УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

Полезная модель относится к области биологии и медицины, а именно к электромагнитной медицинской аппаратуре, и может быть использована для лечения различных заболеваний человека с помощью воздействия электромагнитным полем.
Известен способ лечения нейрогенной дисфункции мочевого пузыря с помощью воздействия электромагнитным полем [1].
Способ заключается в воздействии высокочастотным динамическим электромагнитным полем, которое образовано синусоидальным сигналом с несущей частотой в диапазоне 200-1000 кГц, амплитудно-модулированным низкочастотным сигналом.
При физиотерапии используют устройство для физиотерапии, содержащее два элемента воздействия, которые устанавливают на лобковую область и область крестца пациента.
Каждый элемент воздействия содержит диэлектрический каркас с крышкой, в котором установлена катушка индуктивности, обмотка которой размещена на плоском диэлектрическом каркасе
Обмотки катушек индуктивности соединены последовательно и согласно, и являются составной частью колебательного контура автогенератора. На крышке первого элемента воздействия установлена схема автогенератора, соединенная посредством модулятора с источником питания. Источник питания и модулятор размещены в отдельном корпусе.
Воздействие осуществляют электромагнитным полем, которое образовано синусоидальным сигналом с несущей частотой в диапазоне 200-1000 кГц амплитудно-модулированным низкочастотным сигналом в диапазоне 10-100 Гц.
При стационарном лечении используют сетевой блок питания.
При воздействии на пациента электромагнитным полем, когда он находится в подвижном состоянии получают дополнительный лечебный эффект. При передвижении пациента во время приема процедуры происходит дополнительная модуляция высокочастотного электромагнитного поля инфранизкими частотами. В этом случае источник питания выполнен батарейным.
Перед процедурой на пациента надевают плавки, на которых имеются два кармана спереди и сзади, плавки имеют пояс. Элементы воздействия помещают в карманы спереди и сзади. Автономный блок питания закрепляют на поясе.
Необходимость наличия специальных плавок является недостатком известного устройства.
Задача полезной модели - расширение арсенала технических средств для физиотерапии.
Технический результат - повышение эффективности лечебного воздействия
Технический результат достигается тем, что в устройстве для терапевтического воздействия электромагнитным полем, содержащим автогенератор, источник питания и модулятор, у которого вход соединен с выходом источника питания и два элемента воздействия, каждый из которых содержит диэлектрический корпус с крышкой, в котором установлена катушка индуктивности с размещенной на плоском каркасе обмоткой, которая является составной частью колебательного контура, согласно предложения, у первого элемента воздействия обмотка катушки индуктивности подключена к схеме первого автогенератора, схема которого установлена на плоский диэлектрический каркас в центре, у второго элемента воздействия обмотка катушки индуктивности подключена к схеме второго дополнительного автогенератора, схема которого установлена на плоский каркас в центре, модулятор выполнен в виде симметричного мультивибратора, у которого первый выход соединен со схемой первого автогенератора, второй выход - со схемой дополнительного автогенератора.
Устройство содержит дополнительно пояс из тесьмы, на котором закреплены корпус первого элемента воздействия и корпус, в котором установлены источник питания и схема мультивибратора, корпус второго элемента воздействия установлен на поясе с возможностью перемещении, на концах пояса установлены элементы фиксации.
Несущая частота автогенератора первого элемента воздействия F1, несущая частота автогенератора второго элемента воздействия F2=1,1×F1.
Отличительными признаками предлагаемого устройства от указанного выше устройства, наиболее близком к нему, является наличие второго автогенератора, и модулятора, выполненного в виде симметричного мультивибратора, что позволяет применить парафазный режим воздействия.
Наличие пояса с установленными на нем элементами воздействия и источником питания расширяет эксплуатационные возможности устройства.
Благодаря наличию этих признаков при воздействии на биологический объект поочередно воздействует электромагнитное поле с разными несущими частотами. Устройство может устанавливаться сверху одежды пациента.
