Тележка с контейнерами для хранения и транспортировки эндоскопов

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию и направлена на повышение прочности и снижение веса конструкции, и обеспечение удобства в эксплуатации тележки, предназначенной для размещения и транспортировки эндоскопов и повышение их стерильности.
Из уровня техники известна тележка с контейнерами для хранения и транспортировки эндоскопов, содержащая каркас с поворотными колесами, снабженный закрепленными на разных уровнях по высоте несколькими парами оппозитно расположенных горизонтальных направляющих, на которых установлены съемные контейнеры для хранения эндоскопов, включающие коробчатый корпус и крышку, (http://www.phs.mt.ru/production/moechno_dezinfekcionnye_mashiny/?catalogue=14&product=264). Основным недостатком данной тележки является сложность и неразборность шкафообразной конструкции каркаса с глухими листовыми стенками, что утяжеляет тележку и затрудняет ее дезинфекцию.
Технический результат, на получение которого направлена полезная модель, заключается в повышении прочности и снижении веса конструкции, и, соответственно, в обеспечении удобства в эксплуатации, и упрощении процесса сборки-разборки тележки, предназначенной для компактного, удобного и надежного размещения на различных уровнях по высоте и транспортировки нескольких контейнеров для хранения гибких эндоскопов и других канальных медицинских инструментов, в том числе катетеров, лапароскопов, бронхоскопов и т.п. изделий в лечебных учреждениях, и улучшении условий для дезинфекционной обработки тележки.
Решение поставленной задачи и достижение заявленного технического результата обеспечивается тем, что в тележке с контейнерами для хранения и транспортировки эндоскопов, содержащей каркас с поворотными колесами, снабженный закрепленными на разных уровнях по высоте несколькими парами оппозитно расположенных горизонтальных направляющих, на которых установлены съемные контейнеры для хранения эндоскопов, включающие коробчатый корпус и крышку, согласно полезной модели, каркас выполнен сборным трубчатым и включает две боковые П-образные рамы с верхней горизонтальной перекладиной и вертикальными стойками, к которым с их внутренней стороны стыковочными отгибами посредством резьбовых соединений с использованием фигурных проставок-ложементов прикреплены на разных уровнях по высоте несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек с образованием направляющих для размещения контейнеров для хранения эндоскопов, при этом верхняя пара горизонтальных стяжек прикреплена к вертикальным стойкам боковых П-образных рам ниже уровня верхней горизонтальной перекладины - ручки, кроме того, края боковых стенок коробчатого корпуса и крышки контейнеров для хранения эндоскопов по периметру выполнены с радиусно скругленными эквидистантно загнутыми кромками - отбортовкой для установки и фиксации на горизонтальных стяжках - направляющих для контейнеров.
При этом фигурные проставки-ложементы выполнены в виде брусков с продольными полуцилиндрическими пазами на боковых стыковочных гранях и отверстием под резьбовое соединение.
Кроме того, трубчатый металлический каркас выполнен с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра.
Кроме того, каркас снабжен поворотными самоориентирующимися колесами с тормозами.
При этом шины колес выполнены из термопластичного эластомера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах.
Кроме того, корпус и крышка контейнеров для хранения эндоскопов могут быть выполнены из бактерицидного пластика-полимера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах.
Выполнение каркаса сборным из трубчатых элементов, включающих две боковые П-образные рамы, к которым с их внутренней стороны прикреплены на разных уровнях по высоте несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек с образованием направляющих для размещения контейнеров обеспечивает как простоту, прочность и легкость конструкции, и, соответственно, удобство в эксплуатации, так и простоту, надежность и быстроту неоднократной сборки-разборки. При этом из-за отсутствия сплошных листовых стенок существенно упрощаются и улучшаются условия для технологически простой, надежной и эффективной санитарно-гигиенической, дезинфекционной обработки тележки, что необходимо для сохранения стерильности при транспортировки и хранении в контейнерах гибких эндоскопов и других канальных медицинских инструментов. Кроме того, использование антибактериального покрытия трубчатого металлического каркаса в сочетании с выполнением шин колес из термопластичного эластомера с антимикробными добавками и выполнением корпуса и крышки контейнеров из бактерицидного пластика-полимера с антимикробными добавками дополнительно повышают стерильность как самого каркаса тележки, так и контейнеров с эндоскопами при их хранении и транспортировке.
Кроме того, выполнение края боковых стенок коробчатого корпуса и края крышки контейнеров по периметру с радиусно скругленными эквидистантно загнутыми кромками - отбортовкой для установки и фиксации на горизонтальных стяжках - направляющих для контейнеров, обеспечивает как надежное и герметичное крепление крышки на корпусе контейнера, как и надежность фиксации (без самопроизвольного сползания) контейнеров на горизонтальных стяжках - направляющих.
На Фиг. 1 изображен общий вид тележки; на Фиг. 2 - вид спереди тележки; на Фиг. 3 - сечение А-А; на Фиг. 2; на Фиг. 4 - общий вид фигурной проставки-ложемента.
