УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ И ОТРАЖЕНИЯ СВЧ-УСТРОЙСТВ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ
DEVICE FOR MEASURING ABSOLUTE COMPLEX TRANSMISSION AND REFLECTION COEFFICIENTS OF MICROWAVE DEVICES WITH FREQUENCY CONVERSION

Изобретение относится к области радиоизмерений и может быть использовано при измерении абсолютных комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты (СВЧ-смесителей).
Известны устройства для измерения комплексных (модуля и фазы) коэффициентов передачи и отражения четырехполюсников СВЧ, в зарубежной литературе именуемые векторными анализаторами цепей, которые в дальнейшем будем называть измерителями параметров четырехполюсников СВЧ. (Абубакиров Б.А., Гудков К.Г., Нечаев Э.В. Измерение параметров радиотехнических цепей. М.: Радио и связь, 1984 г., с.118, рис. 3.49). Измеритель параметров четырехполюсников СВЧ состоит из генератора испытательных СВЧ-сигналов, когерентного с ним СВЧ-гетеродина, двух рефлектометров, каждый из которых содержит пару направленных ответвителей, включенных встречно. А также векторного вольтметра, имеющего четыре входа, на каждый из которых подаются сигналы со вторичных каналов направленных ответвителей, преобразованные в промежуточную частоту, образованную как разность между частотой испытательного СВЧ-сигнала и сигнала СВЧ-гетеродина. Измеритель параметров четырехполюсников СВЧ состоит из двух отдельных трактов СВЧ, в каждый из которых включен рефлектометр, что позволяет измерять все четыре комплексных параметра матрицы рассеяния испытуемого четырехполюсника.
Сами по себе такие устройства не позволяют измерять комплексные параметры СВЧ-смесителей, а зачастую являются составной частью сложного устройства для измерения таких параметров. Особые трудности вызывают измерения истинного сдвига фаз, вносимого СВЧ-смесителем в сигнал промежуточной частоты в процессе гетеродинного преобразования его входного СВЧ-сигнала, так как эти сигналы лежат в разных диапазонах частот и, следовательно, измерение их сдвига фаз обычными способами невозможно.
Известно устройство для определения коэффициентов передачи преобразователей частоты, использующее обратное гетеродинное преобразование частоты. Данное устройство состоит из измерителя параметров четырехполюсников СВЧ, испытуемого и двух опорных смесителей. С его помощью измеряют суммарный коэффициент передачи и сдвиг фаз испытуемого и первого опорного СВЧ-смесителей, испытуемого и второго опорного СВЧ-смесителей, первого и второго опорного СВЧ-смесителей. Затем решают систему из трех уравнений и вычисляют абсолютные коэффициент передачи и сдвиг фаз испытуемого СВЧ-смесителя (пат. РФ №2029966, МПК G01R 27/28, пат. США №5,937,006, МПК Н04В 3/46, пат. США №6,064,694 МПК, Н04В 3/46).
Известно устройство для измерения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников СВЧ с преобразованием частоты, состоящее из измерительного фазового моста, в который входят испытуемый и один опорный смесители. Данное устройство позволяет определять общий коэффициент передачи и сдвиг фаз испытуемого и опорного СВЧ-смесителей, включенных сначала последовательно, а затем параллельно. Далее решают систему из двух уравнений и вычисляют абсолютные коэффициент передачи и сдвиг фаз испытуемого СВЧ-смесителя (а.с. СССР №1475347, МПК G01R 27/28, а.с. СССР №1538149, МПК G01R 27/28).
