СИСТЕМА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ГАЗА В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ ВО ВРЕМЯ ВЫСОЧАСТОТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

1. Система высокочастотной вентиляции с положительным давлением, содержащая
инспирационную подсистему формирования потока дыхательного газа под давлением для подачи в дыхательные пути пациента;
генератор экспирационного потока, выполненный с возможностью вывода газа из дыхательных путей пациента к выпуску системы;
один или более датчиков, выполненных с возможностью формирования выходных сигналов, передающих информацию, связанную с одним или более параметрами газа внутри или около дыхательных путей пациента;
клапан выдоха, выполненный с возможностью выборочного управления потоком из дыхательных путей пациента через генератор экспирационного потока;
один или более процессоров, выполненных с возможностью исполнения компьютерных программных модулей, причем компьютерные программные модули содержат
модуль параметров, выполненный с возможностью определения одного или более параметров газа внутри или около дыхательных путей пациента, основываясь на выходных сигналах, модуль параметров выполнен с возможностью определения усредненного во времени уровня давления в дыхательных путях;
целевой модуль, выполненный с возможностью получения целевых значений для одного или более параметров газа, причем целевой модуль выполнен с возможностью получения целевого усредненного во времени уровня давления в дыхательных путях; и
управляющий модуль, выполненный с возможностью управления инспирационной подсистемой, генератором экспирационного потока и клапаном выдоха, чтобы поддерживать усредненный во времени уровень давления в дыхательных путях, равным целевому усредненному во времени уровню давления в дыхательных путях на протяжении последовательности высокочастотных циклов давления.
2. Система по п. 1, в которой модуль параметров дополнительно выполнен с возможностью определения полного
размаха перепада давления на протяжении последовательности высокочастотных циклов давления, основываясь на выходных сигналах;
в которой целевой модуль дополнительно выполнен с возможностью получения целевого полного размаха перепада давления; и
в которой управляющий модуль дополнительно выполнен с возможностью выборочного управления инспирационной подсистемой, генератором экспирационного потока и клапаном выдоха, чтобы поддерживать полный размах перепада давления равным целевому полному размаху перепада давления на протяжении последовательности высокочастотных циклов давления.
3. Система по п. 2, в которой модуль параметров выполнен с возможностью связи полного размаха перепада давления с разностью между двумя или более следующими друг за другом максимальными давлениями.
4. Система по п. 1, в которой управляющий модуль выполнен с возможностью управления инспирационной подсистемой, генератором экспирационного потока и клапаном выдоха, чтобы подавать вентиляцию с положительным давлением с частотой между приблизительно 3 Гц и приблизительно 25 Гц.
5. Система по п. 1, в которой управляющий модуль выполнен с возможностью управления инспирационной подсистемой, генератором экспирационного потока и клапаном выдоха, так что дыхательный объем потока дыхательного газа под давлением составляет приблизительно 6 мл/кг.
6. Способ работы высокочастотной вентиляционной системы с положительным давлением для подачи пациенту высокочастотной вентиляции с положительным давлением, причем упомянутая система содержит дыхательную подсистему, генератор экспирационного потока, один или более датчиков, клапан выдоха и один или более процессоров, и один или более процессоров выполнены с возможностью исполнения компьютерных программных модулей, где компьютерные программные модули содержат модуль параметров, целевой модуль и управляющий модуль, причем упомянутый способ содержит этапы, на которых
формируют поток дыхательного газа под давлением для подачи в дыхательные пути пациента с помощью инспирационной подсистемы;
выводят газ из дыхательных путей пациента к выпуску системы с помощью генератора экспирационного потока;
формируют с помощью одного или более датчиков выходные сигналы, передающие информацию, связанную с одним или более параметрами газа внутри или около дыхательных путей пациента;
выборочно управляют инспирационной подсистемой, клапаном выдоха, потоком газа, выводимого из дыхательных путей пациента генератором экспирационного потока;
определяют с помощью модуля параметров, основываясь на выходных сигналах, один или более параметров газа, в том числе усредненный во времени уровень давления в дыхательных путях внутри или около дыхательных путей пациента;
получают с помощью целевого модуля целевые значения для одного или более параметров газа, причем целевые значения содержат целевой усредненный во времени уровень давления в дыхательных путях;
управляют с помощью управляющего модуля инспирационной подсистемой, генератором экспирационного потока и клапаном выдоха, чтобы подавать ряд циклов давления в соответствии с терапевтическим режимом высокочастотной вентиляции с положительным давлением; и
выборочно управляют с помощью управляющего модуля инспирационной подсистемой, клапаном выдоха и генератором экспирационного потока, чтобы поддерживать усредненный во времени уровень давления в дыхательных путях равным целевому усредненному во времени уровню давления в дыхательных путях на протяжении последовательности циклов давления.
