нами выбрано устройство, состоящее из покрытого эмалью корпуса с измерительной шкалой и прорезью для указателя, в котором расположен подвижный шток с упором для пружины и указателем на одном конце и отверстием для крючка на другом (см. БСЭ, 2-е издание, М., 1952, т.14, с.382).
Однако многократные термические воздействия, вызванные необходимостью стерилизации, нарушают упругие свойства пружины, извращая показания прибора. Измерительная шкала с ценой деления 0,5 кг, рассчитанная на максимальный вес 5 кг, не позволяет произвести тонкие расчеты веса, снижая тем самым точность исследования.
Задача предполагаемой полезной модели - повышение точности исследования и возможность использования ее в стерильных условиях хирургической операции.
Поставленная задача решается за счет того, что в устройстве, включающем корпус, шток с пружиной, указатель и измерительную шкалу, корпус снабжен фиксатором крестообразной формы, а указатель выполнен в виде пластины с отверстиями.
Устройство для определения усилий натяжений сшиваемых краев раны во время хирургических операций поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен вид устройства спереди, на фиг.2 - вид сбоку в разрезе.
Устройство состоит из термостойкого корпуса 1 цилиндрической формы с закрепленными на нем двумя винтами 2 сменной измерительной шкалой 3 и фиксатором 4 крестообразной формы. Внутри корпуса выполнена сменная пружина 5 с расположенным в ней штоком 6 с крючком 7 для закрепления нитей или иных материалов на одном конце и резьбой 8 на другом. На штоке 6 расположены гайка 9 для упора пружины 5 и указатель 10 в виде пластины с отверстиями, который зафиксирован на штоке 6 двумя гайками 11.
Устройство работает следующим образом. Отступив 0,5-1,0 см от края раны, проводят лигатуры N3-4 и завязывают их петлей. Крючком 7 захватывают петлю, фиксатором 4 натягивают петлю до сведения краев раны либо до появления признаков прорезывания лигатур в мягких тканях. Перемещение штока 6 и соответственно указателя 10 по измерительной шкале 3 показывает усилие натяжения лигатур, выраженное в единицах массы (кг). Силу натяжения (F) определяют в Ньютонах (Н) по формуле
F=gM,
2
где g - ускорение свободного падения, а М - масса в кг, показываемая устройством. При g≈10 м/с, F≈10 M.
Устройство для определения усилий натяжения сшиваемых краев раны повышает точность исследования. В качестве материала для изготовления прибора использована нержавеющая сталь, позволяющая осуществить стерилизацию для применения непосредственно во время хирургических операций. Сменные комплекты пружин и измерительных шкал, рассчитанные на максимальный вес 5 кг с ценой деления 0,1 кг
или на максимальный вес 10 кг при цене деления 0,2 кг, позволяют дифференцированно подойти к измерениям пластических и упругих свойств различных покровных тканей - здоровой кожи, грубых рубцовых тканей в клинической практике, а также искусственных пластических материалов при экспериментальных исследованиях.