ВИБРАЦИОННОЕ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО "АВЕРС-СПАЙН"

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам для фототерапии.
В настоящее время широкое распространение у людей старшего возраста получило заболевание остеохондроз позвоночника. Это полиэтиологическое заболевание с различными причинами (травмы, микротравмы (вынужденное положение, однотипные движения), аномалия развития (незаращение дужек), аутоиммунный процесс, ревматоидное поражение, сосудистая патология.
При всех локализациях процесса наиболее ярко выражен болевой синдром. Где основным в синдроме боли является раздражение нервного корешка, наступающего после компрессии. Такой корешок становится сверхчувствительным к раздражению. Основными синдромами остеохондроза являются: болевой, воспалительный, стойкой дефигурации межпозвоночных дисков и метаболических нарушений.(Г.П.Пономаренко. Частная физиотерапия. М.; Медицина. 2005-С226).
Лечение больных остеохондрозом направлено на купирование боли и воспаления межпозвоночных суставов и связочного аппарата, уменьшение их отека, восстановление обмена соединительной ткани связочного аппарата, снижение мышечного напряжения, разгрузку позвоночника. Медикоментозное лечение включает анальгетики, противовоспалительные (реопирин, пиробутал, бутадион) противоотечные (фуросемид) и седадивные (нозепам) препараты, со всеми вытекающими негативными побочными эффектами. Так например, побочными действиями фуросемида являются: аллергические реакции, появление крови в моче, нарушение солевого баланса, подагра, нарушение функций печени и поджелудочной железы, панкреатит и т.д. Использование фототерапевтической техники на основе монохроматических излучателей с использованием неинвазивного способа облучения кожного покрова доказало свою эффективность [1,2].
Наиболее близкими аналогами являются описанные устройства для чрезкожного облучения крови, но так и не нашедшие технического решения до сего времени [1] - С128-130.
2
Также для лечения суставных и сосудистых заболеваний на основе красного и ИК-излучений применяется светодиодная матрица, израильский аппарат «Biobeam 940» с используемыми длинами волн λ=640 нм и λ=940 нм, а также отечественный аппарат «Дюна-Т» с используемыми длинами волн λ=660±15 нм и λ=840-950 нм, с помощью облучения 10 см [1] - С130.
Аппаратная вибрация применялась впервые с лечебной целью еще в XVIII веке - дрожащее кресло аббата Pierre, а в конце XIX века стали применяться электромоторные. Все аппараты, предназначенные для лечебных целей, подразделяются на аппараты общей вибрации, которые вызывают сотрясение всего тела и аппараты местного вибрационного воздействия, которые предназначены для колебательных движений отдельных участков тела.
Следует отметить, что установки для общей вибрации (кресла, кровати), очень громоздки и тяжеловесны и в настоящее время в лечебных целях применяются крайне редко. Большее распространение в 60-80х годах 20 века получили аппараты, предназначенные для местного вибрационного воздействия. Это радиоламповый вибратор А.Б.Гренадера (1953) с диапазоном частот от 40 до 1400 Гц. Электронный вибратор «IS-THERAP» (1960, ГДР) позволяет менять частоту колебаний в пределах от 100 до 16000 Гц. Широкое распространение получил, выпускаемый киевским заводом «ЭМО», переносной прибор «Вибромассаж» (1969), работающий от сети. (А.Я.Креймер. Вибрация, как лечебный фактор. Томск. Издательство Томского университета. 1972-С15).
Наибольшими недостатками аппаратов является то, что при их применении нет уверенности в подборе нужной дозировки. Амплитуда колебаний зависит от степени прижатия вибрирующего наконечника к телу пациента. Амплитуду колебаний и частоту сложно регулировать с помощью реостата, и повтор процедуры очень затруднителен. Кроме того, амплитуда колебаний меняется в зависимости от степени усталости массажиста.
