УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА КОНДЕНСАТА ВОДЫ ИЗ ФУМАРОЛ

Полезная модель относится к классу оборудования использующегося для исследования или анализа материалов путем определения их химических или физических свойств, и может быть использована для отбора проб конденсата воды и неконденсирующегося газа из фумарол.
Наиболее близким из известных аналогов является: отбор проб, при помощи стандартного стеклянного медицинского шприца Жане, емкостью 150 мл, в барботеры с трехходовыми кранами.
Недостатком аналога устройства является: отсутствие серийного производства барботеров с трехходовыми кранами и надежной герметизацией кранового узла; хрупкость барботеров, приводящая к риску их разрушения в полевых условиях; ограничение по объему отбираемой пробы приводит к невозможности отбора неконденсирующегося газа при малых газосодержаниях, продолжительный по времени (1-2 часа) процесс отбора конденсата при помощи шприца Жане.
Задача, решаемая предлагаемой полезной моделью - осуществление автоматизированного отбора проб конденсата воды и газа из парогазовой разгрузки фумаролы.
Решение указанной выше задачи необходимо для мониторинга фумарольной активности вулканов и гидротермальных систем.
Сущность технического решения состоит в создании устройства, включающего малогабаритный шестеренчатый электрический насос с автономным питанием 6 В, 0.5 А, расходом жидкости 2 л/мин, работающим при температуре до 80°C (MABUCHI DC360), перфорированную пробоотборную трубку из титана с силиконовым шлангом, подсоединенным к охладительной системе состоящий из двух барботеров.
На фиг. 1 изображена структурная схема полезной модели.
В состав устройства для отбора конденсата воды и газа из парогазовой разгрузки фумарол входят: 1 - перфорированная на 1/3 длины в нижней части пробоотборная трубка из титана ВТ 1-0 (∅10×2), длиной 1,5 м; 2 - силиконовый шланг диаметром 10 мм, длиной 1 м; 3 - два стеклянных барботера для охлаждения и сбора конденсата; 4 - емкость с охлаждающей жидкостью; 5 - Н-малогабаритный шестеренчатый насос (MABUCHI DC360) с элементами питания стандарта АА (6 В), собранный в футляре (ящике для инструментов Stanley 25) с соединительными фторопластовыми трубками; на корпусе которого находятся: а) входной штуцер для силиконового шланга диаметром 5 мм, б) выходной штуцер для силиконового шланга диаметром 5 мм, в) тумблер включения/выключения питания с индикатором.
Принцип работы устройства заключается в следующем: перфорированная пробоотборная титановая трубка, посредством силиконового шланга соединяется с двумя стеклянными барботерами (между собой барботеры соединены силиконовой трубкой), выход второго барботера через силиконовую трубку подключается к входному штуцеру насоса. На выходной штуцер насоса также надевается силиконовая трубка, барботеры помещаются в емкость с охлаждающей жидкостью (4). После этого осуществляется погружение перфорированной части пробоотборной трубки в канал фумаролы (7). После включения насоса начинается прокачка парогазовой смеси из фумаролы через систему пробоотбора, в результате чего в барботерах конденсируется вода. Параллельно с отбором конденсата, на выходе системы возможен отбор неконденсирующегося газа методом вытеснения в стеклянные бутыли 100 мл (6) через водяной затвор.
Созданное устройство позволяет обеспечить многократный отбор конденсата и неконденсирующегося газа из каналов действующих фумарол.