СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ШАГОВ ЦЕПИ

Полезная модель относиться к измерительной технике. Может быть использована заводами изготовителями цепей для контроля их по точности шагов в соответствии с ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94).
Известен прибор для измерения шагов звеньев цепи - шагомер Ш-ВРЦ. В данном шагомере в качестве отсчетного устройства используется индикатор часового типа. Недостатком такого отсчетного устройства является некоторая субъективность измерения. Поскольку шаги звеньев цепи являются случайными величинами, то для получения достоверных данных о точности контролируемого отрезка цепи необходимо выполнять большое количество измерений (желательно не менее 50 для шагов наружных и внутренних звеньев), записывать результаты в журнал, а затем производить статистическую обработку, требующую значительной затраты времени. (Глушенко И.П.Прибор для измерения шагов звеньев втулочно-роликовой цепи/ Глушенко И.П, Ратыч О.В., Дубиняк С.А., Зубченко И.И., Петрик А.А.// Цепные передачи: Труды института ВНИИПТУглемаш. Вып.12. - М.: Недра, 1967. - С. 183-188).
Технической задачей полезной модели является обеспечение объективного и оперативного контроля действительных шагов цепи в заводских условиях, заключающегося в значительном сокращении затрачиваемого времени.
Поставленная задача решается предлагаемой системой измерения действительных шагов цепи. Система включает шагомер, состоящий из корпуса, направляющих, измерительных губок, рычага, пружин, измерительного шпинделя и измерителя линейных перемещений, в качестве измерителя линейных перемещений используется прибор с индуктивным преобразователем, соединенный с платой аналого-цифрового преобразователя, которая установлена в ЭВМ, содержащую специальное программное обеспечение, управление осуществляется кнопкой «Запись».
При использовании шагомера с индикатором часового типа, процесс измерения шагов состоит из непосредственно измерения, считывания показаний индикатора и записи значений в протокол для каждого звена. Массив полученных результатов разбивается на размерные группы и обрабатывается известными методами статистической обработки. Применение прибора с индуктивным преобразователем позволяет преобразовать линейное перемещение в пропорциональный ему электрический сигнал, который поступает на плату аналого-цифрового преобразования, установленную в ЭВМ. При нажатии синхронизирующей кнопки «Запись» происходит в соответствии со специальной программой преобразование аналоговой величины перемещения в цифровой код и запись полученного результата на жесткий диск ЭВМ. Сформированный массив значений обрабатывается специальной программой статистической обработки.
На фигуре показана схема системы измерения действительных шагов цепи.
Система измерения действительных шагов цепи состоит из шагомера 1, состоящего из корпуса 2, направляющих 3, измерительных губок 4, 5, рычага 6, пружин 7, 8, измерительного шпинделя 9, прибора с индуктивным преобразователем 10, включающим индуктивный датчик 11. Прибор с индуктивным преобразователем 10 подключен к плате аналого-цифрового преобразователя 12, установленную в ЭВМ 13. Синхронизирующая кнопка «Запись» 14 подключена к плате аналого-цифрового преобразователя 12. Отрезок цепи 15 расположен на измерительной линейке 16.
изм
Система работает следующим образом: для проведения измерений шагов t цепь 15 укладывается на измерительную линейку 16 и натягивается силой измерения Р, шагомер 1 устанавливается на измерительную линейку 16. Положение измерительного шпинделя 9 шагомера 1, зависящее от действительного шага цепи, отслеживается индуктивным датчиком 11. Прибор с индуктивным преобразователем 10 вырабатывает на выходе напряжение пропорциональное перемещению, которое подается на плату аналого-цифрового
преобразователя 12, установленную в ЭВМ 13. После того как измерена величина шага, нажимают кнопку "Запись" 14, в соответствии со специальным алгоритмом происходит преобразование платой аналого-цифрового преобразователя 12 аналоговой величины перемещения в цифровой код и запись полученного значения на жесткий диск ЭВМ 13. Такие процедуры повторяют для каждого измерения шага. После того как закончены измерения и сформирован файл результатов, специальная программа статистической обработки выдает значения математического ожидания и среднеквадратического отклонения для шагов внутренних и наружных звеньев.
Система надежна, проста в использовании и позволяет проводить оперативный контроль точности цепи по шагу в условиях производства.