УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АКУПУНКТУРЫ
LASER ACUPUNCTURE APPARATUS

Изобретение относится к области физиотерапевтических устройств и может быть использовано для восстановления жизненных сил организма при чрезмерной физической и интеллектуальной нагрузке и для лечения различных заболеваний методом лазерной рефлексотерапии.
К настоящему времени лазерная терапия, в том числе лазерная акупунктура, широко применяются в медицинской практике для эффективного лечения большого числа различных заболеваний. К достоинствам лазерной терапии следует отнести немедикаментозное лечение, отсутствие побочных явлений, отсутствие физического, инвазивного, контакта с больным, высокую эффективность лечения. К недостаткам относится, прежде всего, невозможность использования большинства известных приборов в домашних и/или полевых условиях из-за значительных весогабаритов, вплоть до нетранспортабельных, энергопотребления и цены.
Исторически метод лазерной терапии начал развиваться с появлением источников когерентного излучения, лазеров, в частности газового гелий-неонового лазера, генерирующего непрерывное когерентное излучение с длиной волны 633-650 нм (красный свет) с выходной мощностью 3-7 мВт. Первые медицинские лазеры имели очень большие весогабариты и энергопотребление, создавали опасность поражения пациентов и персонала высоким напряжением, использующимся в газовом лазере для возбуждения газового разряда.
Известно очень большое число лазерных терапевтических аппаратов, содержащих низковольтный источник питания, схему управления и один или несколько лазерных диодов, генерирующих когерентное излучение в одном или нескольких спектральных диапазонах (семейство МУСТАНГ, производство НПЦ ТЕХНИКА, г.Москва, габариты порядка 300×200×100 мм, вес 1-4 кг, цена 10-40 тыс. руб., а также МУЛАТ, РИКТА, МИЛТА, АЗОР с подобными же параметрами, и др. (фиг.1а-в).
Известные приборы содержат блок питания и управления и выносные излучатели, соединенные с блоком соединительным кабелем.
Недостатки всех этих приборов - сравнительно большие весогабариты и стоимость, что не позволяет использовать их в домашних или полевых условиях, а только в стационаре хорошо обученным персоналом, так как управление приборами достаточно сложное. Поэтому простой гражданин не способен освоить эти приборы и технику работы с ними в режиме лазерной акупунктуры.
Развитие микропроцессорной техники позволило существенно снизить вес и габариты приборов. Появились малогабаритные приборы карманного размера. В их состав входит лазерный диод - излучатель, схема управления и автономный источник питания, батарея или аккумулятор (МУРАВЕЙ, производство НПЦ ТЕХНИКА, г.Москва, габариты 150×65×50, вес 200 г., цена 6800 руб., фиг.1г; ОРИОН, производство ВНПП ЖИВА, г.Москва, габариты 120×70×40 мм, вес 150 г, заводская цена 7200 руб., фиг.1д; КРЕОЛКА, производство компании Техника-ПРО, г.Москва, габариты 120×70×40, вес 50 г., цена 5900 руб., фиг.1е; АЛЬФА, производство Белорусского оптико-механического объединения, г.Минск, габариты диа. 17×117, вес 50 г., цена 5600 руб., фиг.1ж; BTL-2000, производство компании Ниеншанц г.Санкт-Петербург, габариты 130×230×30, вес 70 г., цена 9600 руб., фиг.1з, и др.).
Все приборы малогабаритные, полностью автономные с разной степенью автономности, однако пользоваться ими могут только специально обученные технике акупунктуры специалисты, так как простой пользователь, даже имея атлас расположения точек акупунктуры, не сможет найти их на теле, без специального прибора это может делать только специалист по акупунктуре, а все перечисленные приборы не предоставляют возможности поиска этих точек. Или необходимо дополнительно приобретать прибор для обнаружения точек акупунктуры, например, типа ПОИСК, производимый предприятием МАГНОН, г.Екатеринбург по цене 1650 руб., фиг.1и.
