КОНСИСТОМЕТР ГИДРОСМЕСИ В ПУЛЬПОПРОВОДЕ

Полезная модель относится к гидротехнике и может быть использована при разработке грунтов землесосными снарядами.
Известны консистометры, принцип действия которых основан на различных физических явлениях. Консистенция (относительное содержание твердого вещества в гидросмеси) определяет производительность работы земснарядов и грунтонасосных установок и является поэтому очень важным технологическим показателем гидромеханизированного производства.
Датчики консистенции в сочетании с соответствующими показывающими приборами носят название консистометров.
Известно устройство для измерения плотности суспензий и пульп, содержащее датчик, выполненный в виде сливной трубы, снабженной камерой отбора давления и сливным патрубком, дифманометр, компенсационное устройство и вторичный прибор. Датчик снабжен дополнительной камерой отбора давления, полость которой через бачок компенсационного устройства соединена с минусовой камерой дифманометра, а плюсовая камера заполнена компенсационной жидкостью и соединена с нижней камерой отбора давления через дополнительный бачок, размеры которого идентичны размерам бачка компенсационного устройства. (А.С. №210446, Кл. G01N, опубл. 1968.11.06)
Недостатком описанного устройства является его конструктивная сложность.
Известен также датчик плотности, состоящий из автокомпенсатора и чувствительного элемента, выполненного в виде отрезка трубы, соединенного эластичными трубчатыми подвесками в одну линию с магистральным трубопроводом и заключенного вместе с этими подвесками в заполненный эталонной жидкостью корпус, в котором чувствительный элемент датчика консольно подвешен на двух соосных торсионных разделителях, и в зоне низкого давления к подвижному концу одного из них прикреплен магнитоанизотропный торсиметр, а к подвижному концу другого прикреплен валик, соединенный с грузорычажным автокомпенсатором. (А.С. №303562, Кл. G01N 9/18, опубл. 1971.05.13)
Недостатком описанного устройства является сложность и дороговизна применяемой аппаратуры.
Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату к настоящей полезной модели является консистометр на наклонном трубопроводе, работа которого основана на зависимости перепада давления в наклонной трубе от плотности протекающей по ней жидкости. Разность давления на участке с высотой перепада Н определяется дифференциальным манометром (ДМ), показания которого градуируются в значениях плотности гидросмеси, протекающей по трубе. (Упоров Н.Г., Ферстер Г.Г. «Механическое и электрическое оборудование земснарядов» М., Высшая школа, 1978 г. с.196)
Недостатком описанного устройства является ограниченная область применения.
Техническим результатом от использования полезной модели является расширение области применения и повышение качества оценки консистенции добываемой пульпы косвенным путем без применения дорогостоящих приборов.
Указанный технический результат достигается тем, что консистометр гидросмеси в пульпопроводе, включающий чувствительный элемент, показывающий прибор и источник питания, дополнительно снабжен реостатом, соединенным с чувствительным элементом, показывающим прибором и
источником питания, при этом в качестве чувствительного элемента использован поплавок перед которым установлено ограждение для исключения влияния волнения воды в водоеме на показания показывающего прибора.
Полезная модель поясняется чертежом, где на фиг.1 изображено общий вид звена плавпульпопровода с установленным на нем консистометром.
Консистометр состоит из реостата 1, и соединенных с ним чувствительного элемента 2, показывающего прибора 3, установленного в рубке земснаряда, и источника электропитания 4. В качестве чувствительного элемента 2 используют поплавок. Перед чувствительным элементом 2. в качестве которого использован поплавок, установлено ограждение 7. Консистометр установлен на звене 5 плавпульпопровода 6.
Устройство работает следующим образом. При пустом плавпульпопроводе 6 или при прохождении по нему пульпы с незначительной консистенцией, поплавок - чувствительный элемент 2 находится вблизи положения «А», в котором сопротивление реостата максимально, а показание прибора равно нулю. По мере роста консистенции пульпы происходит погружение звеньев плавпульпопровода, приводящее к изменению взаимного расположения поплавка - чувствительного элемента 2 и звена 5 плавпульпопровода 6 (положение «Б»), при этом поплавок - чувствительный элемент 2 воздействует на обмотку реостата 1, изменяя ее сопротивление. В соответствии с изменением сопротивления реостата меняется показание показывающего прибора 3, позволяющее качественно оценить плотность пульпы.
Ограждение 7 препятствует влиянию волнения воды в водоеме на показания прибора.