Технической задачей, достигаемой при исполнении полезной модели, является создание устройства для лечения и профилактики остеохондроза позвоночника без участия лекарственных средств или максимального снижения медикоментозной нагрузки, также для профилактики других органов человека, напрямую или косвенно оказывающих воздействие на развитие болезни, с применением различных длин волн видимого спектра солнечного света (фиолетовый 400-420 нм, синий 430-480 нм, зеленый 500-550 нм, желтый 560-580 нм, оранжевый 600-630 нм, красный 660-740 нм) с одновременным совмещением вибрационного массажа (10-2500 Гц).
Технический результат предполагаемой полезной модели заключается в совмещении полезного эффекта вибрационного массажа и фототерапевтических свойств видимого спектра света при лечении и профилактике вышеперечисленных заболеваний с помощью несложной конструкции устройства.
Достижение технического результата обусловлено 1-м законом фотохимии, гласящем, что фотохимическое превращение может происходить под действием того света, который поглощается веществом, поэтому в свете одного спектра выбраны светодиоды с различными длинами волн. А также основаны на выводах основоположника фототерапии, нобелевского лауреата Нильса Финзена, установившего, что в месте надавливания на биоткань, глубина проникновения света увеличивается в десятки раз.
Синий и зеленый цвета являются наиболее активными агентами оптического излучения. Они поглощаются многочисленными эндогенными хромофорами, вызывая при этом регулирующие механизмы жизнедеятельности биологического объекта, положительно влияя на вязкость крови, микроциркуляцию и систему гомокоагуляции, что является определяющим при использовании устройств для фототерапии в целях лечения и профилактики заболеваний различной патологии.
Красный и оранжевый цвета играют роль активизатора объемного кровотока и обеспечения «дыхательного взрыва» нейтрофильных гранулоцитов, что приводит к ретродиффузии ионов Н+, которые и повреждают эпителии, вызывая образование тромбов в капиллярах. В процессе спонтанного тромболиза кровообращение восстанавливается. Эти
цвета возбуждают деятельность коры головного мозга, повышают уровень нейроэндокринную регуляцию.
Фиолетовый цвет оказывает тонизирующее действие на головной мозг, глаза, повышает мышечную силу, нормализует работу селезенки, паращитовидных желез, нервной системы. Повышает иммунитет кожных покровов воздействую на эпидермальные кератиноциты и клетки Лангеранса.
Желтый цвет стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени и активизирует вегетативную нервную систему, повышает физическую работоспособность.
Воздействие разных длин волн одного спектра усиливается комплексным применением других видов спектра которые обеспечат лечение и профилактику нескольких заболеваний одновременно [1,2].
Кроме того, терапевтические свойства света усиливаются вибрационным воздействием на кожный покров человека. Воздействие вибрационного массажа на области спины (участка позвоночника) благоприятно сказывается на работе желез внутренней секреции, распределению патологических продуктов Особенно хорошие результаты вибрационный массаж дает при лечении болезней желудка, печени, почек. [3] С21-28; [4] - С32-45; [5] - С54-58; [6] - С183-211; при поврежденных тканях и их удаление из организма [3] - С1-20; [5] - С29-38.
При совмещении света и вибрационного массажа, свет увеличивает воздействие вибрации на живую ткань, а вибрационный массаж увеличивает проникновение света в ткани и органы человека, тем самым активизируя его действие.
Указанный технический результат достигается тем, что вибрационное фототерапевтическое устройство, включающее корпус, выполненный предпочтительно из пластмассы с двумя металлическими дужками для крепления хлястиков с «липучками», для фиксации прибора на туловище человека, отверстия на тыльной панели корпуса, для закрепления монохроматических излучателей видимого спектра света, предпочтительно диаметром 5 мм, съемную лицевую панель корпуса с дисплее, клавишами управления программами и пуска; в полости корпуса - вибрационное устройство с микроконтроллером, отсек питания для двух АКБ и гнездом
питания от сети через преобразователь с напряжением 6 В, причем все излучатели одного спектра имеют различную длину волны и выступающие над поверхностью на 2-3 мм, а также винты крепления лицевой панели к корпусу.
