УСТАНОВКА И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКРАННОГО ЗАТУХАНИЯ

1. Установка измерения экранного затухания, включающая измерительную экранированную камеру, генератор и приемник, отличающаяся тем, что измерительная экранированнная камера образована двумя одинаковыми широкополосными пирамидальными рупорами, расположенными на горизонтальной плоскости, между рупорами расположена соединительная рамка из металлической полосы, в соединительной рамке выполнены боковые прорези, через которые проходят два СВЧ кабеля, подключаемые к тестируемому устройству, нагрузкам согласованным и приемнику, при этом размеры сторон соединительной рамки совпадают с размерами раскрыва рупоров, хвостовые части которых зафиксированы штативами.
2. Способ измерения экранного затухания, включающий измерения опорного уровня мощности и уровня просочившейся через сочлененные соединители мощности внутри измерительной камеры, отличающийся тем, что подключают измерительную камеру, с расположенным в ней исследуемым устройством, подсоединенным к нему нагрузками согласованными, к генератору и приемнику, устанавливают на генераторе и приемнике рабочий диапазон частот, при этом значение уровеня мощности собственного шума приемника не выше минус 100 дБм, затем подают сигнал с генератора, фиксируют максимальное значение опорного сигнала, далее переподключают приемник и одну нагрузку согласованную, подключив приемник к исследуемому устройству, а нагрузку согласованную к выходу измерительной камеры, подают сигнал с генератора, фиксируют уровень мощности, просочившейся через сочлененные соединители, и определяют значение экранного затухания по формуле:
1
И
А=Р-Р,
где:
1
Р - опорный уровень мощности, поступившей через измерительную камеру на вход приемника, дБм;
И
Р - уровень мощности, просочившейся через имеющиеся зазоры в корпусе исследуемого устройства, дБм.
3. Установка для измерения экранного затухания по п.1, отличающаяся тем, что в качестве приемника используют анализатор спектра.
4. Установка для измерения экранного затухания по п.1, отличающаяся тем, что в качестве генератора используют синтезатор частот.