Однако описанные выше устройства предполагают выполнение как минимум шести соединений и разъединений в СВЧ-трактах при проведении процедуры измерений, что вносит в измерения существенные погрешности из-за неидентичности механических соединений СВЧ-трактов. Особенно сильно данные погрешности влияют на измерение сдвигов фаз.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является описанное в пат. США №7,415,373 МПК G01R 23/00, фиг.1, устройство для измерения параметров преобразователей частоты, состоящее из измерителя параметров четырехполюсников СВЧ, испытуемого и опорного СВЧ-смесителя и СВЧ-генератора. В данном устройстве испытуемый и опорный СВЧ-смесители, включенные последовательно, присоединены к портам измерителя параметров четырехполюсников СВЧ и имеют общий гетеродин, роль которого выполняет СВЧ-генератор. Такое соединение, при условии, что известны параметры опорного СВЧ-смесителя, позволяет измерять комплексные коэффициенты передачи и отражения испытуемого СВЧ-смесителя без каких-либо переключений в СВЧ-трактах.
Однако данное устройство имеет ограниченные возможности, т.к. позволяет измерять лишь относительные комплексные параметры испытуемого СВЧ-смесителя. Им не измерить истинные (абсолютные) комплексные коэффициенты передачи и отражения испытуемого СВЧ-смесителя, включая его абсолютный истинный сдвиг фаз.
Техническим результатом является повышение точности измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ.
Для достижения технического результата предлагается устройство для измерения абсолютных комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты, содержащее испытуемый СВЧ-четырехполюсник, измеритель параметров четырехполюсников СВЧ, состоящий из генератора испытательных СВЧ-сигналов, первого переключателя и связанной с ним согласованной нагрузки, СВЧ-гетеродина, первого, второго, третьего, четвертого направленных ответвителей, векторного вольтметра с выходным контактом, первого и второго портов, испытуемого СВЧ-смесителя, опорного СВЧ-смесителя, СВЧ-генератора. В это устройство дополнительно введены смеситель фазовой автоподстройки частоты, фазовый детектор, первый и второй смесители промежуточной частоты, второй, третий, четвертый переключатели, генератор опорных частот, компаратор и компьютер, образующие вместе с испытуемым СВЧ-смесителем, опорным СВЧ-смесителем и СВЧ-генератором двухканальный супергетеродинный приемник. Выход генератора испытательных СВЧ-сигналов соединен с подвижным контактом первого переключателя, первый неподвижный контакт которого соединен со входом основного канала первого направленного ответвителя, выход которого соединен со входом основного канала третьего направленного ответвителя, выход которого соединен с первым портом, который соединен с первым входом испытуемого СВЧ-смесителя. Первый вход опорного СВЧ-смесителя соединен со вторым портом, соединенным с выходом основного канала четвертого направленного ответвителя, вход которого соединен с выходом основного канала второго направленного ответвителя, вход которого соединен со вторым неподвижным контактом первого переключателя. В зависимости от положения подвижного контакта первого переключателя к его неподвижным контактам подсоединяется согласованная нагрузка. Выходы вторичных каналов первого, второго, третьего и четвертого направленных ответвителей соединены с первым, вторым, третьим и четвертым входами векторного вольтметра соответственно, пятый вход которого соединен с СВЧ-гетеродином, при этом вторые входы испытуемого и опорного СВЧ-смесителей одновременно соединены с выходом СВЧ-генератора. Выход векторного вольтметра соединен с выходным контактом. Выход испытуемого СВЧ-смесителя соединен с подвижным контактом второго переключателя, первый неподвижный контакт которого соединен с первым неподвижным контактом четвертого переключателя, второй неподвижный контакт которого соединен с первым неподвижным контактом третьего переключателя, подвижный контакт которого соединен с выходом опорного СВЧ-смесителя. Второй вход опорного СВЧ-смесителя соединен со вторым входом испытуемого СВЧ-смесителя, выходом СВЧ-генератора и со вторым входом смесителя фазовой автоподстройки частоты, первый вход которого соединен с выходом генератора испытательных СВЧ-сигналов. Выход смесителя фазовой автоподстройки частоты соединен с первым входом фазового детектора и первым входом первого смесителя промежуточной частоты, выход которого соединен со вторым входом компаратора, первый вход которого соединен с выходом второго смесителя промежуточной частоты, первый вход которого соединен с подвижным контактом четвертого переключателя, а второй его вход соединен со вторым выходом генератора опорных частот и вторым входом первого смесителя промежуточной частоты. Первый выход генератора опорных частот соединен со вторым входом фазового детектора, выход которого соединен со входом СВЧ-генератора, вторые неподвижные контакты второго и третьего переключателей соединены между собой, выход компаратора соединен со вторым входом компьютера, первый вход которого соединен с выходным контактом векторного вольтметра. В зависимости от типа проводимых измерений возможно от первого и второго портов отсоединять двухканальный супергетеродинный приемник, а вместо него присоединять испытуемый СВЧ-четырехполюсник.
