ВАГИНОСКОП ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ И ТЕЛОК
VAGINOSCOPE FOR ARTIFICIAL INSEMINATION OF COWS AND HEIFERS

Предлагаемое устройство относится к животноводству, а именно к искусственному осеменению коров и телок визуально-цервикальным способом. Этот способ проводится с помощью металлического влагалищного зеркала с осветителем и осеменительного устройства с дозой спермы (Студенцов А.П. и др. 1999) [3].
Недостатком этого способа является то, что металлическое влагалищное зеркало при его введении во влагалище и его раскрытии ветвями (браншами) вызывает у животных болевую реакцию и холодовое раздражение влагалища.
Наиболее близким устройством к предлагаемому нами вагиноскопу является разработанный В.К. Миловановым светопроводный расширитель влагалища (цит. по В.П. Кононову и В.Я. Черных 2009) [2].
Светопроводный расширитель влагалища состоит из прозрачной трубки (оргстекло), соединяемой со светопроводной пластинкой с помощью клея, круглого карманного фонарика с двумя элементами питания и переходника для присоединения фонарика к светопроводной пластинке.
Однако освещенность шейки матки и стенок влагалища с помощью данного устройства совершенно недостаточна и в связи с этим такие расширители не пригодны для их практического использования.
Учитывая значительную актуальность вопроса о разработке удобного и эффективного устройства для работы операторов по искусственному осеменению коров и телок, нами сконструировано, изготовлено и испытано новое устройство для искусственного осеменения коров и телок визуально-цервикальным способом, которое мы назвали вагиноскопом.
Вагиноскоп (Фиг.1) состоит из защитного вкладыша 1, полипропиленовой трубки 2, осветителя 3, шурупов 4, направляющей трубки для осветителя 5, включателя 6, ручки 7, пробки 8. В качестве осветителя вагиноскопа используется фонарик с тремя светодиодами. Конец полипропиленовой трубки имеет скос под углом 45-50 градусов. К внутренней поверхности в передней части вагиноскопа прикрепляется защитный вкладыш для безболезненного введения устройства во влагалище животных. Этот вкладыш по своей форме повторяет конфигурацию переднего конца вагиноскопа и прикрепляется к нему с помощью клея. После этого края переднего конца вагиноскопа закругляются по наружной и внутренней окружности режущим инструментом и шлифуются. Это предупреждает появление болевых ощущений у животных при введении им во влагалище вагиноскопа при их искусственном осеменении.
Толщина трубки вагиноскопа составляет 1,5 мм. Этого недостаточно для того, чтобы устройство безболезненно вводилось во влагалище животным, т.к. тонкие стенки переднего конца вагиноскопа будут неизбежно вызывать у них болевую реакцию. Для недопущения такой реакции нами предложено использовать защитный вкладыш, представляющий собой отрезок пропиленовой трубки длиной 5,5 см. Во вкладыше сверху делается пропил шириной 7-8 см, что позволяет вводить его в передний конец вагиноскопа и закреплять его в этом положении с помощью клея "Момент". После этого конечная часть вагиноскопа закругляется как с наружного, так и внутреннего краев и шлифуется с помощью наждачной бумаги, что позволяет вводить вагиноскоп во влагалище животным совершенно безболезненно, что невозможно делать при использовании металлического влагалищного зеркала, применяющегося при искусственном осеменении животных до настоящего времени.
В ответ на введение металлического зеркала во влагалище коровам и телкам у многих из них возникает оборонительная (стрессовая) реакция, проявляющаяся сокращениями мускулатуры влагалища (вагинизм), которые могут вызвать частичное или полное закрытие влагалища и в результате этого искусственное осеменение животных становятся затруднительными и даже невозможным.
Трубка вагиноскопа не позволяет вызывать сужение влагалища или его закрытие, что позволит повысить эффективность искусственного осеменения.
Ручка позволяет надежно удерживать вагиноскоп в руке при осеменении животных. Осветитель, состоящий из корпуса, 3-х светодиодов, 4-х батареек и включателя, является идеальным устройством для освещения стенок влагалища и шейки матки у коров и телок. Направляющая трубка, прикрепляемая к верхней части внутренней поверхности вагиноскопа на заднем конце, делается из жести с учетом диаметра наружной поверхности осветителя и прикрепляется к вагиноскопу с помощью 2-х шурупов. Осветитель включается и выключается с помощью специальной подпружиненной кнопки, расположенной в задней части осветительного устройства.
