УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧАСТОТНЫХ МЕДИКАМЕНТОВ

.
УСТРОЙСТВО для СОЗДАНИЯ ЧАСТОТНЫХ МЕДИКАМЕНТОВ
Полезная модель относится к медицинской технике и может быть использована в гомеопатической терапии для создания электромагнитных аналогов лекарственных средств.
В гомеопатической практике известно использование медикаментов, изготовленных с помощью энергоинформационного переноса медикаментозных свойств препаратов на разнообразные носители. Это используется, в основном, в практике при электропунктурной диагностике и терапии по методу Р.Фолля. Изготовленные с помощью такого переноса медикаменты сравнимы по эффективности воздействия с оригиналом. Механизм воздействия на организм человека не известен, теоретические предпосылки не нашли достаточных экспериментальных обоснований, однако эффективность такого лечения достаточно высока (Н.Л.Лупичев, Электропунктурная диагностика, гомеотерапия и феномен дальнодействия, издательство СП «АЛЬФА-ЭКО, 1990). Известны и устройства для приготовления медикаментов, использующие различные схемотехнические рещения (изобретение SU 1561253, А61Н 39/00, 1990 ; полезная модель RU 1428, ПЕЛИХ, А61И 39/00, 29.09.94). Передача свойств медикаментов осуществляется с помощью радиоканала или индуктивным путем, а их запись производится на традиционные носители: воду, спирт, молочный сахар.
Дальнейшее усовершенствование гомеотерапии на современных технических средствах показало, что идентичного воздействия на пациента можно достичь, если использовать в качестве носителей поле, создаваемое акустическими и электромагнитными колебаниями. Так, из патентной литературы известен способ гомеотерапии, согласно которому гомеопатическое средство преобразуется в электромагнитный сигнал, а
МПК6А61Н 39/00
воздействуют на пациента акустическими колебаниями (RU 94027681 А1, А61К 41/00, 27.05.95). При этом информация о медикаменте может сохраняться на магнитном носителе и воспроизводиться многократно. В другом изобретении описано устройство для адаптивной биорезонансной терапии, снабженное ЭВМ, которое позволяет управлять как процессом диагностики, так и собственно биорезонансной терапией, а также осуществлять запись электронных копий на вторичный носитель (RU 2070406 С1, А61Н 39/00, 20.12.96).
Известно, что в килогерцовом диапазоне длин волн электромагнитных колебаний от 88,8 до 878 КГц существуют избранные частоты, присущие микробам и вирусам, вызывающим различные заболевания (Clark H.R. HEILUNG 1ST MOGLICH, ). Так, например, для лечения брюшного тифа, вызываемого микробом Salmonella parathyphy , достаточно назначить частоту в диапазоне 365,05 н- 370,10 КГц. Для других болезней существуют другие избранные частоты. Однако, как длительность процесса диагностики (в том числе и методом Р.Фолля) для врача, так длительность лечения, прямым образом связаны с удобством выведения на выходные электроды электромагнитных колебаний с заданной частотой и их оперативную замену. Процесс диагностики предусматривает последовательную подачу сигналов с заданными частотами (т.е. медикаментов) и регистрацию отклика организма пациента на это воздействие. Для пациента со средней сложностью болезненного статуса требуется проведение до 50 проб.
Целью полезной модели является обеспечение удобства и быстроты формирования дискретных частот и их замены при диагностике и лечении.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для создания частотных медикаментов включает блок электродов, подключенный через усилитель к блоку регулировки резонансных характеристик, блок хранения характеристик колебаний, процессор. Блок регулировки резонансных характеристик выполнен в виде цифроаналогового преобразователя кодового слова в напряжение, генератора радиочастоты и блока автоподстройки частоты. При этом входы цифроаналогового преобразователя кодового слова в напряжение подключены к сигнальному выходу процессора, блоку хранения характеристик колебаний и выходу блока автоподстройки частоты, а его вход
- к одному из выходов генератора радиочастоты, другой выход которого подключен ко входу усилителя.
Сущность изобретения поясняется на фигуре.
Устройство для создания частотных медикаментов включает однокристальный микроконтроллер 1, устройство 2 ввода (например: клавиатура) и устройство вывода - дисплей 3. В качестве однокристального микроконтроллера может быть использована схема Intel 80С51. Микроконтроллер 1 подключен к цифроаналоговому преобразователю 4, с которым связан блок 5 памяти. Выход преобразователя 4 подключен к входу генератора 6 радиочастоты, первый выход которого через усилитель 7 мощности подключен к блоку 8 согласования . Выход блока 8 согласования подключен к электродам 9. Второй выход генератора 6 радиочастоты подключен к блоку 10 автоподстройки частоты, выход которого подключен к входу цифроаналогового преобразователя 4.
Однокристальный микроконтроллер осуществляет управление всем устройством. Главной его функцией является преобразование информации о медикаменте, которую врач вводит с помощью клавиатуры, в цифровое кодовое слово. Каждому медикаменту соответствует 8-16 разрядное кодовое слово. Преобразователь 4 преобразует кодовое слово в соответствующий аналоговый сигнал, характеризующийся определенным значением напряжения на выходе преобразователя.
Блок 5 памяти выполняет функции блока хранения электромагнитных характеристик медикаментов. Он содержит набор кодовых слов, соответствующих номенклатуре используемых медикаментов.
Особенностью устройства является использование в качестве генератора 6 радиочастоты генератора, управляемого напряжением. Для стабилизации частоты в процессе выдачи сигнала, относящегося к единичному медикаменту необходимо поддержание точного значения указанной частоты. Это осуществляется с использованием блока 10 автоподстройки частоты. В этом блоке происходит сравнение заранее заданных величин диапазона генерируемых частот с истинным значением. Если рассогласование выше заданной точности, то происходит изменение напряжения на выходе
преобразователя 4, приводящее к изменению частоты выходного сигнала генератора 6. Напряжение на выходе генератора составляет около 1 В, а после усилителя 7 мощности - около 10 В. Назначение блока 8 согласования, в его качестве может выступать как трансформатор (при индуктивном характере выходной нагрузки), так и аналогичное устройство при использовании электродов, препятствующее искажению частотных хаврактеристик при различных нагрузках.
Устройство работает следующим образом.
Врач посредством устройства 2 ввода набирает на клавиатуре наименование медикамента, например. Salmonella parathyphy. Микроконтроллер 1 определяет соответствующее ему кодовое слово, например, 10010101, вводит его в блок 5 памяти и подает этот цифровой сигнал на вход преобразователя 4. В соответствии с выданным кодовым словом на выходе генератора 6 вырабатывается сигнал, соответствующий заданному диапазону частот (365,05 - 370,10 КГц). Если в процессе тестирования (или лечения), т.е. когда электроды 9 присоединены к телу пациента, значение частоты не выходит за пределы указанного диапазона, блок 10 согласования на выходной сигнал влияния не оказывает. Если в процессе тестирования частота выходного сигнала изменяется и выходит за пределы установленного диапазона, то блок 10, изменяя напряжение на генераторе, приводит ее вновь в рабочий диапазон.
Устройство позволяет за достаточно короткое время и просто устанавливать значение тестирующей частоты, соответствующее заданному медикаменту и поддерживать его достаточный для диагностики и лечения пациента период времени.