Первые и вторые разъемы всех четырех направленных ответвителей являются в зависимости от положения подвижного контакта первого переключателя входами либо выходами их основных каналов.
Отличительными признаками предлагаемого устройства для измерения абсолютных комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты являются введенные в него: смеситель фазовой автоподстройки частоты, фазовый детектор, генератор опорных частот, второго, третьего и четвертого переключателей, первого и второго смесителей промежуточной частоты, компаратор и компьютер. Связи вновь введенных элементов между собой и общими с прототипом элементами в совокупности образуют устройство, позволяющее определять абсолютные комплексные коэффициенты передачи и отражения испытуемого СВЧ-смесителя без выполнения переключений и переподсоединений в СВЧ-трактах, за счет чего увеличивается точность измерений.
На фиг. представлена блок-схема предлагаемого устройства для измерения абсолютных комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты.
Устройство для измерения параметров преобразователей частоты состоит из измерителя параметров четырехполюсников СВЧ 1 и двухканального супергетеродинного приемника 2. В состав измерителя параметров четырехполюсников СВЧ 1 входят: генератор испытательных СВЧ-сигналов 3, первый переключатель 4 и связанная с ним согласованная нагрузка 5, СВЧ-гетеродин 6, первый направленный ответвитель 7, второй направленный ответвитель 8, векторный вольтметр 9, третий направленный ответвитель 10, четвертый направленный ответвитель 11, выходной контакт 12 векторного вольтметра 9, первый порт 13, второй порт 14. Между измерителем параметров четырехполюсников 1 и двухканальным супергетеродинным приемником 2 расположен испытуемый СВЧ-четырехполюсник 15. В состав двухканального супергетеродинного приемника 2 входят испытуемый СВЧ-смеситель 16, опорный СВЧ-смеситель 17, смеситель фазовой автоподстройки частоты 18, СВЧ-генератор 19, фазовый детектор 20, первый смеситель промежуточной частоты 21, второй переключатель 22, третий переключатель 23, четвертый переключатель 24, второй смеситель промежуточной частоты 25, генератор опорных частот 26, компьютер 27, компаратор 28.
Выход генератора испытательных СВЧ-сигналов 3 соединен с подвижным контактом первого переключателя 4, первый неподвижный контакт которого соединен со входом один основного канала первого направленного ответвителя 7, выход два которого соединен со входом один основного канала третьего направленного ответвителя 10, выход два которого соединен с первым портом 13. Второй неподвижный контакт первого переключателя 4 соединен со входом один основного канала направленного ответвителя 8, выход два которого соединен со входом один основного канала четвертого направленного ответвителя 11, выход два которого соединен со вторым портом 14. Выходы три вторичных каналов первого 7, второго 8, третьего 10, четвертого 11 направленных ответвителей соединены, соответственно, с первым, вторым, третьим и четвертым входами векторного вольтметра 9, пятый 5 вход которого соединен с выходом СВЧ-гетеродина 6. Выход векторного вольтметра 9 соединен с выходным контактом 12. Первый порт 13 двухканального супергетеродинного приемника 2 соединен с первым входом испытуемого СВЧ-смесителя 16, выход три которого соединен с подвижным контактом второго переключателя 22, первый неподвижный контакт которого соединен с первым неподвижным контактом четвертого переключателя 24. Второй неподвижный контакт второго переключателя 22 соединен со вторым неподвижным контактом третьего переключателя 23, подвижный контакт которого соединен с выходом три опорного СВЧ смесителя 17, первый вход которого соединен со вторым портом 14. Второй вход опорного СВЧ смесителя 17 соединен со вторым входом испытуемого СВЧ смесителя 16, выходом СВЧ-генератора 19 и вторым входом смесителя фазовой автоподстройки частоты 18, первый вход которого соединен с выходом генератора испытательных СВЧ-сигналов 3. Выход три смесителя фазовой автоподстройки частоты 18 соединен с первым входом фазового детектора 20 и первым входом первого смесителя промежуточной частоты 21, выход три которого соединен со вторым входом компаратора 28, первый вход которого соединен с выходом три второго смесителя промежуточной частоты 25, второй вход которого соединен со вторым выходом генератора опорных частот 26 и вторым входом первого смесителя промежуточной частоты 21. Первый вход смесителя промежуточной частоты 25 соединен с подвижным контактом четвертого переключателя 24. Первый выход генератора опорных частот 26 соединен со вторым входом фазового детектора 20, выход которого соединен со входом СВЧ-генератора 19. Выход компаратора 28 соединен со вторым входом компьютера 27, первый вход которого соединен с выходом векторного вольтметра 9 через выходной контакт 12.