Прибор представляет собой металлический цилиндрический корпус диаметром 16 мм, длиной 135 мм, весом 80 г, на одном конце которого размещен щуп сенсора диаметром 3 мм, а на другом - индикаторный светодиод. Внутри металлического корпуса располагается источник питания и схема контроля проводимости между металлическим корпусом и щупом. При работе прибора его берут в руку и ведут концом щупа по коже. В точке акупунктуры проводимость кожи возрастает, светодиод загорается [патент РФ №2026061].
Прибор имеет большой, по сравнению с размером акупунктурной точки, диаметр щупа, поэтому обнаружение им точки акупунктуры не гарантирует точное наведение на нее лазерного луча какого-либо лазерного аппарата. Кроме того, двухэтапное обнаружение-воздействие (сначала нахождение точки прибором ПОИСК, а затем воздействие на нее лазерным аппаратом) также снижает точность установки, особенно для лазеров с ИК невидимым излучением. Попытка отметки каким-либо образом найденной точки (фломастером) приводит при воздействии к экранировке излучения и снижению эффективности лечения.
В идеале эти две операции (поиск и воздействие) должны осуществляться одним прибором: после нахождения точки акупунктуры прибор, без смещения относительно точки, переходит в режим излучения. В этом случае совпадение лазерного пятна и точки акупунктуры гарантировано.
http://www.ionization.ru
Известны также устройства для электрофореза, содержащие электроды в виде пластин и источника напряжения, прикладываемого к ним, и способы введения лекарственных средств через кожу под действием небольшой разности потенциалов на анодной и катодной пластине, причем электроды покрыты лекарственным препаратом, который вводится для лечения [патент РФ №2268074. Диагноз и лечение через кожу, /].
Недостатком метода и прибора является невозможность их использования вне стационара, кабинета для физиолечения поликлиники.
Известны также устройства для т.н. микроэлектрофореза, когда вместе, например, с электроакупунктурой, в точку акупунктуры вводится через специальной формы электрод в виде иглы лекарственное средство, усиливающее действие основного фактора - раздражения точки акупунктуры, вызывающего рефлекторную реакцию нервной системы [патенты РФ №2173132, №96124041]. Под действием электрического напряжения ионы лекарственного средства распространяются в электролите, которым может быть нанесенный раствор соли, пот, вода, секреты кожи или слизистых покровов.
Недостатком данного устройства является опасность заражения пациента смертельными инфекциями типа СПИДа, гепатита и др. при введении недостаточно продезинфицированной иглы.
Возможно получение ионов металлов и воздействие ими на биологические объекты, в том числе проведение ионофореза, без применения внешнего электрического поля. Для этого используется разность работ выхода разных металлов, когда они соединяются вместе, создающая разность потенциалов, под действием которого ионы металла с меньшей работой выхода диффундируют по силовым линиям электрического поля сквозь кожу к другому металлу, осуществляя «по дороге» взаимодействие с точкой акупунктуры или с больной областью. Роль электролита выполняют вода, раневая жидкость, секреты кожи или слизистых покровов [патент РФ №2215555].
Недостатком данного устройства является возможность его воздействия лишь на протяженные объекты, например на область ушиба или протяженной раны. При воздействии на точку акупунктуры, во-первых, невозможно точно установить границу металлов, где происходит наиболее интенсивный ионофорез, на точку акупунктуры, потому что она находится ПОД устройством, а во-вторых, число ионов с ПЛОЩАДИ, попадающих в ТОЧКУ, ничтожно мало и поэтому не оказывает сколь-нибудь существенного дополнения к эффективности акупунктуры.
