ПЛАСТОМЕТР

2003133809
«РШМЩШРВ мпкоош11/о2
ПЛАСТОМЕТР
Полезная модель относится к химической технологии и может быть использована в лабораторном практикуме по химии и технологии высокомолекулярных соединений для определения показателя текучести величины, характеризующей поведение полимера в вязкотекучем состоянии при переработке его в изделия методами литья под давлением или экструзии.
Из литературы известно устройство, аналогичное по устройству заявляемой полезной модели - агрегат литьевого прессования. Оно содержит бункер, загрузочную камеру пресс - формы, гнезда, в которые подается прессуемый материал. Плунжер движется в цилиндре пресс - формы, перемещает прессуемый материал. Между плунжером и стенками цилиндра затекает расплавленный материал (В.И. Филатов Технологическая подготовка производства пластмассовых деталей. Л., Машиностроение, 1976г., стр. 90-91).
При формировании изделий из пластмасс это не вызывает проблем, но при работе со взрывчатыми веществами механические воздействия в виде трения могут привести к взрывчатому разложению материала. Наиболее близким к заявляемой полезной модели является пластометр (прибор для определения текучести полимера в вязкотекучем состоянии) состоящий из груза, втулки, поршня, цилиндра, электрообогревателя, сопла и подставки. Температура определяется при помощи термопары, а поддерживается и регулируется с помощью электронного потенциометра (A.M. Торопцева, К.В. Белогородская, В.М. Бондаренко, Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. Л., Химия, 1972г., стр. 109).
Недостатком данного устройства является невозможность использования его для исследования взрывчатых веществ (например смесевых твердых ракетных топлив, баллиститных твердых ракетных топлив) ввиду затекания вещества между поршнем и внутренней
поверхностью цилиндра при движении поршня. Возникающие при этом силы трения могут привести к взрывчатому разложению вещества.
Техническим результатом предполагаемой полезной модели является расширение диапазона использования устройства и обеспечение безопасности при испытании взрывчатых веществ.
Технический результат достигается тем, что известный пластометр состоящий из груза, втулки, поршня, сопла, подставки и электрообогревателя, дополнительно содержит разрезное обтюрирующее кольцо, которое располагают между нижней частью поршня и исследуемым материалом. Полезная модель поясняется чертежами:
На фиг. 1 изображено разрезное обтюрирующее кольцо, которое изготовлено из меди или ее сплавов (латунь, бронза). Кольцо представляет собой шайбу с коническим внутренним отверстием, разрезанное, как показано на фиг. 1. Толщина разреза 0,5 мм. Наружный диаметр кольца равен диаметру внутреннего отверстия цилиндра. Так как кольцо имеет разрез, при его сжатии оно свободно входит в отверстие цилиндра. Нри снятии нагрузки кольцо разжимается и плотно прилегает к внутренней стенке цилиндра. На фиг. 2 изображен общий вид предлагаемого пластометра.
Пластометр представляет собой стальной цилиндрический корпус 1, имеющий два продольных канала. Один канал служит для загрузки испытуемого материала 2, а другой 3 предназначен для термопары. В центральном канале цилиндрического корпуса помещается поршень 4. На верхней части поршня находится втулка 5, на которой помещен груз 6. В нижней части центрального канала находится сопло 7. Корпус пластометра имеет электрообогреватель 8. Пластометр размещен на подставке 9. Исследуемое вещество 10 помещается в центральном канале, между поршнем и веществом находится разрезное обтюрирующее кольцо 11.
Цилиндрический корпус 1, поршень и обтюрирующее кольцо 11 нагревают до нужной температуры и выдерживают в течение 15 минут, а затем в центральный канал вводят навеску испытуемого вещества, вставляют разрезное обтюрирующее кольцо 11 и опускают поршень 4 без груза. Спустя 3-4 минуты, когда установится необходимая температура испытуемого вещества, на поршень помещают груз 6. После приложения нагрузки материал начинает выдавливаться через сопло 7. Выдавленные порции вещества срезают через определенные промежутки времени и после охлаждения - взвешивают.
Применение разрезного обтюрирующего кольца 11 позволяет использовать пластометр для исследования взрывчатых веществ - таких как смесевые твердые ракетные топлива и баллиститные твердые ракетные топлива, т.е. взрывчатые вещества, имеющие высокомолекулярную основу.