ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ КОЛОНОЧНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

ЭЛЕК1РИЧЕСКШ ДЕТЕКТОР ДЛЯ КОЛОНОЧНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Полезная модель относится к области газохроматографического анализа,в частности, к детектирующим устройствам, применяемым для анализа органических веществ, и может быть использована в хроматографах.
Известен детектор для колоночной хроматографии по теплопроводности, действие которого основано на различии между теплопроводностью паров вещества и газа-носителя ll.
Однако чувствительность такого детектора ограничивается на вещества с теплопроводностью., близкой к теплопроводности газа-носителя.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является детектор газовых смесей, состоящий из полупроводниковой пленки оксида цинка., нанесенной на стеклянную подложку и помещенной в трубку, которая соединяется с выходом газового хроматографа 2. Работа такого устройства основана на изменении электропроводности пленки в условиях адсорбции и десорбции газов. Использование пленочного детектора позволило повысить чувствительность хроматографического определения состава некоторых газовых смесей по сравнению с детектором по теплопроводности.
Основным недостатком известного устройства является его нечувствительность к таким веществам как ацетон, спирт ты, альдегиды и их микропримесям и высокая рабочая температура (490 °С).
М.кл. &OI Л Х/64
, ,
позволяющего определять не только содержание указанных органических веществ, но и микропримесей в них даже при комнатной температуре. Поставленная задача может быть решена за счет того, что в детекторе для колоночной хроматографии, содержащем полупроводниковую пленку, нанесенную на стеклянную подложку, полупроводниковая пленка выполнена из теллурида кадмия.
Заявляемое в качестве полезной модели техническое решение позволяет определять ацетон и другие органические вещества и микропримеси в них даже при комнатной температуре.
Сущность полезной модели поясняется чертежом где на фиг. I приведена конструкция детектора, а на фиг. 2(а,б) - хромйтограммы ацетона, полученные с использованием а)обычного детектора по теплопроводности и б) - пленки CdTe.
Детектор представляет собой стеклянную подложку I с нанесенной на нее полупроводниковой пленкой CdTe 2 и напыленными на поверхность пленки металлическими электродами.
Газовый анализ с использованием в качестве детектора чистоты ацетона полупроводниковой пленки CdTe был проведен в сравнении с обычным методом детектирования по теплопроводности газа. Результаты детектирования с обычным детектором по теплопроводности и полупроводниковой пленкой CdTe были получены на приборе ЛХМ-72 с однометровой колонкой диаметром 3 мм, заполненной хроматоном М-AW фракции 0,25-0,30 мм с неподвижной жидкой фазой реоплекс марки 400 - 15 %. Колонка предварит ельно термос та тировалась. Температура пленки составляла 25 С. Измерение электропроводности пленки осуществляли по стандартной методике двухзондовым методом.
Работа заявляемого полупроводникового детектора основана на изменении электропроводности полупроводниковой пленки CdTe в условиях адсорбции и десорбции газов.
Результаты сравнительного анализа показывают, что предлагаемый детектор регистрирует,кроме основного пика, совпадащего по времени выхода с пиком, регистрируемым обычным элементом по теплопроводности, еще несколько пиков.
Таким образом, применение полупроводникового детектора из пленки теллурида кадмия позволяет обнаруживать не только ацетон и другие углеводороды, но и примеси в них, тогда как известные аналоги таковые не регистрирует. Таким образом заявляемое техническое решение обладает более широкими функциональными возможностями и более высокой чувствительностью, чем известный - детектор из оксида цинка.
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Электрический детектор для колоночной хроматографии, содержащий полупроводниковую пленку, нанесенную на стеклянную подложку, отличащийся тем, что пленка вьшолнена из теллурида кадмия.
Источники информации
1.Вяхирев Д.А., Шушукова А.Ф. Руководство по газовой
хроматографии. М.: Высш.школа, 1987.
2.Tetsuro SeiyarntL, Alto ato iCiyosKd Tujush .noK ( . (i N/evi/ iecbr jOf G-as€Oas Compone/its UsiAg 5em.cconc uettV ThCn .
, Vot. Wo./f, 2 p.. i502-  , Проректор no НИР „
(оТрушляков В.И.