Предпочтительно использование сверхярких монохроматических излучателей фирмы «Sharp» (Япония) или их аналогов, других производителей.
В качестве вибрационного устройства предпочтительно использовать электромагнитный вибратор, позволяющий регулировать амплитуду колебаний изменением расстояния между электромагнитом и мембраной или микроэлектромотором с эксцентриком на валу, частота вибрации изменяется с помощью микроконтроллера с внутренним генератором на 32 кГц, обеспечивающего подачу импульсного напряжения.
Предполагаемое устройство состоит: Фиг.1: А - вид устройства в собранном состоянии сверху; Б - вид устройства в разрезе сбоку: из корпуса 1, выполненного предпочтительно из пластмассы, с двумя металлическими дужками 2 для крепления хлястиков с «липучками» 3, для фиксации прибора на туловище человека, отверстий 4 для монохроматических излучателей 5, съемной лицевой панели корпуса 6 с дисплеем 7, клавишами управления частот 8, времени 9, спектрами света 10 и кнопки запуска программ процедур 11, вибрационного устройства с микроконтроллером 12, отсека питания 13 для двух АКБ, гнезда питания 14 от сети, через преобразователь, с напряжением 6 В, винтов крепления 15 лицевой панели к корпусу.
Программы процедур включают в себя различные спектры излучения, время экспозиции, поочередные или совмещенные длины волн, частоты вибрации.
При использовании полезной модели предусматривается комплект прозрачных одноразовых пленок для наложения на места применения в целях избежания последующей стерилизации изделия.
Устройство работает следующим образом:
В отсек питания 13 устанавливаются два АКБ или в гнездо 14 подсоединяется преобразователь от сети с напряжением 6 В. На лицевой
панели 6 вибрационного фототерапевтического устройства клавишами 8 выбирается частота процедуры, клавишами 9 длительность процедуры, клавишами 10 выбираются излучатели процедуры, хлястиками с «липучками» 3, устройство крепится на туловище пациента, с использованием одноразовой пленки, чтобы монохроматические излучатели прилегали к месту проведения процедуры (участку позвоночника) с небольшим нажимом, клавишей 11 запускается программа процедуры. По истечении времени микроконтроллер 12 отключает вибрационное устройство и излучатели света 5.
Медицинская сестра вынимает электрический кабель из гнезда 14 и открепляет хлястики 3 с «липучек» и снимает устройство, прозрачная пленка утилизируется установленным порядком, как изделие из полиэтилена.
Предполагаемое устройство имеет, следующие преимущества:
1. Использование шести видов спектра и различных длин волн в одном спектре, значительно увеличивает терапевтические возможности изделия;
2. За счет выступающих на 2-3 мм светодиодов и их близкое расположения друг от друга, реализуется равномерное световое пятно и увеличивается проникновение света за счет вибрации всего устройства;
3. Совмещение вибрационного воздействия и фототерапии, значительно усиливают терапевтический эффект, как вибрации так и фототерапии;
4. Конструкция изделия позволяет его легко использовать не доставляя пациенту дискомфорт. Предусмотренные автономные и стационарные источники питания обеспечивают работу устройства как в стационаре, так и вне его;
5. Устройство простое и недорогое в изготовлении;
6. Медицинский персонал не держит руками изделие, нет его утомляемости, возможность самостоятельного применения устройства;
7. Устанавливаемые точные частоты позволяют осуществлять повторы процедур.
Литература:
1. Карандашов В.И. с соавт.// Квантовая терапия. М.: Медицина. 2004
2. Готовский Ю.В. с соавт.//Цветовая светотерапия. М.: Имедие. 2001
3. Рейбмар Альберт//Техника массажа. Москва.: «Печатня С.П.Яковлева» 1887
4. Виттхауер Курт//Руководство к вибрационному массажу. С.-Петербург. Практическая медицина. 1907
5. Хоффа Альберт//Техника массажа. С.-Петербург. Практическая медицина. 1899
6. Креймер Ф.Я.//Вибрация как лечебный фактор. Томск.: Издательство Томского университета. 1972