Тележка с контейнерами для хранения и транспортировки эндоскопов содержит каркас, выполненный сборным из трубчатых элементов, который включает две боковые П-образные рамы с верхней горизонтальной перекладиной 1 и вертикальными стойками 2, к которым с их внутренней стороны стыковочными отгибами 3 посредством резьбовых соединений с использованием фигурных проставок-ложементов 4 (Фиг. 4) прикреплены на разных уровнях по высоте несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных трубчатых стяжек с образованием направляющих 5 для размещения контейнеров для хранения эндоскопов, что обусловливает прочность и легкость конструкции. При этом верхняя пара горизонтальных стяжек - направляющих 5 прикреплена к вертикальным стойкам 2 боковых П-образных рам ниже уровня верхней горизонтальной перекладины - ручки 1. Края 6 боковых стенок коробчатого корпуса 7 и края 8 крышки 9 контейнеров по периметру выполнены с радиусно эквидистантно (между собой и относительно горизонтальных стяжек - направляющих 5) загнутыми кромками - отбортовкой для установки и фиксации на горизонтальных стяжках - направляющих с 5 (Фиг. 3), что обеспечивает как надежное и герметичное крепление крышки 9 на корпусе 7 контейнера, как и надежную фиксацию (без самопроизвольного сползания) контейнеров на горизонтальных стяжках - направляющих 5.
При этом фигурные проставки-ложементы 4 (Фиг. 4) выполнены в виде брусков 10 из пластика (предпочтительно, бактерицидного пластика) с продольными полуцилиндрическими пазами на боковых стыковочных гранях и отверстием под резьбовое соединение - болт или винт 11.
Трубчатый металлический каркас, предпочтительно, выполнен с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра (например, краска порошковая эпокси-полиэфирная марки «2080 Бирюса» с наночастицами серебра (AgNP) производство фирмы «Научно-производственная компания «Наномет» http:/www.nanomet.ru/; эпоксидно-полиэфирная порошковая краска марки «ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8238» производство фирмы «TEKNOS»http:www.teknos.com/).
Кроме того, каркас снабжен самоориентирующимися поворотными колесами 12 с тормозами 13, а шины 14 колес 12, предпочтительно, выполнены из термопластичного эластомера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах (см., например, известные добавки, в том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634. 643-647; или RU 104835 U1, А47G 19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки AlphaSan МВ 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-631. 643-647).
Кроме того, корпус и крышка контейнеров для хранения эндоскопов могут быть выполнены из бактерицидного пластика -полимера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах (см., например, вышеуказанные известные добавки, в том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634. 643-647; или RU 104835 U1, А47G 19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки AlphaSan МВ 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-631. 643-647).
Заявленную тележку с контейнерами для хранения и транспортировки эндоскопов используют следующим образом.
В корпус 5 чистого стерильного контейнера (предпочтительно, снабженного маркировкой - индикатором «чистый») укладывают стерильный гибкий эндоскоп (или подобный канальный медицинский инструмент, например катетер, лапароскопо, бронхоскоп) и плотно закрывают крышкой 9. Заявленная форма выполнение края 6 боковых стенок коробчатого корпуса 7 и края 8 крышки 9 контейнеров в виде эквидистантно (между собой и относительно горизонтальных стяжек - направляющих 5) загнутых кромок - отбортовки обеспечивает надежное и герметичное закрепление крышки 9 на корпусе 7 контейнера. Контейнеры с эндоскопами вставляют по закрепленным на разных уровнях по высоте горизонтальным трубчатым стяжкам -направляющим 5 каркаса тележки между вертикальным стойкам 2 со стороны любой из боковых П-образных рам. При этом загнутые кромки - отбортовки края 6 боковых стенок коробчатого корпуса 7 (нижний край которых расположен ниже уровня верхней образующей горизонтальных стяжек - направляющих 5) в направлении установки ложатся на трубчатые горизонтальные стяжки - направляющие 5 каркаса и в углах корпуса 7 упираются в закругленную часть стыковочных отгибов 3 горизонтальных стяжек - направляющих 5 (Фиг.3), что при простоте установки обеспечивает надежную фиксацию (без самопроизвольного сползания) контейнеров. Перемещение тележки производят за верхнюю горизонтальную перекладину - ручку 1 любой из боковых П-образных рам.
Выполнены корпуса 7 и крышки 9 контейнеров для хранения эндоскопов из бактерицидного пластика - полимера с антимикробными добавками в сочетании с наличием антибактериального покрытия на трубчатом металлическом каркасе и выполнением шин 14 колес 12 из термопластичного эластомера с антимикробными добавками препятствует размножению и распространению микроорганизмов, преимущественно микробактерий, и обеспечивает сохранение стерильности как при хранении контейнеров, так и предотвращает перенос инфекции при перемещении тележки из одного помещения в другое. Кроме того, рабочая поверхность трубчатого каркаса тележки легко поддается очистки и дезинфицирующей обработке, что существенно повышает санитарно-гигиенические и эксплуатационные свойства тележки. После использования загрязненные эндоскопы также помещают в контейнеры (предпочтительно, снабженные маркировкой - индикатором «грязный») и транспортируют в моечную для очистки, дезинфекции и стерилизации.