ДИАФРАГМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ КАНАЛА СТВОЛА

ДИАФРАГМА
Полезная модель относится к области измерения неровностей поверхностей.
Известен метод оценки геометрии канала ствола по теневым кольцам (см. Блюм М.М.ДЬппкин И.Б. Охотничье ружьб: Справочник. - 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Экология, 1994.) общность которого заключается в том, что дульную часть ствола направляют на освещенное место , расположив дульное сечение и сечение патронника концетпрично. При этом образуются теневые кольца, имеющие вид светлых концентрических колец. По их форме судят о геометрии канала ствола.
Недостатком этого метода являются:
-малое число теневых колец по длине ствола;
-их фиксированное положение.
Известна также диафрагма для оценки геометрии канала ствола, которая представляет собой пластину с отверстием в центре ( см. Т{фасов М.А., Ларионов А.С. Метод контроля качества ствола гладкоствольного ружья. / Пути совершенствования стволов стрелкового оружия: Сборник научных трудов, // Под общей ред. М. А. Тарасова. - Ковров: КГТА, 1999). Эта диафрагма устанавливается на дульном отверстии, icoTOpoe затем направляется на освещённое место. Через противополсщньга цощ ствола наблюдают теневые кольца, имеющие вид чередующихся TeMHiltx и светлых концентрических колец.
Такая диафрагма хотя и позволяет увеличить число теневых колец в 2 раза и получать их от различных участков канала ствола, но проведение контроля с достаточным разрешением требует послёдстватепыюй установки больщого числа диафрагм , что является достаточно трудоёмким процессом.
Задачей полезной модели является снижение трудоёмкости контроля геометрии канала ствола при сохранении достаточного разрешения.
Это достигается тем, что в диафрагме представляющей собой пластину с отверстием в центре концентрично центральному отверстию выполнены несколько щелевых вырезов.
Наличие вырезов позволяет получить теневые кольца не только от центрального отверстия, но и от щелевых вырезов. Это равносильно установке нескольких диафрагм с центральным отверстием и позволяет увеличить разрешение в несколько раз. ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ КАНАЛА СТВОЛА МКИ F21VI 1/14,001811/30
На фиг. 2 показан ход лучей в канапе ствола при установке диаг фрагмы на дульном отверстии.
Диафрагма представляет собой пластину 1 , в центре которой выполнено отверстие 2, концентрично которому выполнены щелевые вырезы 3.
Контроль геометрии канала ствола осуществляется следующим образом. Диафрагма устанавливается на дульном отверстии, которое затем направляется на освещённое место. Точки диафрагмы много1фатно отражаются от зеркальных стенок канала ствола, что ведёт к возникновению их мнимых изображений от различных участков канала Эти мнимые изображения глазом воспринимаются как теневые кольца, форма которых позволяет судить о геометрии канала ствола. Каждый из диаметров диафрагмы: диаметр центрального отверстия 2 - / и щелевых вырезов 3 - cf, ds контролирует свои участки канала ствола, а потому подбирается и рассчитывается отдельно по формулам ( 1 ) и ( 2 ).
Бели анализ проводится по внутренней окружности л - го кольца 1)((2я + 1Х1-/я)-(2п-1)) Если
где L - длина ствола, D - диаметр канала ствола.
Руководитель патентного подразделения Авторы
,2,3,...
ЕП-Серюша
М.А. Тарасов А. С. Ларионов анализ проводится по н ужной окружности /t - го кольца Z)((2 л +1)1-(2п +3X1-/,)) , ,1,2,3,...,