УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН

Полезная модель относится к области медицины, и, конкретнее, к области хирургического лечения длительно незаживающих ран.
Известен аппарат для лечения длительно незаживающих ран, содержащий блок-формирователь лазерного излучения и устройство доставки лазерного излучения (1).
Недостатком данного аппарата является низкая эффективность лечения и невозможность комплексного воздействия на раневую поверхность.
Известен аппарат для лечения трофических язв, содержащий блок-формирователь лазерного излучения и устройство доставки лазерного излучения (2).
Недостатком данного аппарата являются повышенные неудобства его использования при лечении трофических язв.
Известен аппарат для лечения трофических язв и длительно незаживающих ран, содержащий блок-формирователь лазерного излучения и устройство доставки лазерного излучения (3).
Недостатком данного аппарата являются большие габариты и невозможность подведения лазерного излучения к раневой поверхности под разными углами воздействия.
Цель создания полезной модели - повышение эффективности лечения длительно незаживающих ран за счет комплексного воздействия на раневую поверхность лазерного излучения и создаваемой мелкодисперсной аэрозолью лекарственного вещества.
Эта цель достигается тем, что в конструкцию устройства введена система подготовки и подачи жидкого лекарственного вещества, блок-формирователь воздушного потока, пневмооптическую приставку, позволяющую осуществить одновременное воздействие лазерным излучением и распыл жидкого лекарственного препарата.
Сравнение предложенного устройства с другими, известными в области медицины, показало его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель поясняется графическим материалом. На рис.1 изображена функциональная блок-схема лазерной физиотерапевтической установки: I - блок-формирователь лазерного излучения; II - система подготовки жидкого лекарственного вещества; III - блок-формирователь воздушного потока; IV - пневмооптическая приставка. 1 - источник низкоинтенсивного лазерного излучения; 2 - источник питания; 3 -оптимизатор; 4 - световолокно; 5 - дозировочный аппарат; 6 - емкость с жидким лекарственным веществом; 7 - нагреватель; 8 - фильтрующий элемент; 9 - компрессор; 10 - измеритель мощности лазерного излучения. На рис.2 изображена конструктивная схема пневмооптической приставки: 12 - корпус; 13 - жидкостная полость; 14 - воздушная полость; 15 - смесительная камера; 16 - фокусирующая линза; 17 - узел крепления световода; 18 - канал для подвода воздуха; 19 - канал для подвода жидкости; 20 - мелкодисперсный двухфазный поток; 21 - световое пятно лазерного излучения; 22 - патологический очаг.
Сама процедура лечения осуществляется следующим образом. С помощью специального приспособления пневмооптическая приставка устанавливается над обрабатываемой поверхностью на расстоянии 10-15 см. Затем, используя фокусирующую систему, совмещаем диаметр светового пятна лазерного излучения длиной волны 0,65 мкм, мощностью излучения 30 мВт и импульсным режимом работы с диаметром обрабатываемой поверхности. Время воздействия - 10 минут, процедуру повторяют 2 раза в день в течение 7-10 суток. В случае, когда размеры патологического очага превышают максимально допустимый диаметр светового пятна лазерного излучения, то облучение ведется по зонам, с учетом общей индивидуальной дозы облучения больного для каждой лечебной процедуры.
Далее, учитывая фазность раневого процесса и размеры обрабатываемой поверхности, а также плотность используемого лекарственного препарата, устанавливаем путем подбора на дозировочном аппарате необходимый объем и скорость подачи лекарственного вещества.
Следующим этапом в проведении лечебной процедуры является выбор давления сжатого воздуха для оптимального распыления лекарственного препарата и осуществления микропневмомассажа. При этом необходимо учитывать чувствительность каждого больного к проведению данной процедуры. После подбора оптимального давления сжатого воздуха осуществляется его нагрев с помощью нагревателя (до 37 градусов). На этом этапе имеет место как захолаживание процесса (за счет понижения температуры при инжекции) так и искусственного подогрева. В первом случае, мы прибегаем к локальной анестезии, а во втором - создаем микроклимат, способствующий максимальному проникновению лекарственного вещества в ткани патологического очага.
Данная универсальная лазерная физиотерапевтическая установка предназначена для лечения длительно незаживающих ран, использование которой, по сравнению с традиционными способами лечения, позволяет сократить сроки госпитализации. Это обусловлено, во-первых, локальным введением жидкого лекарственного вещества в зону патологического очага в виде мелкодисперсного распыла, что исключает возможность побочных действий препарата на другие человеческие органы; во-вторых, данная установка позволяет дополнительно усилить эффект лечения за счет микропневмомассажа обрабатываемой поверхности; в-третьих, плавная регулировка температуры воздушного потока дает возможность существенно влиять на восприимчивость раневой поверхности на воздействие лазерного излучения и лекарственного препарата.
Предложенное устройство возможно и целесообразно использовать в хирургических отделениях, сосудистых отделениях стационаров и в амбулаторных условиях.
Источники информации
1. Лазерная физиотерапевтическая установка «Ягода», интернет,
2. Лазерная физиотерапевтическая установка ЛТ - 1, интернет, www.
3. Лазерная физиотерапевтическая установка «Мустанг», интернет, www.