7. Способ по п. 6, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют с помощью модуля параметров полный размах перепада давления на протяжении последовательности циклов давления, основываясь на выходных сигналах;
получают с помощью целевого модуля целевой полный размах перепада давления; и
выборочно управляют с помощью управляющего модуля инспирационной подсистемой, клапаном выдоха и генератором экспирационного потока, чтобы поддерживать полный размах перепад давления равным целевому полному размаху перепада давления на протяжении последовательности циклов давления.
8. Способ по п. 7, в котором полный размах перепада давления связан с разностью между двумя или более следующими друг за другом максимальными давлениями.
9. Способ по п. 6, в котором последовательность циклов давления имеет частоту между приблизительно 3 Гц и приблизительно 25 Гц.
10. Способ по п. 6, дополнительно содержащий этап, на котором управляют инспирационной подсистемой, генератором экспирационного потока и одним или более клапанами, так что дыхательный объем потока дыхательного газа под давлением составляет приблизительно 6 мл/кг.
11. Система высокочастотной вентиляции с положительным давлением, причем упомянутая система содержит:
средство формирования потока дыхательного газа под давлением для подачи в дыхательные пути пациента;
средство вывода газа из дыхательных путей пациента;
средство формирования выходных сигналов, передающих информацию, связанную с одним или более параметрами газа внутри или около дыхательных путей пациента;
средство регулировки скорости, с которой газ выводится из дыхательных путей пациента;
средство определения одного или более параметров газа внутри или около дыхательных путей пациента, причем средство определения одного или более параметров газа выполнено с возможностью определения усредненного во времени уровня давления в дыхательных путях;
средство получения целевых значений для одного или более параметров газа, причем средство получения целевых значений выполнено с возможностью получения целевого усредненного во времени уровня давления в дыхательных путях; и
средство для управления средством формирования, средством
вывода и средством регулирования подачи последовательности циклов давления в соответствии с терапевтическим режимом высокочастотной терапии вентиляции с положительным давлением, так что усредненный во времени уровень давления в дыхательных путях поддерживается на усредненном во времени уровне давления в дыхательных путях, равном целевому усредненному во времени уровню давления в дыхательных путях на протяжении последовательности циклов давления.
12. Система по п. 11, в которой средство определения одного или более параметров газа дополнительно выполнено с возможностью определения полного размаха перепада давления на протяжении последовательности циклов давления, основываясь на выходных сигналах;
в которой средство получения целевых значений дополнительно выполнено с возможностью получения целевого полного размаха перепада давления; и
в которой средство выборочного управления дополнительно выполнено с возможностью выборочного управления средством формирования, средством вывода и средством регулирования для регулирования поддержания полного размаха перепада давления равным целевому полному размаху перепада давления на протяжении последовательности циклов давления.
13. Система по п. 12, в которой средство определения одного или более параметров газа выполнено так, что полный размах перепада давления связан с разностью между двумя или более следующими друг за другом максимальными давлениями.
14. Система по п. 11, в которой средство выборочного управления выполнено так, что частота последовательности циклов давления находится между приблизительно 3 Гц и приблизительно 25 Гц.
15. Система по п. 11, в которой средство выборочного управления выполнено так, что дыхательный объем индивидуальных циклов давления составляет приблизительно 6 мл/кг.