Держатель стоматологической отвертки

Полезная модель относится к инструментам для имплантации, в частности к держателям стоматологических отверток, головок, ключей и подобных инструментов, обладающих небольшими размерами и используемых для фиксации зубных протезов/имплантов и их компонентов по месту.
Конструктивно стоматологическая отвертка (головка, ключ, подобный инструмент) представляет собой наконечник с определенной конфигурацией, подходящей для выбранной системы имплантации/протезирования, этот компонент может иметь различную длину, например, в ряду изделий таких брендов, как ADM, BoneTrust, KaVo, Geistlich, Hu-Friedy, Alpha Bio и пр., есть следующие варианты:
ультракороткие - длиной в районе 12,7 мм;
универсальные короткие - 18,5 мм;
универсальные ультрадлинные - 23,5 мм;
ультрадлинные - 33,1 мм.
Универсальные инструменты позволяют работать с удлинителями, динамометрическими ручками или руками. Выбор зависит от поставленных задач и положения обслуживаемой единицы в полости рта.
Самые мелкие отвертки обычно используются только в ручном режиме, они максимально компактны и позволяют попасть в труднодоступные участки, например, добраться до моляров на концах рядов в глубине рта, однако при этом велик риск того, что мелкая отвертка выскользнет из руки хирурга и нанесет существенный вред пациенту, вплоть до летального исхода при попадании в дыхательные пути.
Таким образом, на практике, как правило, держателем стоматологической отвертки является (помимо руки хирурга - рассмотрено выше) удлинитель или динамометрическая ручка (см., например, АБАТМЕНТЫ.РУ [https://abatmenty.ru/ - Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://abatmenty.ru/spravochnik/otverdki, доступ свободный - (28.11.2022).
К недостаткам таких держателей следует отнести ограниченность области их применения, обусловленную невозможностью точного попадания инструмента и/или обеспечения требуемой ориентации инструмента в труднодоступных участках, например, в области моляров на концах рядов в глубине рта.
Наиболее близким к заявленному техническому решению - прототипом - является держатель стоматологической отвертки Ortho Easy F немецкой фирмы Forestadent, выполненный в виде компактной цилиндрической рукоятки и размещенного внутри рукоятки и механически соединенного с ней наконечника для размещения в нем отвертки (A ORTHODONYIC COMPANY [https://breket.pro/ - Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://breket.pro/catalog/mikroimplanty/OrmoEasy/derzhatel-otvertki-s-krutiashchim-momentom-orto-izi-1299-0007/, доступ свободный - 28.11.2022). Компактное исполнение прототипа в определенной степени позволяет обеспечить точное попадание и/или требуемую ориентацию инструмента в труднодоступных участках.
К недостаткам прототипа следует отнести недостаточную безопасность его использования, обусловленную высокой вероятностью выскальзывания держателя вместе с отверткой из руки хирурга и, с учетом малых размеров как держателя, так и отвертки, нанесения существенного вреда пациенту, вплоть до летального исхода при попадании в дыхательные пути.
С учетом изложенного, выявленная проблема заключается в устранении негативных последствий при выскальзывании держателя/отвертки из руки хирурга в процессе операции при обеспечении точного попадания и/или требуемой ориентации инструмента в труднодоступных участках.
Технический результат - повышение безопасности.
Выявленная проблема решается, а заявленный технический результат достигается тем, что в держателе стоматологической отвертки, содержащем рукоятку и соединенный с ней наконечник для размещения в нем отвертки, наконечник выполнен кольцевой формы из упругодеформируемого полимера, причем его внутренний диаметр меньше диаметра отвертки и выполнен с возможностью обеспечения посадки с натягом в полости наконечника стоматологической отвертки и ее удержания в процессе хирургических манипуляций в ротовой полости пациента, а рукоятка выполнена в виде изгибаемого стержня, одним из торцов прикрепленного к внешней образующей наконечника, причем рукоятка выполнена с возможностью сгибания с сохранением приданной изогнутой формы.
