РАДИОАКТИВНЫЙ ИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Известны радиоактивные ионизационные детекторы, содержащие проточные рабочую и сравнительную камеры с расположенными в них источниками излучения, электродами, на которые подаются напряжения от стабилизированных высоковольтных источников питания, и электрометр для измерения тока (Г. Шай. Теоретические основы хроматографии газов. М., Изд.иностр.лит., 1963, С.326-328).
Принцип работы радиоактивных ионизационных детекторов состоит в ионизации газовой смеси - или - излучением. Образующиеся ионы газа собираются коллектором, и возникающий в цепи ток измеряется электрометром, причем, сравнительная ячейка служит для компенсации начального тока детектора
Недостатком этих детекторов является необходимость использования стабилизированных высоковольтных источников питания, что усложняет конструкцию и эксплуатацию прибора.
Известен радиоактивный ионизационный- детектор, содержащий проточную камеру с входным и выходным штуцерами с размещенными в ней источникам излучения и коллекторным электродом и электрометр Фарзане Н.Г., Нлясов Л. В., Азим-Заде А. К). Автоматические
детекторы газов и жидкостей. М., Энергоатомиздат, 1983, С.49-51). При ионизации газа в камере сигнал детектора Формируется без источника питания, т.е. детектор работает в генераторном режиме.
Недостатком данного детектора является то, что при его использовании в дифференциальных схемах из-за различия активностей источников излучения в измерительной и сравнительной ячейках имеет место существенный начальный ток и связанный с ним дрейф нулевого сигнала, что уменьшает точность измерений концентраций детектируемых компонентов.
Сущность полезной модели
Задачей создания полезной модели является повышение точности измерений концентраций компонентов радиоактивным ионизационным детектором.
Технический результат - создание радиоактивного ионизационного детектора с настраиваемым значением начального тока. Технический результат достигается тем, что в камере радиоактивного ионизационного детектора, содержащего проточную камеру с входным и выходным штуцерами с размещенными в ней источником излучения и коллекторным электродом и электрометр, размещен дополнительный электрод переменной площади, изготовленный из материала, работа выхода электронов которого отличается от работы выхода электронов материала коллекторного электрода, причем, дополнительный электрод электрически соединен с коллекторным электродом. Дополнительный электрод выполнен в виде металлического винта. По сравнению с прототипом заявляемая конструкция имеет отличительную особенность в совокупности элементов и их взаимном расположении.
.
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 изображена схема радиоактивного ионизационного детектора
Лучший вариант реализации полезной модели
Радиоактивный ионизационный детектор для газовой хроматографии содержит проточную камеру 1, снабженную входным 2 и выходным 3 штуцерами, с размещенными в ней тритиевым источником излучения 4, коллекторным электродом 5 и дополнительным электродом 6. Камера 1 отделена от корпуса 7 изолятором S. Коллекторный электрод 5 и дополнительный электрод 6 электрически соединены между собой, а тритиевый источник излучения 4 и коллекторный электрод 5 подключены к электрометру 9. Дополнительный электрод 6 выполнен в виде винта, причем, часть электрода, которая вводится в камеру 1 детектора, изготовлена из металла с работой выхода электронов, отличающейся от работы выхода электронов материала коллекторного электрода 5, а другая часть 10 дополнительного электрода 6 выполнена из диэлектрика, например, Фторопласта.
Работа детектора происходит следующим образом. Поток газа-носителя с разделенными компонентами газовой смеси из хроматограФической колонки через штуцер 2 поступает в камеру i детектора. -В камере детектора -частицы, вылетающие из тритиевого источника излучения 4, ионизируют молекулы газовой смеси. Образующиеся ионы газа собираются коллекторным электродом 5 и во входной цепи электрометра 9 протекает ионизационный ток. Значение этого тока зависит от концентрации детектируемых компонентов газовой смеси и контактной разности потенциалов между трнтиевым источни
ком излучения 4 и коллекторным электродом 5, а также от природы детектируемый компонентов и газа-носителя.
При использовании детектора в дифференциальным схемах регулировка значения начального тока и устранение связанного с ним дрейфа нулевого сигнала осуществляется путем изменения площади дополнительного электрода 6,. которое осуществляется изменением угла поворота винта и изменением степени расположения металлической части дополнительного электрода в камере 1 детектора от .полного введения металлической части до ее замещения Фторопластовой частью 10.
Экспериментальные исследования описанного радиоактивного ионизационного детектора выполнялись на стандартном хроматограФнческом анализаторе ЛХМ-8МД, в аналитический блок которого был установлен данный детектор. Площадь коллекторного и дополнительного электродов составляла соответственно 80 мм и 7 мм . Расстояние
между ними составляло 0,32 мм. Материал коллекторного электрода нержавеющая сталь, дополнительный электрод был изготовлен из красной меди и Фторопласта. При полном введении металлической части дополнительного электрода в камеру детектора значение начального тока детектора уменьшается на  от его номинального значения, что подтверждает возможность изменения начального токового сигнала детектора.
Преимуществом предлагаемой полезной модели является: - более высокая точность измерения концентрации компонентов газовой смеси;
- простота настройки начального тока при использовании детектора в дифференциальных схемах.
Д «
2 2
Промышленная применимость
Радиоактивный ионизационный детектор может быть реализован на базе генераторного радиоактивного ионизационного детектора при незначительном изменении конструкции его коллекторного электрода.
Предлагаемый детектор может быть использован как в насадоч- ной, так и в капиллярной газовой хроматографии.
1°
- 5