На фиг.1 приведена функциональная схема устройства для терапевтического воздействия электромагнитным полем, на фиг.2 - вариант выполнения элемента воздействия, на фиг.3 изображено устройство в сборе.
Устройство (см. фиг.1) содержит элементы воздействия 1 и 2, симметричный мультивибратор 3, двухпозиционный переключатель 4, батарейный источник питания 5, цепь индикатора 6, которая содержит соединенные последовательно резистор 7, светодиод 8. Один вывод цепи 6 соединен с неподвижным контактом переключателя 4, второй - с общей шиной 9. У переключателя 4 подвижный контакт соединен с клеммой "+" источника питания.
Элемент воздействия 1 содержит схему автогенератора 10, в состав которой входит колебательный контур, состоящий из соединенных последовательно катушки индуктивности 11 и конденсатора 12. Схема автогенератора 10 соединена с первым выходом мультивибратора 3.
Элемент воздействия 2 содержит схему автогенератора 13, в состав которой входит колебательный контур, состоящий из соединенных последовательно катушки индуктивности 14 и конденсатора 15. Схема автогенератора 13 соединена со вторым выходом мультивибратора 3. Источник питания 5 выполнен в виде батареи элементов постоянного тока. Клемма "+" соединена с подвижным контактом переключателя 4, клемма "-" с общей шиной 9.
На фиг.2 изображен вариант выполнения элемента воздействия. Элемент воздействия 1 содержит корпус 16, выполненный в виде чаши плоский каркас 17, обмотку 18 катушки индуктивности (11, 14), гибридную схему автогенератора 19 и крышку 20. Детали 16, 17 и 20 изготовлены из высокодобротного твердого диэлектрика. Каркас 17 выполнен из стеклотекстолита в виде лепестков, расположенных радиально с зазорами, число лепестков нечетное. Обмотка 18 выполнена в виде спирали. Провод каждого витка спирали поочередно огибает то одну, то другую сторону каждого лепестка. Диаметр каркаса 100-120 мм. Обмотка выполнена проводом ЛЭПКО 12×0,07. Добротность обмотки 200-250 единиц. В центре каркаса 17 установлена схема автогенератора 19 (10, 13).
На фиг.3 изображено устройство в сборе. Устройство содержит пояс 21, на котором укреплены корпус 22 элемента воздействия 1, корпус 23, в котором размещены источник питания 5, переключатель 4, схема модулятора 3, резистор 7 и световой индикатор 8. Корпус 24 элемента воздействия 2 установлен на поясе с возможностью его перемещения. На концах пояса закреплены элементы фиксации 25 и 26 («липучки»).
Устройство работает следующим образом.
Индуктивные излучатели 11 и 14, которые являются элементами колебательных контуров представляет собой два индуктивных излучателя 11 и 14, которые являются элементами колебательных контуров двух автономных высокочастотных генераторов, которые соединены с третьим низкочастотным генератором - мультивибратором. Генераторы работают в парафазном режиме. Несущая частота первого автогенератора F1, частота второго автогенератора F2=1,1×F1.
Несущие частоты автогенераторов расположены в диапазоне 100-500 кГц. Частота мультивибратора определяет частоту модуляции высокочастотного сигнала и находится в диапазоне 25-200 Гц, подается с первого выхода мультивибратора на схему первого автогенератора 10, со второго выхода - на схему второго автогенератора 13. На пациенте элемент воздействия 1 устанавливается над лобковой областью, элемент 2 - над областью крестца. Устройство работает в парафазном режиме.
Испытания, проведенные в больницах города Омска показали, что применение предлагаемого устройства одновременно с подвижным режимом приема процедуры повышает лечебную эффективность.
Источники информации:
1. Патент РФ №2241 503, Кл. 7 А61N 5/02, опубл. 10.12.2004 г. Бюл. №34.