ТЕЛЕЭНДОСКОП (ВАРИАНТЫ)

Полезная модель относится к технике визуального контроля и может быть использована при проверке в нестационарных условиях неосвещенных мест внутренних полостей, отверстий, труб и другого труднодоступного пространства.
Из уровня техники известно техническое решение - свидетельство на полезную модель № 0004671 А61 В 1/00 « Эндоскопическое устройство, содержащее, в частности, оптическую трубку, содержащую систему по меньшей мере из двух световодов, причем подвод света к каждому из двух световодов осуществлен автономно. Недостатком данного устройства является необходимость наличия дополнительных световодов для функционирования устройства, а также необходимость применения для подсвета мощной галогенной лампы, что приводит к высокому уровню энергопотребления.
Известно также техническое решение «Телевизионный эндоскоп ТЭ 10-2,0, (каталог выставки « Неразрушающий контроль, апрель 2001г.), содержащее, в частности, гибкий зонд с дистальным концом и встроенной миниатюрной цветной видеокамерой со световодом по внешнему контуру корпуса, блок осветителей, пульт управления.
Целью заявленной полезной модели является рационализация и упрощение устройства эндоскопического наблюдения за счет сокращения числа световодов, т.е. исключения длинного стекловолоконного жгута, имеющего высокую стоимость, а также целью является увеличение светового потока для подсвета исследуемого участка.
Указанная цель достигается за счет размещения источников подсвета в непосредственной близости от рабочего конца световода, причем источник освещенияблок осветителей - выполнен в виде матрицы ультраярких светодиодов с остронаправленными пучками излучения. Матрица ультраярких светодиодов выполнена в первом варианте в видеПри этом блок осветитей запитан от выхода питания микровидеокамеры, таким образом длинного кабеля питания также удалось избежать.
На фиг. 1 представлена функциональная схема заявленного телеэндоскопа.
Телеэндоскоп
На фиг.2 представлен первый вариант выполнения телеэндоскопа, содержащий Матрицу светодиодов в виде кольца 1, светочувствительную поверхность микровидеокамеры 2.
На фиг.З представлен второй вариант исполнения телеэндоскопа, в котором матрица светодиодов выполнена в виде части круглого цилиндрического сегмента, околосветочувствительной поверхности микровидеокамеры.
Устройство работает следующим образом: светодиоды запитаны от общего питания видеокамеры. Ультрояркие остронаправленные светодиоды освещают исследуемый участок, отраженный световой поток поступает в микровидеокамеру, видеосигнал которой передается на видеоконтрольное устройство оператора, где и наблюдается исследуемый участок. Размещение светодиодов по варианту 1 и 2 в виде кольца и полукруглого сектора- цилиндрического сегмента- эффективно с точки зрения увеличение светового потока для подсветки исследуемого участка и уменьшения диаметра рабочего конца эндоскопа и позволяет увеличить степень дистанционности контроля, т.е. проводить обследования в более удаленных местах, а также дает возможность исследования внутренних полостей изделий с меньшими входными отверстиями.
Представленная полезная модель - телеэндоскоп - промышленно применима и может найти широкое применение при контроле внутренних поверхностей объектов сложной формы и проверке в нестационарных условиях отверстий, труб и другого трудно доступного пространства.
ФОРМУЛА
1. Телеэндоскоп, содержащий микровидеокамеру со входным объективом, оптически соединенную с объектом исследования, сигнальный выход микровидеокамеры подключен ко входу видеоконтрольного блока, блок осветителей, видеоконтрольный блок, блок питания, первый и второй выходы которого подключены ко входам микровидеокамеры, и видеоконтрольного блока, отличающийся тем, что блок осветителей выполнен в виде матрицы светодиодов, выполненной в виде кольца вокруг светочувствительной поверхности видеокамеры, выход напряжения питания микровидеокамеры подключен ко входу блока осветителей.