СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИБОРА ДЛЯ ФОТОМЕТРИИ

Способ повышения чувствительности прибора для фотометрии при использовании прибора типа КФК-2 и его аналогов, заключающийся в том, что при измерении малых концентраций вещества при значениях оптической плотности 0,050Д используют мультиметр на пределе измерения 200 мВ, который подключают прямо к выходу фотоэлемента, измерительную часть схемы при этом полностью отключают и при сигнале 100,0 мВ получают значение 100,0% шк.Т (отсчет «1000»), а для получения значений шкалы оптической плотности в эту же цепь подают напряжение смещения 100,0 мВ и получают «0» шк. Т, при этом для измерения концентрации используют отсчет по шк. Т и при увеличении величины напряжения смещения обеспечивают повышение чувствительности прибора, регулируют эту чувствительность и получают значения проб в единицах концентрации без помощи компьютера или микропроцессора.