Мобильное медицинское транспортное средство (полевой госпиталь)

Мобильного медицинское транснортное средство (полевой госпиталь).
Полезная модель относится к нодвижной медицинской технике, а именно к нолевым госшггалям.
Известно транснортное средство для медицинских целей, онисанное в натенте РФ № 2003515, которое иснользуется для сохранения установленного воздушного и санитарно-гигиенического режима при передаче лекарственных  из одного медицинского отделения в Другое.
Основным недостатком этого транспортного средства является то, что оно не обеспечивает медшщнскзш) службу приборами и аппаратурой, необходимыми для проведения кардиологических операций в полевых условиях
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является мобильное медицинское транспортное средство, предназначенное для оказания медицинской номощи в полевых условиях, описанное в пагенте РФ № 2135142, содержащее кузов-фургон с системой очистки воздуха и вентиляции, разделенный перегородками на отделения с установленным в них медицинским оборудованием.
Главным недостатком прототипа является невозможность проведения кардиологических операций в полевых условиях.
Техническим результатом данное полезной модели является повышение эффективности оказания экстренной медицинской помоши путем обеспечения возможности проведения кардиологических операций в нолевых условиях, отдаленных районах и при возникновении чрезвьиайной ситуации (ЧС), снижение числа человеческих потерь при
возникновении ЧС путем обеспечения возможности проведения кардиологических оп)аций в полевых условиях.
Технический результат достигается за счет того, что в мобильное медицинское транспортное средство, содержащее связанные между собой диагностический блок, блок-стационар и технический блок, при этом диагностический блок содержит по меньшей мере одну кушетку для обследуемого пациента, стойку с диагностической аппаратурой, размешенную рядом с упомянутой кушеткой, и стойку с дополнительной аппаратзфой и инструментами, упомянутый блок стационар содержит кушетки для пациентов, зшомянутый технический блок содержит блок питьевой воды, моечную систему, блок технической воды, шкаф с медицинским имушеством, дизель-агрегат и распределительный шит, предназначенные для обеспечения электроэнергией стойки с диагностической аппаратурой и стойки с дополнительной аппаратурой и инструментом диагностического блока, а также для обеспечения электроэнергией блока-стационара, при этом в диагностическом блоке, блоке-стационаре и техническом блоке установлены блоки контроля параметров среды, дополнительно введен операционный блоком, связанный с техническим блоком и по меньшей мере с одним из упомянутых блоков, а именно, диагностическим блоком или блокомстационаром, при этом операционный блок содержит выполненные с возможностью перемешения операционный стол, стойку с аппаратом вспомогательного кровообращения и аппаратурой поддержания основных жизненно-важных функций пациента, стол с операционным инструментом, при этом в операционном блоке расположены осветительные установки, предназначенные для освещения операционного стола во время операции и всего операционного блока, упомянутый дизель-агрегат и расгфеделигельный щит предназначены для обеспечения электроэнергией
(
стойки с аппаратом вспомогательного кровообращения и осветительных установок операционного блока.
В частном варианте выполнения операционный блок содержит также такелажный отсек, в котором размещаются ппсафы с медицинским имуществом.
Заявленная полезная модель поясняется чертежом фиг. 1, на котором показана структурная схема мобильного медицинского транспортного средства.
Заявленное средство (полевой госпиталь) представляет собой набор идентичных по размеру и базовому оснащению (щасси, присоединительные элемешы, системы очистки воздуха и вентиляции) блоков.
Как показано на чертеже фиг. 1, полевой госпиталь содержит связанные (состыкованные) между собой диагностический блок 1, блокстационар 2, технический блок 3 и операционный блок 4.
Диагностический блок содержит кущетки для обследуемого пациента 1.1, стойку диагностической аппаратуры 1.2 и стойку с дополнительной аппаратурой и инструментами 1.4.
Размер диагностического блока выбирается так, чтобы в нем помещались перечисленные вьппе стойки, кушетки для пациентов, а также было пространство, необходимое для работы врачей (на чертеже обозначены позицией 1.3), проводяпщх диагностику.
Стойки и кушетки в диагностическом блоке размещаются таким образом, чтобы было обеспечено удобство работы врачей, при этом они могут размещаться в блоке различным образом, например, как показано на чертеже фиг. 1.
Блок-стационар 1 содержит кушетки 2.1. Количество кушеток зависит от размера блока-стационгфа, например, в нем, как показано на чертеже фиг. 1, может размеш;аться пять кушеток, а также от числа больных, которым необходим стационар.
Кушетки в блоке-стационаре могут быть расставлены различным образом, например, параллельно друг другу, как показано на чертеже фиг. 1. Однако могут быть и другие способы расстановки кушеток.
Технический блок 3, как показано на чертеже фиг. 1, состоит из дизель-агрегата 3.1, распределительного шдга 3.2, блока питьевой воды 3.3, моечной системы 3.4, блока технической воды 3.5 и шкафа с медицинским имуш;еством 3.6.
Все элементы технического блока 3 могут размепхаться различными способами, например, как показано на чертеже фиг. 1. Однако могут быть и другие способы размещения.
Дизель-агрегат 3.1. и распределительный пщт 3.2 обеспечивают получение различных видов токов и напряжений для функционирования аппаратуры операционного блока, диагностического блока и блокастационара, а также обеспечение электроэнергией осветительных приборов (ламп) каждого блока 1, 2, 3 и 4.
Операционный блок 3, как показано на чертеже фиг. 1, содержит операционный стол 4.1, стойку с аппаратом вспомогательного кровообрап1;ения и аппаратурой поддержания основных жизненно-важных функций 4.2, осветительные установки 4.3 и стол с операционным инструментом 4.4. Кроме этого блок дополнен такелажным отсеком, в котором размеп1;аются шкафы с медицинским имуп1;еством.
Осветительные установки предназначены для освещения операционного стола во время проведения операций и все операционного блока.
Все элементы (4.1 - 4.4) операционного блока в свободное от операций время могут быть размещены в блоке различным образом.
Кроме того элементы 4.1 - 4.4 операционного блока вьшолнены с возможностью перемещения, для чего каждому элементу приделаны ролики или небольпше колеса. Такое выполнение позволяет перемещать элементы по операционному блоку для создания удобства работы врачей при проведении операций.
Стойка с аппаратом вспомогательного кровообращения и аппаратурой поддержания основных жизненно-важных функций пациента и осветительные установки питаются электроэнергией, подаваемой от дизель-агрегата через распределительный пщг.
Описанное выше выполнение полевого госпиталя позволяет компоновать его в соответствии с вознишпей ситуацией.
При развертывании транспортного средства (полевого госпиталя) на местности последовательность приема пострадавших может быть осуществлена следующим образом:
Проводится необходимое обследование пострадавшего в диагностическом блоке, в случае необходимости оказывается первая медицинская помощь.
Если состояние удовлетворительное, пострадавший покидает полевой госпиталь (в диагностическом блоке предусмотрен отдельный выход места стыковки блоков, с целью не препятствовать потоку раненных/пострадавпшх).
В случае необходимости провести терапевтические мероприятия или подготовку к последующей операции пострадавший переводится в блок-стационар, где размещается на кушетке (2.1).
При возникновении ЧС и необходимости оказывать срочную реанимационнз го помощь можно направлять раненных непосредственно в реанимационный блок, минуя диагностический. Таким образом, заявленный полевой госпиталь обеспечивает
возможность оказания необходимой помощи, в том числе и проведение
операций, в полевых условиях.