УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Устройство для измерения плотности мягких тканей Полезная модель относится к медицине, а именно к онкологии для определения плотности измененных мягких тканей после комбинированного лечения рака молочной железы и других органов и может быть использована в хирургии , травматологии , урологии , кардиологии , терапии , сосудистой хирургии , где возникает отек мягких тканей и фиброзирование . У больных оперированных по поводу рака молочной железы с предшествующим или последующим облучением зоны регионарных лимфоузлов одним из осложнений является фиброз мягких тканей в зоне облучения , который приводит к лимфотическому отеку и нейропатии.
Известно устройство для измерения лимфостаза верхней конечности путем использования сантиметровой ленты ( В.Н. Герасименко, Реабилитация онкологических больных, М. Медицина ,1988, с. 165 ).
Однако, известным устройством невозможно измерить фиброз мягких тканей.
Известно устройство для измерения лимфостаза , представляющее собой емкость с ассептической жидкостью , внутри которой имеется градуированная бюретка . По показателям на бюретке судят об объеме лимфостаза. ( патент Х 2169358 ) .
Однако, известное устройство позволяет определять только объем лимфостаза ,но им невозможно определить фиброз мягких тканей.
Известно усройство для измерения плотности мягких тканей путем ультразвукового исследования с последующим визуальным сравнением симметричных участков здоровой ткани. ( Сибирский консилиум , мед. -фармацевтический журнал , спец. Паучно - практическое издание, № 3, 2001 г, с. 19).
Однако , известный способ требует дорогостоящего оборудования , подготовленного специалиста.
о--г-Г- о-УУ С / /б 7
.. б ///$//«
До настоящего времени не существует доступного и недорогостоящего устройства , позволяющего с высокой точностью измерять плотность образовавшегося фиброза мягких тканей и лимфотического отека с тем , чтобы контролировать , например , лечение в динамике.
Существующие доступные устройства малоэффективны при небольших локальных изменениях , либо локализациях в труднодоступных местах для измерения лентой или погружения в емкость , таких как подмышечная впадина, надплечье ,область лопатки , над и подключичная области ; они не учитывают когда вследствии нарушения инервации и трофики после операции и облучения происходит атрофия мышц , а объем конечности остается нормальным или увеличиваетсч за счет фиброзносклеротических изменений и лимфоотека; они также не учитывают индивидуальные анатомические особенности - гипертрофию мышц на более работающей руке , например, у правши или левши .
Авторами предложена полезная модель доступная и простая в применении , позволяющая с высокой точностью измерять плотность фиброзной и отечной ткани в любой части тела , мониторировать и корректировать лечение в динамике,
Положительным результатом заявляемой полезной модели является возможность локального измерения плотности фиброзной и отечной ткани в любой даже в малодоступной части тела .
Положительный результат достигается разностью площадей подвижной втулки и стержня с закругленным концом и разностью силы пружин.
Заявляемая полезная модель состоит из корпуса 1 ,подвижной подпружиненной втулки 2 с опорной площадкой 3 , в центре которой имеется отверстие ( вид А рис.) Диаметр площадки 3 составляет 30 мм ,а диаметр отверстия - 3 мм.Сила сжатия пружины 4-0,1 кг.Через отверстие в опорной площадке 3 проходит стержень 5 диаметром 3 мм ,
выступающий за край площадки 3 на 10 мм,имеющий тупой , закругленный конец и подпружиненный с другого края пружиной 6 , сила сжатия которой 1,0 кг.Стержень 5 через зазор соприкасается с измерительным прибором 7 , имеющим две стрелки 8 и 9 .Стрелка 8 позволяет измерять миллиметры , начиная с 20 , до О стрелка 9 показывает измерение в микронах . На корпусе 1 нанесена риска 10 ,а на подвижной втулке 2 - риска 11 , совмещение которых позволяет стандартизировать силу прижатияполезной модели к
измеряемому участку тела . Заявляемая полезная модель представлена на рисунке ..
Полезная модель работает следующим образом .Полезную модель прижимают к исследуемому месту опорной площадкой 3 подпружиненной подвижной втулки 2 .В центре опорной площадки 3 имеется отверстие ,через которое выходит стержень 5 с закругленным концом ,выступающий за край площадки ,подпружиненпый с противоположного конца другой более тугой пружиной 6 . При надавливании на исследуемую ткань подвижная втулка 2 вместе со стержнем 5 утапливаются , причем втулка 2 , имеющая большую площадь опорной площадки 3 и более мягкую пружину 4 утапливается до тех пор , пока риска 11 на втулке 2 совпадет с риской 10 на корпусе 1 ,таким образом создавая строго определенное давление на исследуемое место.Стержень 5 , сжимая более тугую пружину 6 и имея меньший диаметр , тупой закругленный конец ,вдавливается в исследуемую ткань , не повреждая ее , на глубину соответствуюшую плотности ткани , что фиксируется на измерительном приборе 7 . Исследуя плотность измененных мягких тканей вначале лечения , в процессе и в конце можно судить об эффективности проводимого лечения и при необходимости корректировать его .Клинический пример
Больная В. 1957 г. рождения. Диагноз: рак левой молочной железы, Т N М . Состояние после комбинированного лечения в 1999 г. осложненный фиброзом мягких тканей в надключичной , надлопаточной , b подмышечной и задней поверхности плеча , лимфостазом верхней конечности 11 ст. Получала лечение в декабре 2002 г. в виде общей магнитотерапии , пневмомассажа , лекарственной терапии , Показатели до лечения на здоровых частях тела противоположной стороны составили 7,350 - 7,864 мм . На фиброзноизмененных участках : 3,682 - 3,290 мм ; на участках лимфоотека : 11,625 - 12,317 мм . После лечения через 15 сеансов на фиброзноизмененных участках показатели составили : 5,838 - 6,112 мм ., На участках лимфоотека : 7,983 - 8,830 мм . Это говорит о том , что лечение в данном случае эффективно.Получить эти данные стало возможно только используя заявляемую полезную модель. Всего было проведено 65 исследований.Заявляемая модель проста и доступна в изготовлении и применении ,позволяет с высокой точностью измерять плотность фиброзной и отечной ткани ,не требует значительных экономических затрат и дорогостояпдего оборудования .
HP , профессор  / Ю.А.Высоцкий