Полезная модель иллюстрируется изображениями, на которых представлены:
на фиг. 1 - пример I исполнения держателя, вид сверху;
на фиг. 2 - пример I исполнения произвольно изогнутого держателя, вид сбоку;
на фиг. 3 - стоматологическая отвертка в держателе;
на фиг. 4 - пример II исполнения держателя, вид сверху;
на фиг. 5 - пример II исполнения произвольно изогнутого держателя, вид сбоку;
на фиг. 6 - сечение А- А на фиг. 2 для примера III исполнения держателя.
Согласно полезной модели держатель стоматологической отвертки содержит рукоятку 1 и соединенный с ней наконечник 2 для размещения в последнем отвертки 3. Как это показано на представленных изображениях и отмечено в формуле полезной модели, наконечник выполнен кольцевой формы из упругодеформируемого полимера, внутренний диаметр которого меньше диаметра отвертки в пределах упругой деформации наконечника в диаметральном направлении. Такое исполнение обеспечивает посадку с натягом в полости наконечника 2 стоматологической отвертки 3 (фиг. 3) и ее надежное удержание в процессе хирургических манипуляций в ротовой полости пациента.
Рукоятка 1 выполнена в виде изгибаемого стержня (фиг. 1, 2, 4, 5), одним из торцов прикрепленного к внешней образующей кольцевого наконечника 2. Во избежание сомнений поясним, что под изгибаемостью рукоятки в рамках настоящей заявки понимается способность рукоятки к сгибанию с сохранением приданной изогнутой формы. Изгибаемость рукоятки 1 необходима для формирования конфигурации, требуемой для подвода стоматологической отвертки 3 в труднодоступные места ротовой полости пациента. Такая изгибаемость рукоятки 1 может быть обеспечена, включая, но не ограничиваясь, тремя представленными ниже примерами.
Пример I. Возможно использование специального материала, применяемого, например, при изготовлении детских изгибаемых столовых приборов фирмы CANPOL (CANPOL BABIES [https://canpolbabies.com/ru_RU - Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://canpolbabies.com/ru_RU/canpol-babies-flexible-cutlery-p831716, доступ свободный-28.11.2022).
Пример II. изгибаемый стержень (рукоятка 1) может быть выполнен из жесткого полимера с трубчатым сечением, имеющим гофрированный участок 4 между торцом, прилегающим к наконечнику 2, и противоположным торцом. Рукоятка 1 может иметь как один гофрированный участок 4 (фиг. 4, 5), так и несколько - для удобства формирования сложно изогнутого профиля. Работоспособность такой конструкции в массовом применении доказана ее использованием в техническом решении иного назначения - изгибаемых коктейльных трубочках (см, например, ЮО [http://www.krepplast.ru/ - Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.krepplast./category/trubochki-dlya-kokteylya-razmeshivateli-shpazhki-dlya-kanape/trubochka-c-izgibom-frukti-24-sm-19878-100-sht-v-upakovke-10-upakovok-v-korobe/, доступ свободный - 28.11.2022).
Пример III. Изгибаемый стержень (рукоятка 1) может быть выполнен из эластичного полимера с трубчатым сечением и снабжен пластически деформируемой вставкой 5, например, отрезком изгибаемой проволоки (под изгибаемостью проволоки в рамках настоящей заявки понимается способность проволоки к сгибанию с сохранением приданной изогнутой формы), закрепленной (например, вставленной с натягом) внутри трубчатого стержня. Такая конструкция рукоятки 1 вполне обеспечит ее изгибаемость в степени, необходимой и достаточной для достижения заявленного технического результата держателя стоматологической отвертки.
Далее рассмотрим практическую реализацию заявленного технического решения в объеме приведенных выше примеров, в которых заявленная конструкция держателя стоматологической отвертки формировалась под линейку инструментов AZDENT диаметром от 1,2 до 1,4 мм.
Пример I. В качестве рукоятки 1 использовалась обрезанная с приданием стержневой формы ложка фирмы CANPOL (CANPOL BABIES [https://canpolbabies.com/ru_RU - Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://canpolbabies.com/ru_RU/canpol-babies-flexible-cutlery-p831716, доступ свободный - 28.11.2022). В качестве кольцевого наконечника 2 использовался отрезок медицинского силиконового капилляра с внутренним диаметром 1 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 7 мм производства ООО «ИТЕК» (KORP ITEK [https://intekcorp.ru/ - Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://itekcorp.ru/catalog/meditsinskie-trubki/, доступ свободный - 28.11.2022). Соединение означенных элементов в конструкцию в соответствии с формулой полезной модели и изображениями фиг. 1, 2 осуществлялось посредством точечной ультразвуковой сварки по контуру стыка означенных элементов ручным ульразвуковым сварочным аппаратом китайской фирмы OKSULTRASONIC модели OKS-DHJ-300usW.