Смеситель фазовой автоподстройки частоты 18, СВЧ-генератор 19, фазовый детектор 20, генератор опорных частот 26, связанные между собой так, как это описано выше, образуют систему фазовой автоподстройки частоты.
Устройство для измерения абсолютных комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-устройств с преобразованием частоты работает следующим образом.
Перед началом измерений проводят калибровку измерителя параметров СВЧ четырехполюсников 1 согласно одной из существующих методик, например (Agilent Application Note 1287-3 "Applying Error Correction to Network Analyzer Measurements").
1
2
ПЧ1
1
2
ПЧ1
2
1
1
ПЧ1
2
1
2
2
1
16
17
16
17
16
17
16
17
После калибровки измеряют произведение коэффициентов передачи и сумму фазовых сдвигов последовательно включенных испытуемого 16 и опорного 17 СВЧ-смесителей следующим образом. Испытательный СВЧ-сигнал с частотой f от генератора испытательных СВЧ-сигналов 3 через переключатель 4 в первом положении его подвижного контакта, через основные каналы направленных ответвителей 7 и 10 и первый порт 13 подают на первый (сигнальный) вход испытуемого смесителя 16, на второй (гетеродинный) вход которого поступает СВЧ-сигнал с частотой f от СВЧ-генератора 19, выполняющего функцию гетеродина. Образованный в результате гетеродинного преобразования частоты сигнал разностной первой промежуточной частоты f=f-f в испытуемом СВЧ-смесителе 16 с его выхода три через переключатели 22 и 23 во втором положении их подвижных контактов, подают на выход три используемый как вход, опорного СВЧ-смесителя 17. В опорном СВЧ-смесителе 17, в результате сложения сигнала первой промежуточной частоты f с сигналом от СВЧ-генератора 19 с частотой f, поступающим на второй вход опорного СВЧ-смесителя 17, получают сигнал, равный по частоте испытуемому СВЧ-сигналу f, где f=f+f=(f-f)+f на первом входе, используемом как выход СВЧ-смесителя 17. Этот сигнал с частотой f подают через второй порт 14 и основные каналы направленных ответвителей 11 и 8 на второй неподвижный контакт переключателя 4, к которому присоединяют согласованную нагрузку 5. На основании того, что испытуемый СВЧ-смеситель 16, имеющий фазовый сдвиг φ, и опорный СВЧ-смеситель 17, имеющий фазовый сдвиг φ, соединены последовательно, их фазовые сдвиги складываются. В результате чего получают общий фазовый сдвиг Σφ=φ+φ между первым 13 и вторым 14 портами измерителя параметров четырехполюсников СВЧ 1. Аналогично перемножают коэффициенты передачи испытуемого СВЧ-смесителя 16, К и опорного СВЧ-смесителя 17, К. В результате этого получают общий коэффициент передачи ΣK=KK (общие потери преобразования). Величину общего сдвига фаз Σφ и общих потерь преобразования ΣK между первым 13 и вторым 14 портами регистрируют по разности сдвигов фаз и отношению амплитуд сигналов, поступающих со вторичных каналов первого направленного ответвителя 7 и четвертого направленного ответвителя 11 на первый и четвертый векторного вольтметра 9. Результаты измерений общего коэффициента передачи ΣK и общего сдвига фаз Σφ с выхода векторного вольтметра 9 через контакт 12 подают на первый вход компьютера 27, где их фиксируют (записывают в его память).
