Термопреобразователь сопротивления МТСМ

Термопреобразователь сопротивления МТСМ
Относится к средствам измерения температуры газообразных и жидких неагрессивных сред в диапазоне от -50 до +200°С.
Существует преобразователь сопротивления ТСМ, предназначенный для тех же целей /1/, являющийся аналогом.
Основным недостатком существующего ТСМ являются: высокая тепловая инерпионность, низкая надежность конструкции, обусловленная чувствительностью к вибрациям и механическим воздействиям.
Цель предлагаемого термопреобразователя МТСМ - уменьщение величины тепловой инерционности, усиление жесткости соединения катуппси с проводниками внутри оболочки, а также повышение эксплуатационной надежности и устойчивости к механическим воздействиям и вибрациям.
Эта цель достигается тем, что катущка с проводниками вставляется в керамическую трубку, обладающей высокой теплопроводностью и заполняется теплопроводящей пастой, а концы проводников пропускаются через керамическую втулку, причем, торец с проводниками и свободный торец керамической трубки заливаются герметизирующей смолой.
На фиг. показан эскиз конструкции предлагаемого термопреобразователя, который состоит из следующих деталей:
1.Катущки (из медного провода)
2.Теплопроводящей пасты.
3.Керамической трубки, обладающей высокой теплопроводностью
4.Керамической втулки
5.Заливки герметизирующей
6.Выводов катущки
7.Места подпайки вьшодов к катушке.
Устройство работает следующим образом::
при измерении температуры неагрессивной газовой среды, например, воздуха, МТСМ используется без дополнительной защитной гильзы; при измерениях температуры воздушных и жидких неагрессивных сред с высокой температурой заключается в защитную гильзу.
2003112890
11111.ШШр.||1Шр.НШШШ