УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШОВНОЙ ФИКСАЦИИ ИОЛ

Полезная модель относится к медицинской технике и может быть использовано для фиксации ИОЛ шовным материалом.
Для предотвращения смещения ИОЛ на глазное дно перед имплантацией ее фиксируют шовным материалом вокруг оптического цилиндра, причем выполняют это действие, удерживая ИОЛ в руках, что очень неудобно и требует определенного времени в зависимости от навыков хирурга (Тахчиди Х.П., Егорова Э.В., Толчинская А.И. Интраокулярная коррекция в хирургии осложненных катаракт. - М.: Изд-во «Новое в медицине», 2004. С.118-119).
Задача - предложить устройство для фиксации ИОЛ.
Технический результат - возможность быстро и надежно образовать и завязать петлю вокруг оптического цилиндра путем использования предлагаемого устройства.
На чертеже изображено устройство для шовной фиксации ИОЛ.
Технический результат достигается тем, что для фиксации ИОЛ используют прямоугольное ложе 1, на торцевых концах 2 которого выполнены трапециевидные вырезы 3, вершины которых обращены к центру ложа. Вдоль прямоугольного ложа 1 через трапециевидные вырезы 3 натягивают шовный материал 4 - две нити, таким образом, чтобы нити 4 были фиксированы в вершинах 5 трапециевидных вырезов 3. Фиксируемая ИОЛ-6.
Устройство используют следующим образом: через вершины 5 трапециевидных вырезов 3 протягивают нити шовного материала 4, образуют по два витка через каждый вырез 3. Фиксируют ИОЛ 6 между витками шовного материала 4, так чтобы оптический цилиндр ИОЛ располагался над витками шовного материала, а гаптические элементы под ними.
Пример конкретного выполнения:
Длина ложа 1 - 60-65 мм
Ширина ложа 1 - 25-30 мм
Глубина трапециевидного выреза 3 - 10-15 мм
Ширина трапециевидного выреза 3 - 10-15 мм
Длина витков шовного материала 4 - 45-50 мм