Кювета с обратным клапаном на крышке

Полезная модель относится к области оптической физики, в частности к пустотелым призмам, являющимся составной частью спектрофотометров, предназначенных для изучения строения и состава различных соединений, а также качественного и количественного определения веществ.
Известен аналог «Кювета для спектрофотометра» [1], представляющая из себя пустотелую стеклянную или кварцевую призму без одного основания.
Недостатком рассмотренного аналога является высокая вероятность пролития пробы из кюветы и невозможность работы с жидкостями, содержащими летучие соединения.
Известен аналог «Кювета кварцевая, ку-1 флуоресцентная с пробкой» [2], представляющая из себя пустотелую стеклянную или кварцевую призму без одного основания. Отверстие в кювете имеет круглую форму и закрывается флуоресцентной пробкой, обеспечивающей ее герметичность.
Недостатком рассмотренного аналога является то, что при снятии плотно прилегающей к отверстию в призме пробки для изменения концентрации исследуемого раствора путем добавления в него веществ высока вероятность пролития содержимого кюветы, а также улетучивания летучих соединений, содержащихся в исследуемом растворе.
В качестве прототипа нами выбрана «Кювета с фторопластовой крышкой» [3], представляющая из себя пустотелую стеклянную или кварцевую призму без одного основания. Отверстие в кювете имеет прямоугольную форму и закрывается фторопластовой крышкой, обеспечивающей ее герметичность.
Недостатком рассмотренного аналога является то, что при снятии плотно прилегающей к отверстию в призме крышки для изменения концентрации исследуемого раствора путем добавления в него веществ высока вероятность пролития содержимого кюветы, а также улетучивания летучих соединений, содержащихся в исследуемом растворе.
Задачей технического решения является создание оптимальных условий для сохранения содержимого кюветы при ее открытии для изменения концентрации исследуемого раствора путем добавления в него веществ и работы с жидкостями, содержащими летучие соединения, минимизирующих их улетучивание.
Поставленная задача решается благодаря тому, что «Кювета с клапаном на крышке», содержащая пустотелую призму без одного основания, фторопластовую крышку прямоугольной формы, отличается тем, что на крышке расположен обратный клапан для добавления веществ в кювету.
Между совокупностью существенных признаков заявляемого объекта и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь, а именно наличие обратного клапана на фторопластовой крышке кюветы позволяет, не открывая крышку, добавлять вещества в кювету, не допуская пролития ее содержимого, и работать с жидкостями, содержащими летучие соединения, минимизируя их улетучивание.
Техническое решение позволяет быстро, не открывая крышку, добавлять вещества в кювету, не допуская пролития ее содержимого, и работать с жидкостями, содержащими летучие соединения, минимизируя их улетучивание.
Техническая сущность предложенного технического решения поясняются чертежами, на которых:
Фиг. 1. Вид кюветы с обратным клапаном на крышке спереди.
Фиг. 2. Вид кюветы с обратным клапаном на крышке сбоку.
Фиг. 3. Вид кюветы с обратным клапаном на крышке сверху.
Предложенная «Кювета с обратным клапаном на крышке» состоит из: пустотелой призмы без одного основания - 1; фторопластовой крышки прямоугольной формы - 2; обратного клапана - 3.
Описанное выше техническое решение «Кювета с обратным клапаном на крышке» осуществляется следующим образом:
1. Кювета вынимается из спектрофотометра.
2. Через клапан на крышке пипеткой добавляется или отбирается из нее жидкость.
3. Кювета помещается в спектрофотометр.
Технико-экономическое обоснование
При применении предлагаемого нами технического решения «Кювета с обратным клапаном на крышке» за счет наличия обратного клапана на крышке не допускается пролитие содержимого кюветы при изменении концентрации исследуемого раствора путем добавления в него веществ и улетучивание летучих соединений при работе с жидкостями, их содержащими, тем самым ускоряется скорость подготовки к исследованию очередной пробы, точность исследования и увеличивается в 2,6 раза производительность труда, что, безусловно, снижает себестоимость спектрофотометрии.
Источники информации
1. Кювета для спектрофотометра [Электронный ресурс] // Сайт www.termoprom.ru. - «ТермоПром», [2002-2015]. - Режим доступа: http://www.termoprom.ru/opticheskie-kvarcevye-kjuvety-dlja-spektrofotometra.html свободный. - Загл. с экрана. (10.01.2015).
2. Кювета кварцевая, ку-1 флуоресцентная с пробкой [Электронный ресурс] // Сайт www.ibp-ran.ru. - «Институт Биологического Приборостроения РАН», [1997-2016]. - Режим доступа: http://optika-ibp-ran.ru. свободный. - Загл. с экрана. (10.01.2015).
3. Кювета с фторопластовой крышкой [Электронный ресурс] // Сайт www.analytic-lab.ru. - «Интернет-магазин лабораторного оборудования Аналитик-лаб, [2013]. - Режим доступа: http://analytic-lab.ru/product?id=1221 свободный. - Загл. с экрана. (10.01.2015).