ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОРОДА В БОЛЬНИЦАХ

1. Устройство для получения кислорода в учреждении, в котором имеется по меньшей мере одно устройство для получения медицинского воздуха (V, R), вакуумная система (VS) и PSA-блок (A), который служит для получения потока кислорода, отличающееся тем, что PSA-блок (A) и вакуумная система (VS) соединены друг с другом таким образом, что с помощью вакуумной системы (VS) обеспечивается регенерация адсорбера или адсорберов PSA-блока (A), и/или устройство для получения медицинского воздуха (V,R) таким образом соединено с PSA-блоком (A), что в PSA-блок (A) поступает по меньшей мере часть потока (2) получаемого медицинского воздуха в качестве исходного газа.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, полученный поток кислорода (5) имеет чистоту по меньшей мере 80%, предпочтительно по меньшей мере 90%.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в учреждении имеется также по меньшей мере одно газоаналитическое устройство (GA), причем газоаналитическое устройство (GA) соединено со стороной продукта PSA-блока (A).
4. Устройство по одному из пп.1-3, отличающееся тем, что оно содержит дополнительные средства для подачи воздуха в качестве исходного газа в PSA-блок (A).
5. Устройство по одному из пп.1-3, отличающееся тем, что устройство соединено с по меньшей мере одной накопительной емкостью, которая в частности служит для хранения сжиженного кислорода.
6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что устройство соединено с по меньшей мере одной накопительной емкостью, которая в частности служит для хранения сжиженного кислорода.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что устройство выполнено передвижным.
8. Способ эксплуатации устройства по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что PSA-блок (A) эксплуатируют при давлении адсорбции от 1,3 до 12 бар, предпочтительно от 2 до 8 бар, и/или при давлении десорбции от 0,05 до 0,9 бар, предпочтительно от 0,1 до 0,6 бар.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что в случае по меньшей мере частичного повреждения вакуумной системы (VS) PSA-блок (A) регенерируется не с помощью вакуумной системы (VS), а эксплуатируется при давлении десорбции от 1,01 до 1,5 бар абс., предпочтительно от 1,01 до 1,1 бар абс.
10. Способ установки и/или сборки устройства по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что PSA-блок (A) и вакуумную систему (VS) таким образом соединяют друг с другом, что с помощью вакуумной системы (VS) возможна регенерация адсорбера или адсорберов PSA-блока (A), и/или устройство для получения медицинского воздуха (V, R) таким образом соединяют с PSA-блоком (A), что по меньшей мере часть потока (2) полученного медицинского воздуха поступает в PSA-блок (A) в качестве исходного газа.