www.longevity.w3.lt
Бактерицидные свойства серебра известны с древних времен. Действующими, наиболее активными, элементами серебра являются ионы серебра. Получить такие активные ионы можно в процессе электролиза в электролите. Активные ионы серебра легко проникают в ткани живого организма и свободно циркулируют в кровотоке и жидких средах тканей. А встречаясь с патогенными микробами, вирусами и грибками, также легко проникают через их внешнюю оболочку и приводят к их гибели. Отмечено стимулирующее действие ионов серебра на кроветворные органы с усилением метаболических процессов в головном мозгу, что улучшает его функцию. Ионы серебра активно участвуют в иммунозащитой функции организма, они «омолаживают» кровь, стимулируют физиологические процессы организма, способствуют росту детей, увеличивают количество белков в крови, истощенным людям прибавляют вес и т.д. Электрофорез ионов серебра - отличное противовоспалительное и обезболивающее средство при лечении артритов, послеоперационных воспалительных явлений: ран, карбункулов, фурункулов, гнойничков. Это особенно важно, когда организм аллергичен к антибиотикам и сульфаниламидам, либо когда к этим препаратам устойчивы микроорганизмы, [http://www.germedic.kiev.ua/ru/, ]. Поэтому использование микроэлектрофореза при акупунктуре представляет существенный интерес с точки зрения объединения эффективности электрофореза ионов серебра и лазерной акупунктуры. То же самое относится и к ионам цинка и некоторых других металлов.
Наиболее близким по существу решаемой задачи является устройство для лазерной акупунктуры, которое состоит из корпуса в виде ручки (поз.2), внутри которого расположен лазерный диод (поз.15), блок питания (поз.10), блок управления (поз.28), на боковой поверхности ручки расположен общий электрод, излучение лазерного диода через выходное отверстие на заостренном конце ручки (поз.4) выводится наружу, при этом лазерный диод, блок питания и общий электрод подключены к блоку управления (фиг.6), причем блок питания и блок управления расположены внутри корпуса (фиг.2), на заостренном конце корпуса расположен металлический (токопроводящий) датчик обнаружения точек акупунктуры, который соединен с блоком управления и используется как контакт, с помощью которого происходит поиск биологически активных точек (точек акупунктуры) на теле пациента стандартным путем - путем контроля сопротивления участка кожи, которого касается датчик обнаружения точки акупунктуры, и общим электродом на боковой поверхности ручки, которое держит в руке врач. В точке акупунктуры сопротивление кожи между датчиком и общим электродом понижается, что фиксируется световой и звуковой индикацией блока управления. После этого, не смещая ручку, включается лазер, получающий питание, как и блок управления, от блока питания [патент США №6306160 В1, от 23.10.2001].
Недостатком данного устройства является однофакторность лечебного воздействия, применяется только лазерная акупунктура, в то время как известно, что наилучший результат дают, как правило, многофакторные методики лечения.
Целью предлагаемого изобретения является создание интегрированного малогабаритного прибора для лазерной акупунктуры, обеспечивающего как обнаружение точки акупунктуры и воздействие на нее низкоинтенсивным лазерным излучением, так и одновременное осуществление микроэлектрофореза ионов серебра/цинка/других металлов одним прибором.
Для достижения поставленной цели в предлагаемом устройстве, как и в известном, имеется корпус в виде ручки, внутри которого расположены блок питания и блок управления, и лазерный диод, соединенный с блоком управления, излучение которого через выходное отверстие на заостренном конце ручки выводится наружу. На боковой поверхности корпуса расположен общий электрод, соединенный также с блоком управления. Блок управления соединен с блоком питания. На заостренном конце корпуса расположен металлический (токопроводящий) датчик обнаружения точки акупунктуры.
В отличие от известного датчик обнаружения точек акупунктуры (который может быть выполнен в виде металлического штырька с диаметром, равным диаметру точки акупунктуры), изготавливается из или покрывается слоем серебра или цинка, или других металлов.
Сравнение с прототипом предлагаемого устройства показывает, что датчик обнаружения точек акупунктуры изготавливается из или покрывается слоем серебра или цинка, или других металлов.
Такое изготовление датчика, при наличии на нем примерно половины напряжения питания прибора (1-1.5 В), позволяет создать микроэлектрофорезную пару (анод (датчик) - катод (общий электрод), где электролит - секреты кожи или слизистых покровов в точке акупунктуры) и проводить электрофорез ионов серебра (цинка) параллельно сеансу лазерной акупунктуры. Объединение двух лечебных факторов существенно повышает эффективность каждого из них.
