Бытовой портативный безлинзовый тренажер для тренировки центральной зрительной фиксации

Полезная модель «Портативный безлинзовый тренажер для тренировки центральной зрительной фиксации» (далее тренажер), относится к медицине, а именно - к офтальмологии.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству для тренировки центральной зрительной фиксации является, выбранный в качестве прототипа стационарный макулотестер поляризационный МТП-2 [1] .
К недостаткам такого устройства следует отнести его ограниченные возможности при использовании — это стационарность, большие габариты, вес, сильный нагрев во время работы от лампы накаливания, шумность, наличие высокого напряжения 220В.
На стационарном аппарате необходима фиксация позы тела и головы на время тренировки перед окуляром прибора. Это вызывает негативное отношение к тренировкам, особенно у детей, так как сидеть в определенной позе долгое время тяжело.
Задача, на решение которой направлено заявляемая полезная модель, - устранение недостатков стационарной модели.
Данная задача решается за счет того, что заявляемая полезная модель «Портативный безлинзовый тренажер для тренировки центральной зрительной фиксации» - мобильная, компактная, имеет маленький вес, не нагревается, отсутствие шума при работе, использование безопасного напряжения питания 5В, простота управления, возможность крепления в медицинскую диагностическую оправу. Заниматься в любой удобной позе без фиксации головы.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является получение компактного тренажера индивидуального использования. Повышение эффективности и безопасности процесса тренировок его упрощение и удешевление. Занятия можно проводить в любое удобное время.
Сущность полезной модели поясняется на Фиг.1.
Тренажер состоит из исполнительной части 1 и пульта управления 2, соединенные между собой сигнальный кабелем 4. С обеих сторон исполнительной части находятся смотровые круглые отверстия 3 диаметром 30 мм с прозрачным стеклом толщиной 2 мм. Внутри тренажера микродвигатель приводит во вращение поляризованный кобальтовый фильтр. Диаметр фильтра 25 мм. Скорость и направление вращения устанавливается на пульте управления.
Пульт управления 2 содержит электронику управления. На одной из поверхностей корпуса есть кнопка 5. Кратковременным нажатием/отпусканием кнопки тренажер включается на начальную скорость вращения светофильтра в исполнительной части, последующее кратковременное нажатие приводит к ступенчатому увеличению скорости вращения. При достижении максимальной скорости вращения, последующее нажатие приведет к выключению прибора. Во время вращения на любой скорости можно осуществить реверс вращения путем нажатия/удержания в течение 3 сек и отпускания кнопки.
Питание прибора осуществляется через разъем microUSB 6 на пульте управления.
Внешний вид тренажера представлен на фото.
Источники:
1. Макулотестер поляризованный МТП-2, паспорт ткз.950.001 ПС, Харьков облполиграфиздат, 1985 (прототип).