Устройство для фиксации хладоэлемента в подключичной области

Полезная модель относится к области медицины и медицинской технике, а именно к устройствам, предназначенным для послеоперационной фиксации хладоэлемента в подключичной области при установке имплантируемых антиаритмических устройств.
Цель полезной модели - обеспечение надежной фиксации хладоэлемента в раннем послеоперационном периоде на теле пациента в субклавикулярной зоне.
Сегодня, имплантируемые антиаритмические устройства - электрокардиостимуляторы (ЭКС) и кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД), устанавливаются, как правило, в левой подключичной области, однако, несмотря на небольшой объем операции, велик риск развития раневых осложнений, снижающих качество жизни пациента, продлевающих время нахождения в отделении, а также способных привести к нагноению зоны ЭКС, требующей реимплантации.
Известно, что гематома ложа ЭКС, сформировавшаяся в раннем послеоперационном периоде, достаточно часто может предшествовать гнойным осложнениям. Учитывая факт приема большинством пациентов антикоагулянтов перед операцией, становится очевидным необходимость создания адекватного гемостаза в раннем послеоперационном периоде, а разработка новых изделий медицинского назначения, способствующих надежной фиксации хладоэлемента в подключичной области, не вызывает сомнений.
Для решения данной проблемы в настоящее время используются следующие приемы: простое помещение хладоэлемента на тело пациента без дополнительной фиксации, либо применение повязки, создаваемой различного рода эластичными бинтами.
Так известен эластичный бинт [RU №2093127, опубл. 20.10.1997], содержащий эластомерную нить, нить основы и хлопчатобумажную или полиэфирную уточную нить. Недостатком данного изделия медицинского назначения является его длительное наложение на грудную клетку, а также невозможность удержания хладоэлемента в нужном положении во время акта дыхания.
Целью технического решения является создание легкого в обращении, удобного в использовании устройства, обеспечивающего надежную фиксацию хладоэлемента в подключичной области в раннем послеоперационном периоде при установке имплантируемых антиаритмических устройств.
Технический результат поставленной цели достигается тем, что устройство представлено завязкой 1, зафиксированной на треугольной вставке 2, с отходящими от нее двумя выполненными из эластичного материала лямками 3 и 4, дистальные концы которых соединены таким образом, что в их толще установлена завязка 5.
На рисунке 1 представлен общий вид устройства.
На рисунке 2 демонстрируется фиксация устройством хладоэлемента в подключичной области.
На рисунке 3 показано расположение устройства на теле пациента сзади.
Полезная модель используется следующим образом.
После завершения операции по имплантации ЭКС либо ИКД, для осуществления надежной фиксации хладоэлемента в подключичной области, устройство накладывается на пациента так, что треугольная вставка 2 оказывается со стороны спины, а завязка 1 огибает тело сзади и выводится на область грудной клетки, где формирует узел с использованием завязки 5, отходящей от дистальных концов лямок 3 и 4, которые расходятся таким образом, что лямка 3 плотно прилегает к подключичной, а лямка 4 - к подмышечной области, располагаясь под верхней конечностью и не ограничивающей ее движение. Затем оператор размещает хладоэлемент под лямкой 3 в субклавикулярной зоне, чем достигается фиксация его в заданном положении.
Положительный эффект заявленного технического решения состоит не только в удобстве в работе, но и максимально эффективной фиксации хладоэлемента в подключичной области в раннем послеоперационном периоде при установке имплантируемых антиаритмических устройств.