ПЧ1
ПЧ1
ПЧ1
ПЧ2
ПЧ3
ПЧ3
ПЧ1
ПЧ2
1
1
2
2
1
1
2
ПЧ1
ПЧ1
Величину первой промежуточной частоты f в процессе измерений поддерживают постоянной с помощью системы фазовой автоподстройки частоты. Величина первой переменной промежуточной частоты f задается с помощью генератора опорных частот 26 и может быть выбрана любой в пределах рабочего диапазона генератора опорных частот 26, который в свою очередь определяется условиями эксплуатации. Генератор опорных частот 26 одновременно с сигналом первой переменной промежуточной частоты f вырабатывает сигнал второй промежуточной частоты f, постоянно сдвинутый относительно сигнала первой промежуточной частоты на величину третьей постоянной промежуточной частоты f, когерентной с сигналом первой и второй промежуточной частоты и равной f=f-f,величина которой стабилизирована кварцевым резонатором (на фиг. не показано), являющимся неотъемлемой частью генератора опорных частот 26. Система фазовой автоподстройки частоты работает следующим образом. На первый вход смесителя фазовой автоподстройки частоты 18 подают часть испытательного СВЧ-сигнала с частотой f от генератора испытательных СВЧ-сигналов 3, а на второй вход этого смесителя 18 поступает сигнал с выхода генератора СВЧ-сигналов 19. Сигнал с выхода три смесителя фазовой автоподстройки частоты 18, равный разности частот f-f генератора испытательных СВЧ-сигналов 3 и генератора СВЧ 19 подают на первый вход фазового детектора 20, на второй вход которого поступает сигнал с первого выхода генератора опорных частот 26. Сигнал ошибки с выхода фазового детектора 20 подают на вход СВЧ-генератора 19, в результате чего его частота f следует за изменениями частоты f испытательного СВЧ-сигнала генератора испытательных СВЧ-сигналов 3 так, что разность между частотами f и f с точностью до фазы равна выбранной первой промежуточной частоте f. Даже при качании генератора испытательных СВЧ-сигналов 3 в диапазоне частот разность между его частотой и частотой СВЧ-генератора 19 благодаря системе фазовой автоподстройки частоты будет оставаться постоянной и равной выбранной первой промежуточной частоте f.
ПЧ3
Затем определяют отношение коэффициентов передачи и разность фазовых сдвигов испытуемого 16 и опорного 17 СВЧ-смесителей. Для этого измерения производят путем сравнения амплитуды и фазы испытательного сигнала с выхода три второго смесителя промежуточной частоты 25, образованного в результате двойного преобразования частоты испытательного СВЧ-сигнала сначала от испытуемого 16, а затем опорного 17 СВЧ-смесителей, с опорным сигналом третьей промежуточной частоты f в компараторе 28, с последующим вычислением отношения коэффициентов передачи и разности фазовых сдвигов испытуемого 16 и опорного 17 СВЧ-смесителей в компьютере 27.
ПЧ1
ПЧ3
ПЧ3
ПЧ1
ПЧ3
Двойное преобразование частоты применяют для того, чтобы сигнал первой переменной промежуточной частоты f преобразовать в сигнал третьей постоянной промежуточной частоты f и сравнение сдвигов фаз и разности амплитуд, с целью уменьшения погрешности измерений, проводить на постоянной, относительно низкой промежуточной частоте. Опорный сигнал третьей промежуточной частоты f получают из испытательного СВЧ-сигнала, с выхода генератора испытательных СВЧ-сигналов 3, путем двойного преобразования его частоты, сначала в первую промежуточную частоту f в смесителе фазовой автоподстройки частоты 18, а затем в третью промежуточную частоту f в первом смесителе промежуточной частоты 21, сигнал которой подают на второй вход компаратора 28.
