СКЛАДНАЯ ВАННА-ПРОСТЫНЯ ДЛЯ МЫТЬЯ ЛЕЖАЧЕГО БОЛЬНОГО В ПОСТЕЛИ

Заявленная полезная модель относится к области медицинской техники - средствам ухода за пациентами.
Складная ванна-простыня для мытья лежачего больного в постели - предназначена для мытья больного в постели. Подходит для использования как в стационаре, так и в домашних условиях. Значительно облегчает труд персонала по уходу за пациентами.
Из предшествующего уровня техники известны модели складных ванн-простыней, характеризующихся маленькими габаритами, недостаточными для комфортного положения тела пациента, содержащих металлический разборный каркас массой 4 и 7 килограммов соответственно, утяжеляющий изделие.
Наименования моделей:
1. З-135, производитель - ООО «ПлатИНа», г. Санкт-Петербург.
Складная ванна-простыня / ООО «ПлатИНа». - Текст: электронный // Специальный медицинский журнал «Медицина» от МЕДИНФО. - 2016. - №1(27). - С.59. - URL: http://www.medicinayuga.ru/wp-content/uploads/2018/02/МЕДИЦИНА-Март-2016.pdf(дата обращения: 13.06.2019).
Признаки модели:
комплектация: тканевая основа с присоединенным к ней шлангом; металлические штанги (пара); П-образные металлические стойки-держатели (пара); подголовник в виде ремня, натянутый на бортики ванны
длина - 170 см.
ширина - 65 см.
высота - 30 см.
масса - 4 кг.
Признаки аналога полезной модели, совпадающие с признаками полезной модели:
тканевая основа с присоединенным шлангом
2. Ванна-простыня тканевая складная, производитель - Филиал Федерального Государственного Унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Самара
http://samprop.ru/product/vanna-prostvnia-tkanevaia-skladnaja/
Признаки модели:
комплектация: тканевая основа из палаточной ткани; металлический разборный каркас из стальной трубы с защитным порошковым покрытием; слив для воды; мягкий подголовник;
длина изделия - 200 см.
ширина изделия - 55 см.
высота изделия - 45 см.
масса изделия - 7,6 кг.
Признаки аналога полезной модели, совпадающие с признаками полезной модели:
тканевая основа;
слив для воды;
мягкий подголовник;
длина изделия - 200 см.
Исходя из выше представленных признаков аналогов полезной модели, наиболее близкий аналог полезной модели - ванна-простыня тканевая складная производства Филиала Федерального Государственного Унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Самара.
Задача, на решение которой направлена разработка полезной модели, заключается в повышении удобства использования ванны-простыни, а именно - путем исключения из ее комплекта (фиг. 1) металлического каркаса, упрощения способа сборки и крепления модели, увеличения габаритов под рост и комплекцию пациентов.
Ванна-простыня для мытья лежачего больного в постели изготовлена из двойного водонепроницаемого материала (внутренняя и наружная стороны), что является дополнительной степенью защиты от возможного протекания (фиг. 2). По периметру ванны-простыни протянуты стропы для фиксации на спинках кровати, которые позволяют фиксировать степень натяжения бортов ванны в зависимости от длины кровати. Стропы закрепляются на спинках кровати с помощью струбцин, как это показано на фиг. 3
Отсутствие металлических комплектующих в качестве каркаса для установки на кровати делает ванну более удобной для пациентов, обеспечивая необходимую ширину для комфортного положения тела. Ширина готового изделия практически совпадает с шириной ложа медицинской кровати и составляет 85 см. Высота бортиков ванны - 20 см.
Для комфортного положения головы пациента при мытье предусмотрен подголовник высотой 8 см (фиг. 4), изготовленный из плотного пенополиуретана в водонепроницаемом чехле. Такая конструкция позволяет приподнять голову больного на достаточную высоту для мытья, и в то же время является естественным комфортным валиком, не нарушающим кровоснабжение шейного отдела позвоночника и головного мозга.
Слив воды осуществляется через гибкий пластмассовый шланг с заглушкой в нижней части (фиг. 5).
Ванна поставляется в компактной сумке-чехле с ручкой (фиг. 6).
Технические характеристики:
Длина изделия - 240 см. / Рабочая длина - 200 см.
Ширина изделия - 125 см. / Рабочая ширина - 85 см.
Высота бортиков - 20 см.
Габариты в сложенном состоянии (в сумке) - 45×30×12 см.
Масса изделия - 2 кг.
Эксплуатация полезной модели осуществляется следующим образом: Тканевая основа ванны-простыни протягивается под пациентом и закрепляется на кровати с помощью строп и струбцин (фиг. 3). Затем в ванну наливается вода. Удержание воды в ванне происходит с помощью заглушки сливного отверстия пробкой. После санитарно-гигиенических процедур вода сливается через специальное сливное отверстие и шланг в ножной части ванны-простыни (фиг. 7). Для дополнительной защиты от протекания воды в шланге также есть заглушка. После слива воды пациент и ванна обтираются сухим полотенцем, после чего тканевая основа ванны-простыни убирается из-под пациента.