УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ В ГЛУБИНЕ ОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ НА СЕКЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ

Полезная модель относится к области медицины, в частности, к области экспериментальной анатомии и может быть использована для изучения биомеханических свойств периферических нервов на секционном, трупном материале.
Под понятием «биомеханические свойства периферических нервов» подразумевается сила натяжения, которая возникает в процессе преодоления диастаза между концами поврежденного нерва.
Известно устройство, граммометр часового типа (паспорт РС2.830.019-07ПС), использованное для измерения силы натяжения нервов и описанное Ю.И. Бородой (Хирургия дефектов нервных стволов конечностей: автореф. дисс. … д-ра мед. наук. - 2000. - 44 с.). Стандартный измерительный щуп граммометра часового типа имеет форму конуса с расположенной на конце лопаткой. Согласно паспорту изделия: "измеряемое усилие должно быть приложено к концу щупа граммометра на расстоянии не более 0,5 мм от края, перпендикулярно оси щупа". Данное условие невыполнимо в процессе измерения натяжения периферических нервов в глубине операционной раны без дополнительных приспособлений. Внедрение же дополнительных коннекторов приведет к грубым погрешностям в процессе измерения. Кроме того, у данного устройства отсутствует градуированная шкала-линейка для измерения остаточного диастаза между концами поврежденного нервного ствола.
В основу полезной модели положена задача получения наиболее точных показаний при измерении силы натяжения концов поврежденного нерва в глубине операционной раны с одновременной регистрацией остаточного диастаза между проксимальным и дистальным фрагментами нервного ствола.
Цель достигается тем, что устройство для измерения биомеханических свойств периферических нервов в глубине операционной раны на секционном материале включает в себя: металлический каркас-раму со встроенной градуированной шкалой-линейкой в миллиметрах для измерения остаточного диастаза между культями поврежденного нервного ствола; два измерительных динамометра с градуированными шкалами в миллиньютонах, закрепленных подвижно в раме при помощи шпилек, вращение последних и приводит в движение пружинные механизмы динамометров; зажимные устройства, располагающиеся на измерительном щупе каждого из динамометров.
На фиг. 1 представлен общий вид устройства.
Устройство включает в себя: раму 1, два динамометра 2, с измерительной шкалой 5 на каждом, закрепленные подвижно в рамке при помощи шпилек 3, градуированную шкалу-линейку 6, для измерения остаточного диастаза, устройство для зажима нерва 4 на измерительном щупе каждого из динамометров.
Устройство работает следующим образом: в операционную рану подводятся только измерительные щупы динамометров 2 с зажимными устройствами 4, которые фиксируются к концам поврежденного нерва. За счет попеременного вращения головки шпилек 3, динамометры 2, расположенные параллельно шкале-линейке на расстоянии 0,5 см от последней, движутся в направлении центра конструкции к проекции точки соприкосновения дистальной и проксимальной культей нерва. Шкала каждого динамометра 5 показывает силу, приложенную к концу нерва, а градуированная шкала-линейка 6, встроенная в конструкцию рамы, фиксирует остаточный диастаз.
В данном устройстве сила, направленная на растяжение концов поврежденного периферического нерва, передается на регистрирующие пружины динамометров без дополнительных механических узлов и передаточных механизмов, и, следовательно, погрешности измерения, связанные с силами трения, сводятся к минимуму.