ПЧ1
ПЧ1
13
14
13
14
16
16
17
17
25
25
13
16
25
16
25
14
17
25
17
25
ПЧ3
ПЧ3
13
16
25
ПЧ3
ПЧ3
14
17
25
ПЧ3
ПЧ3
16
25
ПЧ3
16
15
ПЧ3
17
25
ПЧ3
17
25
ПЧ3
16
25
ПЧ3
17
25
ПЧ3
13
14
<mrow><mfrac><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mn>13</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>25</mn></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mi>П</mi><mi>Ч</mi><mn>3</mn></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow>
<mrow><mfrac><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mn>14</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>25</mn></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mi>П</mi><mi>Ч</mi><mn>3</mn></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow>
<mrow><mfrac><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mn>13</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>25</mn></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mi>П</mi><mi>Ч</mi><mn>3</mn></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow>
<mrow><mfrac><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mn>14</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>25</mn></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mi>П</mi><mi>Ч</mi><mn>3</mn></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow>
Испытательный сигнал первой переменной промежуточной частоты f подают сначала с выхода три испытуемого СВЧ-смесителя 16 на первый вход второго смесителя промежуточной частоты 25 в первом положении подвижного контакта третьего переключателя 22 и первом положении подвижного контакта четвертого переключателя 24, при измерении коэффициента передачи и сдвига фаз испытуемого СВЧ-смесителя 16. Затем испытательный сигнал первой переменной промежуточной частоты f c выхода три опорного СВЧ-смесителя 17 на первый вход второго смесителя промежуточной частоты 25, в первом положении подвижного контакта третьего переключателя 23 и втором положении подвижного контакта четвертого переключателя 24, при измерении коэффициента передачи и сдвига фаз опорного СВЧ-смесителя 17. Подвижные контакты второго 22 и третьего 23 переключателей переводят в первое положение. Учитывая, что после калибровки измерителя комплексных параметров СВЧ четырехполюсников 1 уровни амплитуд и разности фаз между его портами 13 и 14 равны между собой приписывают порту 13 амплитуду сигнала U, а порту 14 амплитуду сигнала U и U=U. Обозначают модуль коэффициента передачи испытуемого СВЧ-смесителя K, его истинный сдвиг фаз φ, модуль коэффициента передачи опорного СВЧ-смесителя K, его истинный сдвиг фаз φ, модуль коэффициента передачи смесителя промежуточной частоты K, а его истинный сдвиг фаз φ. Тогда амплитуда сигнала от порта 13, пришедшая к первому входу компаратора 28 в первом положении подвижного контакта переключателя 24, будет составлять U(KK), а сдвиг фаз φ+φ. Аналогично амплитуда сигнала от порта 14, пришедшая к первому входу компаратора 28 во втором положении подвижного контакта переключателя 24, будет составлять U(KK), а сдвиг фаз φ+φ. В компараторе 28 сравнивают по амплитуде и фазе сигналы, поступающие отдельно от первого порта 13 и отдельно от второго порта 14, на первый вход компаратора 28, преобразованные во втором смесителе промежуточной частоты 25 в третью промежуточную частоту f с постоянным по амплитуде и фазе опорным сигналом третьей промежуточной частоты f, подаваемым с выхода три первого смесителя промежуточной частоты 21 на второй вход компаратора 28. В результате в компараторе 28 получают отношение произведения амплитуды сигнала первого порта 13 U и коэффициентов передачи испытуемого смесителя 16 K и второго смесителя промежуточной частоты 25 K к постоянному опорному уровню сигнала U третьей промежуточной частоты f,
; отношение произведения амплитуды сигнала второго порта 14 U и коэффициентов передачи опорного смесителя 17 K и второго смесителя промежуточной частоты 25 K к постоянному опорному уровню сигнала U третьей промежуточной частоты f,