Нижний конец ручки осветителя закрывается деревянной пробкой и закрашивается масляной краской. Ручка вагиноскопа прикрепляется к его заднему концу с помощью сварки. Допускается и другой вариант прикрепления ручки к трубке вагиноскопа, который исключает необходимость приваривания ее к вагиноскопу. Однако прикрепление ее с помощью сварки предпочтительнее.
Принцип работы.
Перед использованием вагиноскоп дезинфицируют путем протирания его спиртовыми ватными тампонами с помощью корнцанга изнутри и снаружи. При этом можно также использовать тампоны, пропитанные 2-х процентным раствором бикарбоната натрия. Затем в него вводят осеменительное устройство с дозой спермы, продвигают его до переднего конца вагиноскопа, прижимают большим пальцем правой руки к стенке внутренней стороны вагиноскопа, левой рукой приоткрывают предверие влагалища животного и вводят в него весь прибор до ручки. Затем включают осветитель, находят шейку матки и вводят в ее канал конец осеменительного устройства на глубину 5-6 см, нажимают на поршень и выдавливают сперму в канал шейки, т.е. осеменяют животное. После осеменения коровы выводят осеменительное устройство из канала шейки матки и из влагалища, а затем извлекают из влагалища вагиноскоп, моют его теплой водой, вытирают насухо и обеззараживают все поверхности ватными тампонами, смоченными в 96% растворе этилового спирта или 2-х процентным раствором бикарбоната натрия, и кладут прибор на хранение или используют для осеменения других коров и телок, находящихся в охоте.
Осветитель вагиноскопа, при его использовании обеспечивает высокую степень освещенности слизистой оболочки влагалища, шейки матки и ее канала, что имеет важное значение для достижения высокой оплодотворяемости. При визуальном осмотре краниальной (передней) зоны влагалища у коров и телок, находящихся в состоянии охоты, можно увидеть в цервикальной слизи наличие пузырьков воздуха, что свидетельствует о готовности животного к осеменению и оплодотворению. Возможность определения феномена "пузырения" слизи около шейки матки является важным преимуществом визо-цервикального способа искусственного осеменения коров и телок перед другими способами их осеменения.
Наши многолетние исследования по разработке и изучению эффективности использования вагиноскопа при искусственном осеменении коров и телок позволяют сделать следующие выводы:
1. Вагиноскоп является очень простым и удобным устройством для его использования при искусственном осеменении коров и телок.
2. С помощью вагиноскопа можно применять искусственное осеменение коров и телок как на крупных животноводческих фермах, так и фермерских хозяйствах с небольшим количеством животных. При этом осеменять животных могут и сами фермеры, после ознакомления с инструкцией по использованию вагиноскопа.
3. Вагиноскоп не вызывает у животных оборонительных реакций в виде беспокойства при их осеменении и стрессов, вызываемых холодовым и болевым раздражением влагалища, что имеет место при использовании металлического влагалищного зеркала.
4. Осветитель вагиноскопа обеспечивает отличный осмотр стенок влагалища и шейки матки у коров и телок и позволяет операторам делать заключение о нормальном состоянии слизистой оболочки влагалища и шейки матки у животных и их готовности к осеменению и оплодотворению.
5. Оплодотворяемость коров и телок при их искусственном осеменении с помощью вагиноскопа нашей конструкции повышается на 3-5 и более процентов по сравнению с результатами, получаемыми при их осеменении другими способами.
6. Вагиноскоп можно с успехом использовать при дифференциальной диагностике таких широко распространенных гинекологических заболеваний коров как вестибулит, вагинит, цервицит и эндометрит.
Литература
1. Варганов А.И. Новый вагиноскоп. Достижения ветеринарной науки и практики. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. Киров, 2008, С.34-36.
2. Кононов В.П., Черных В.Я. Биотехника репродукции в молочном скотоводстве. Москва, 2009, С.225.
3. Студенцов А.П., Шипилов B.C., Никитин В.Я. и др. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения. Учебник для вузов. Москва, "Колос": 1999, С.105-106.