Объединение функций поиска и воздействия двумя лечебными факторами существенным образом повышает эффективность процедуры и упрощает работу с прибором: теперь любой пациент, зная приблизительно местонахождение нужной точки по атласу акупунктуры, может самостоятельно найти ее искателем точек акупунктуры и, находясь точно над ней, воздействовать на нее лазерным лучом. Параметры лазерного луча (частота, длительность, свипирование, среднее значение) легко задаются микропроцессором, входящим в состав блока управления. При этом параллельно осуществляется микроэлектрофорез ионов серебра/других металлов в точку акупунктуры, намного более эффективный, чем традиционный электрофорез с электродами-пластинами.
Анализ имеющейся у авторов информации, а это все имеющиеся в Internet'e описания всех известных к настоящему времени приборов для лазерной терапии, а также имеющиеся в свободном доступе описания патентов США и рефератов российских патентов по лазерной терапии показывает, что ни в одном из известных объектов техники не используется подобный способ интеграции лазерной акупунктуры и микроэлектрофореза. Не существует прямой очевидной связи между покрытием датчика поиска точки акупунктуры серебром или цинком или других металлов и создающейся при этом возможности совмещения двух лечебных факторов - лазерной акупунктуры и микроэлектрофореза в точку акупунктуры. Поэтому предлагаемое техническое решение неочевидно и имеет изобретательский уровень, так как явно не следует из известных технических решений.
Предлагаемое техническое решение использовано в российской разработке карманного лазерного терапевтического прибора КЛаСС, массовый выпуск которого готовится в настоящее время. Ведутся переговоры с зарубежным производителем медицинского оборудования о приобретении лицензии. Планируемая розничная цена интегрированного прибора такова (не более 2000 руб.), что его сможет купить любой гражданин, от студента до президента. Поэтому есть основания утверждать, что заявляемое техническое решение найдет широкое применение в медицинской практике.
На фиг.3 представлена схема устройства. Здесь изображены: 1 - кожа пациента, 2 - точка акупунктуры, 3 - лазерный луч, 4 - корпус прибора, 5 - полупроводниковый лазер, 6 - блок управления, 7 - блок питания, 8 - общий электрод, 9 - посеребренный/оцинкованный/покрытый другими металлами или изготовленный из них датчик обнаружения точки акупунктуры, 10 - пальцы врача или пациента на общем электроде.
Лазер 5, блок питания 7, блок управления 6, датчик обнаружения 9 с посеребренной/оцинкованной/покрытой другими металлами поверхностью расположены внутри корпуса 4, а общий электрод 8 - на боковой наружной поверхности корпуса 4, причем луч 3 лазера 5 выходит наружу через отверстие на конце корпуса 4, лазер 5, общий электрод 8, блок питания 7 и датчик обнаружения 9 подключены к блоку управления 6.
Для работы прибор берется в руку 10 так, чтобы пальцы касались общего электрода 8, а посеребренный конец 11 датчика обнаружения 9 - кожи пациента в районе точки акупунктуры 2. При перемещении прибора, при попадании датчика обнаружения 9 на точку акупунктуры 2 блок управления 6 включает световую и звуковую индикацию и включает лазер 5. При этом при попадании посеребренного конца 11 датчика 9 на точку акупунктуры 2, под действием разности потенциалов датчик - общий электрод, начинается микроэлектрофорез ионов серебра/других металлов в точку акупунктуры, длящийся весь сеанс лечения. После окончания процедуры лазер выключается, микроэлектрофорез прекращается.
Существенным достоинством лазерной акупунктуры является ее безопасность по сравнению с традиционным иглоукалыванием: нет риска заразиться СПИДом, гепатитом и др. опасными болезнями. Электрофорез ионов металлов также происходит без нарушения целостности кожных покровов, следовательно, без опасности заражения пациента СПИДом, гепатитом, заражением крови.
Возможно и другое покрытие, например, из цинка, а также покрытие другими металлами.
Микроэлектрофорез и одновременно лазерное воздействие в точку акупунктуры позволяют проводить комплексное лечение разнообразных заболеваний вне стационара, в домашних или полевых условиях.
В настоящее время предлагаемое техническое решение используется в лазерном терапевтическом приборе КЛаСС, разработанном российской компанией SCD (фиг.2). Имеется прототип и ведется подготовка к массовому производству.