. Для сдвигов фаз в компараторе 28 получают значения разности между суммой сдвигов фаз испытуемого смесителя 16 φ и второго смесителя промежуточной частоты φ и фазой опорного сигнала третьей промежуточной частоты φ, (φ+φ)-φ. Аналогично получают значения разности между суммой сдвигов фаз опорного смесителя 17 φ и второго смесителя промежуточной частоты φ и фазой опорного сигнала третьей промежуточной частоты φ, (φ+φ)-φ. Полученные значения
,
, (φ+φ)-φ, (φ+φ)-φ с выхода компаратора 28 поступают на второй вход компьютера 27 и фиксируются в его памяти. В компьютере 27 вычисляют отношение коэффициентов передачи испытуемого смесителя 16 и опорного смесителя 17 (учитывая, что U=U):
<mrow><mfrac><mrow><mfrac><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mn>13</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>25</mn></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mi>П</mi><mi>Ч</mi><mn>3</mn></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mn>13</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>25</mn></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>U</mi><mrow><mi>П</mi><mi>Ч</mi><mn>3</mn></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>K</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>K</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub></mrow></mfrac><mo>=</mo><mi>Δ</mi><mi>K</mi></mrow>
И разность сдвигов фаз между испытуемым 16 и опорным 17 смесителями:
<mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mo stretchy="false">(</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><mo>+</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>25</mn></mrow></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo>−</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mi>П</mi><mi>Ч</mi><mn>3</mn></mrow></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>−</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><mo stretchy="false">(</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><mo>+</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>25</mn></mrow></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo>−</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mi>П</mi><mi>Ч</mi><mn>3</mn></mrow></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><mo>−</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mi>Δ</mi><mi>ϕ</mi></mrow>
Значения ΔK и Δφ фиксируются в памяти компьютера 27.
После измерения суммы и разности коэффициентов передачи и сдвигов фаз испытуемого 16 и опорного 17 СВЧ-смесителей вычисляют абсолютные коэффициенты передачи и фазовые сдвиги испытуемого СВЧ-смесителя 16. Расчеты производят следующим образом.
16
17
<mrow><mfrac><mrow><msub><mi>K</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>K</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub></mrow></mfrac><mo>=</mo><mi>Δ</mi><mi>K</mi></mrow>
В памяти компьютера 27 имеется ранее измеренное произведение коэффициентов передачи ΣK=KK в результате последовательного включения испытуемого 16 и опорного 17 СВЧ-смесителей. А также отношение коэффициентов передачи
, полученное в результате параллельных измерений испытуемого 16 и опорного 17 СВЧ-смесителей. В компьютере 27 решается система уравнений:
<mrow><mrow><mo>{</mo><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><msub><mi>K</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><msub><mi>K</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mstyle displaystyle="true"><mo>∑</mo><mi>K</mi></mstyle></mtd></mtr><mtr><mtd><mfrac><mrow><msub><mi>K</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mi>K</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub></mrow></mfrac><mo>=</mo><mi>Δ</mi><mi>K</mi></mtd></mtr></mtable></mrow></mrow>
Находят действительные значения модулей коэффициентов передачи испытуемого и опорного смесителей соответственно:
<mrow><msub><mi>K</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><mo>=</mo><msqrt><mrow><mi>Δ</mi><mi>K</mi><mtext> </mtext><mi>Σ</mi><mi>K</mi></mrow></msqrt></mrow>
<mrow><msub><mi>K</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><mo>=</mo><msqrt><mrow><mfrac><mrow><mi>Σ</mi><mi>K</mi></mrow><mrow><mi>Δ</mi><mi>K</mi></mrow></mfrac></mrow></msqrt></mrow>
,
.
