ПИКНОМЕТР

Полезная модель относится к приборам для измерения плотности сыпучих материалов и может найти применение в лабораторной практике химической, бумажной и др. отраслях промышленности.
Известно устройство для измерения плотности сыпучих материалов (Д.М.Мордасов, М.М.Мордасов "Технические измерения плотности сыпучих материалов" издательство ТТТУ, 2004 г. стр 8, рис.1.2.), состоящее из мерной воронки расположенной над переходящим в воронку цилиндром, снабженным наклонными пластинами для усреднения пробы материала, который засыпают в приемный сосуд определенного объема. В данном устройстве используется весовой метод определения плотности сыпучих материалов. Недостатком устройства является зависимость количества насыпанного в приемный сосуд материала от высоты расположения мерной воронки и цилиндра переходящего в воронку. Изменяя высоту этих элементов меняется степень уплотнения материала в приемном сосуде и соответственно меняется его плотность.
3
Известен пикнометр для определения плотности твердых и сыпучих материалов (Лабораторные приборы и оборудование из стекла и фарфора. Справочное издание, изд-во ХИМИЯ, Москва, 1988 г, стр.153 рис.117а), состоящий из стеклянного сосуда специальной формы. Недостатком этого пикнометра является невозможность определения плотности легких материалов с плотностью р<1 г/см, всплывающих в жидкости.
3
3
Известен пикнометр для жидкостей [ГОСТ 22524-77], выбранный в качестве прототипа, представляющий собой стеклянный сосуд специальной формы: нижняя которого выполнена сферической, соединенная с вертикальной цилиндрической трубкой, на которой расположена кольцевая горизонтальная метка. Наличие метки на вертикальной трубке позволяет точно фиксировать определенный объем жидкости. Измерение плотности основано на взвешивании находящейся в пикнометре определенного объема жидкости, заполняющей его до кольцевой цилиндрической метки на вертикальной цилиндрической трубке. Данный пикнометр позволяет определять известным методом плотность сыпучих материалов, плотность которых р>1 г/см, т.е. плотность твердых материалов, которые тонут в жидкости. Недостатком этого пикнометра является невозможность определения плотности сыпучих материалов, плотность которых р<1 г/см, поскольку такие материалы плавают на поверхности жидкости, искажая тем самым объем заполнения пикнометра. Примером таких материалов являются опилки, древесная кора, древесная стружка, древесный уголь, гранулы полиэтилена и др.
3
Целью предлагаемой полезной модели является повышение точности измерения плотности сыпучих материалов с р<1 г/см.
Поставленная цель достигается тем,, что сферическая часть пикнометра выполнена из двух частей, разделяющих ее в диаметральной плоскости пополам и между которыми размещена перфорированная перегородка с размером отверстий, диаметр которых меньше размера твердых частиц.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется чертежом, где на фиг.1 изображена схема пикнометра.
Пикнометр, представляет собой стеклянный сосуд специальной формы, нижняя часть 1 которого выполнена сферической, верхняя часть 2 также выполнена сферической и соединена с вертикальной цилиндрической трубкой 3, на которой расположена кольцевая горизонтальная метка 4, Между двух частей пикнометра 1 и 2, разделяющих ее в диаметральной плоскости пополам, размещена перфорированная перегородка 5 с размером отверстий, диаметр которых меньше размера твердых частиц.. Верхняя 2, нижняя 1 части пикнометра и перфорированная перегородка 5 соединены креплением 6.
3
3
3
3
Пикнометр для измерения плотности сыпучих материалов с р<1 г/смиспользуется следующим образом.. Предварительно взвешенный сыпучий материал засыпается в заранее отсоединенную нижнюю часть 1 пикнометра. Затем на последнею устанавливается перфорированная перегородка 5 и верхняя часть 2 пикнометра. Далее верхняя 2, перфорированная перегородка 5 и нижняя 1 части пикнометра соединяются креплением 6. Потом производится заполнение пикнометра жидкостью известной плотности до кольцевой горизонтальной метки 4 на вертикальной цилиндрической трубке 3, фиксирующей определенный объем заполнения пикнометра (25, 50, 100 сми т.д.). Затем осуществляется взвешивание пикнометра, заполненного жидкостью и сыпучим материалом с р<1 г/см и по известным формулам [ГОСТ 22524-77] производится вычисление плотности последнего. Наличие двух частей 1, 2 пикнометра позволяет заполнить пикнометр исследуемым материалом, а перфорированная перегородка 5 препятствует всплытию материала с р<1 г/см, тем самым повышается точность измерения плотности. В известном пикнометре (прототипе) подобное практически невозможно, поскольку такие материалы (опилки, древесная кора, древесная стружка, древесный уголь, гранулы полиэтилена и др.) плавают на поверхности жидкости, искажая тем самым объем заполнения пикнометра.
Предлагаемый пикнометр изготавливается в университете растительных полимеров для последующих испытаний и реализации на предриятих химической, целлюлозно-бумажной и др. отраслях промышленности.