Пример II. В качестве рукоятки 1 использовалась коктейльная трубочка 5×240000 «КРЕППАК СЕРВИС» (ЮО [http://www.krepplast.ru/ - Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.krepplast./category/trubochki-dlya-kokteylya-razmeshivateli-shpazhki-dlya-kanape/trubochka-c-izgibom-frukti-24-sm-19878-100-sht-v-upakovke-10-upakovok-v-korobe/, доступ свободный - 28.11.2022). В качестве кольцевого наконечника 2 использовался отрезок медицинского силиконового капилляра с внутренним диаметром 1 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 7 мм производства ООО «ИТЕК» (KORP ITEK [https://intekcorp.ru/ - Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://itekcorp.ru/catalog/meditsinskie-trubki/, доступ свободный - 28.11.2022). Соединение означенных элементов в конструкцию в соответствии с формулой полезной модели и изображениями фиг. 4, 5 осуществлялось посредством точечной ультразвуковой сварки по контуру стыка означенных элементов ручным ульразвуковым сварочным аппаратом китайской фирмы OKSULTRASONIC модели OKS-DHJ-300usW.
Пример III. В качестве рукоятки 1 использовался отрезок медицинского силиконового капилляра с внутренним диаметром 1 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 200 мм производства ООО «ИТЕК» (KORP ITEK [https://intekcorp.ru/ - Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://itekcorp.ru/catalog/meditsinskie-trubki/, доступ свободный - 28.11.2022). Внутрь капилляра «с натягом» введена пластически деформируемая вставка - соответствующий отрезок проволоки из пищевого алюминия марки АД1 диаметром 1,2 мм ГОСТ 14838-78 производства ООО «Синара СП» (СИНАРА [https://sinara.pro/ - Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sinara.pro/alyuminievyy-prokat/alyuminievaya-provoloka/alyuminievaya-provoloka-adl/provoloka-adl-2-28.11.2022). В качестве кольцевого наконечника 2 использовался отрезок медицинского силиконового капилляра с внутренним диаметром 1 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 7 мм производства ООО «ИТЕК» (KORP ITEK [https://intekcorp.ru/ - Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://itekcorp.ru/catalog/meditsinskie-trubki/, доступ свободный - 28.11.2022). Соединение означенных элементов в конструкцию в соответствии с формулой полезной модели и изображениями фиг. 1, 2, 6 осуществлялось посредством точечной ультразвуковой сварки по контуру стыка означенных элементов ручным ультразвуковым сварочным аппаратом китайской фирмы OKSULTRASONIC модели OKS-DHJ-300usW.
С каждым из приведенных в примерах выше исполнением держателя стоматологической отвертки были проведены эксперименты с использованием отверток AZDENT диаметром от 1,2 до 1,4 мм. При этом хирург одной рукой придерживал и направлял держатель с предварительно изогнутой рукояткой 1, а второй рукой вращал отвертку по месту. Во всех случаях отвертки надежно удерживались и не имели осевого смещения в наконечнике 2 держателя, при этом ручное вращение отвертки в наконечнике 2 осуществлялось достаточно свободно. При намеренном (экспериментальная имитация небрежности и/или иной нештатной ситуации) отпускании хирургом рукоятки 1, за счет конфигурации/изгиба последней держатель ложился на лицевую/внутри ротовую поверхность без причинения неприятных ощущений/вреда пациенту и не имел возможности проникнуть в дыхательные пути пациента.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что выявленная проблема - устранение негативных последствий при выскальзывании держателя/отвертки из руки хирурга в процессе операции при обеспечении точного попадания и/или требуемой ориентации инструмента в труднодоступных участках - решена, а заявленный технический результат - повышение безопасности - достигнут.