16
17
16
17
В памяти компьютера 27 имеется полученное в результате последовательного включения испытуемого 16 и опорного 17 СВЧ-смесителей значение суммы их сдвигов фаз φ+φ=Σφ. А также значение разности их сдвигов фаз φ-φ=Δφ, полученное в результате параллельных измерений испытуемого 16 и опорного 17 СВЧ-смесителей. В компьютере 27 решается система уравнений:
<mrow><mrow><mo>{</mo><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><mo>+</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mi>Σ</mi><mi>ϕ</mi></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><mo>−</mo><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mi>Δ</mi><mi>ϕ</mi></mtd></mtr></mtable></mrow></mrow>
Находят действительные значения фазового сдвига испытуемого 16 и опорного 17 СВЧ-смесителей соответственно:
<mrow><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>16</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>Σ</mi><mi>ϕ</mi><mo>+</mo><mi>Δ</mi><mi>ϕ</mi></mrow><mn>2</mn></mfrac></mrow>
<mrow><msub><mi>ϕ</mi><mrow><mn>17</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>Σ</mi><mi>ϕ</mi><mo>+</mo><mi>Δ</mi><mi>ϕ</mi></mrow><mn>2</mn></mfrac></mrow>
,
.
ПЧ1
Полученные абсолютные значения модуля и фазы комплексного коэффициента передачи испытуемого СВЧ-смесителя 16 выводятся на экран компьютера 27 для выбранной частотной точки рабочего диапазона генератора испытательных СВЧ-сигналов 3, на выбранной с помощью генератора опорных частот 20 первой промежуточной частоте f и в виде амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик этого СВЧ смесителя в панорамном режиме его испытаний, при автоматическом качании генератора испытательных СВЧ сигналов 3 в его рабочем диапазоне частот.
Для измерения в частотной точке комплексного коэффициента отражения испытуемого СВЧ-смесителя 16 в реальном рабочем режиме его эксплуатации с помощью векторного вольтметра 9 измеряют отношение амплитуд и разность фаз сигналов на его первом и третьем входах. С целью устранения влияния паразитных сигналов, возникающих в испытуемом СВЧ-смесителе, применяют преобразование частоты сигналов, поступающих на входы векторного вольтметра 9 с помощью СВЧ-гетеродина 6.
Дополнительно измеритель параметров четырехполюсников СВЧ 1 позволяет определять и комплексные коэффициенты передачи и отражения испытуемых четырехполюсников СВЧ. Для этого от его портов 13 и 14 отсоединяется двухканальный супергетеродинный приемник 2, и к ним присоединяют испытуемый четырехполюсник СВЧ 15. Для определения S-параметров четырехполюсника СВЧ 15 применяют два рефлектометра, один из которых образован системой встречно включенных направленных ответвителей 7 и 10, а другой, аналогичный, системой встречно включенных направленных ответвителей 8 и 11, сигналы со вторичных каналов которых преобразуют в постоянную промежуточную частоту, получаемую как разность между частотами сигналов от генератора испытательных СВЧ-сигналов 3 и СВЧ-гетеродина в векторном вольтметре 9.
21
В положении 1 первого переключателя 4 при направлении подачи испытательного СВЧ-сигнала от порта 13 к порту 14 измеряют комплексные коэффициенты матрицы рассеяния испытуемого СВЧ четырехполюсника 14:S, как отношение сигналов на первом и третьем входах векторного вольтметра 9, S, как отношение сигналов на первом и четвертом входах векторного вольтметра 9.
22
В положении 2 первого переключателя 4 испытательный СВЧ-сигнал подают от порта 14 к порту 13 и измеряют комплексные коэффициенты матрицы рассеяния испытуемого СВЧ-четырехполюсника, S как отношение сигналов на втором и четвертом входах и как отношение сигналов на втором и третьем входах векторного вольтметра 9.
На основании изложенного можно сделать вывод, что предлагаемое устройство обладает большей точностью измерения комплексных коэффициентов передачи и отражения СВЧ-четырехполюсников с преобразованием частоты по сравнению с прототипом. Оно позволяет измерять их абсолютные комплексные параметры без каких-либо переключений и переподсоединений в СВЧ-трактах.