УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ КОРРИГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА

Полезная модель относится к профилактической ортопедии, а точнее к устройствам для измерения величины давления одежды на тело человека и может найти применение при изготовлении и подборе корригирующих осанку элементов повседневной одежды.
В мировой практике сложилось целое направление использования трикотажных изделий с компрессионным эффектом для коррекции и/или лечения той или иной патологии. Однако, величина давления эластомерных оболочек на тело человека ограничена медицинскими требованиями, особенно для высокого уровня компрессии, поскольку отрицательно влияют на кровообращение, а также создают дискомфорт для пользователя. Поэтому очень важно контролировать величину этого давления.
Известна установка измерения величины давления корсетных изделий на тело человека, при медицинских обследованиях, содержащая пневматический лепестковый датчик А.И.Шапошникова [Акилова З.Т. Проектирование корсетных изделий М.: Легкая индустрия, 1979. - 168 с.] Он представляет собой полую резиновую пластину размером 40×70 мм с тремя продольными резиновыми перегородками (лепестками) внутри и двумя отводными трубками.
Принцип определения давления с помощью лепесткового датчика заключается в следующем. Датчик помещают между поверхностью тела и исследуемым образцом корсетного изделия. Пластины датчика под действием давления образца на тело человека прижимаются друг к другу, закрывая выходное отверстие. С поступлением воздуха, давление внутри датчика увеличивается до тех пор, пока оно не станет равным давлению исследуемого образца корсетного изделия на поверхность тела человека. В момент равенства давлений пластины датчика отделяются друг от друга, открывая выходное отверстие. Величина давления фиксируется
2
манометром, соединенным с датчиком воздуховодом. Недостатком данного устройства является относительно большая площадь датчика, что не позволяет производить измерения на участках малой площади, порядка 1 см.
Для профилактики заболеваний позвоночника применяются ортопедические аппараты, оказывающие давление на участок коррекции. Однако в литературе не обнаружены нормативы величин компрессионного воздействия корригирующих устройств. Известно, что превышение допустимых величин давления приводит к тяжелым последствиям для организма: нарушению кровоснабжения, атрофии мышц и т.д. Поэтому вопрос соблюдения норм давления является очень важным. Контроль оказываемого оболочкой компрессионного воздействия, осуществляется приборами для измерения давления одежды на тело человека.
На основе опыта, проведенного сотрудниками 2-го медицинского московского института им. Пирогова, при исследовании давления корсетных изделий на тело установлено, что давление, не превышающее 10 мм рт ст. практически не оказывает влияния на изученные функции организма (Богачев В.Н. Медико-физиологическое обоснование функциональных свойств и классификация эластичных изделий для профилактики и лечения варикозного расширения вен нижних конечностей - М., 1979). Это позволяет считать указанный уровень абсолютно безопасным. Давление больше 15-20 мм рт ст. вызывает отчетливые нарушения венозного кровообращения, как в конечностях, так и в области шеи. Давление, превышающее 25 мм рт ст. измеренное в области грудной клетки на уровне 4 го ребра в области живота на переднебоковой поверхности, вызывает у всех исследуемых чувство дискомфорта, мешает нормальному дыханию. Вызывает утомление особенно при длительном более 1 часа сохранении такого давления. Сказанное дает основание считать величину 20-25 мм рт ст. верхним пределом давления для эластомерной бытовой и спортивной одежды.
В России компрессионные изделия медицинского назначения изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51219-98 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ Р 51219-98 распространяется на бинты, бандажи, чулочно-носочные
изделия. Несмотря на то, что ГОСТ Р 51219-98 не распространяется на корректоры осанки, производители, изготавливающие их, пользуются этим нормативным документом. В стандарте приводится классификация изделий по степени оказываемого давления:
1. Нулевой класс компрессии - очень слабая компрессия (0-6 мм рт.ст.)
2. I класс компрессии - слабая компрессия (6-14 мм рт.ст.)
3. II класс компрессии - средняя компрессия (14-24 мм рт.ст.)
4. III класс компрессии - сильная компрессия (24-40 мм рт.ст.)
5. IV класс компрессии - очень сильная компрессия (40-65 мм рт.ст.)
Для изделий профилактического назначения рекомендуется нулевой и I классы компрессии, для лечебных изделий рекомендуется II и III классы компрессии.
2
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель является создание устройства, отличающегося меньшим размером датчика, что позволяет измерять давление в диапазоне от 0 до 30 мм рт.ст. на участках площадью от 1 см
Для решения поставленной задачи установка для измерения величины давления корригирующих элементов на тело человека состоит из соединенных воздуховодными трубками индикатора давления, датчика, воздухонагнетателя и ключа, причем, в отличие от прототипа датчик имеет овальную форму и выполнен из тонкостенной резины, ключ выполнен трехканальным, и каждый из его каналов соединен с датчиком и воздухонагнетателем воздуховодными трубками.
Кроме того, поставленная цель достигается тем, что, больший диаметр овального датчика равен 30 мм, а меньший - 20 мм.
На фигуре изображен общий вид заявляемого устройства
Установка для измерения величины давления корригирующих элементов одежды на тело человека: содержит индикатор давления 1, тонкостенный резиновый датчик овальной формы, (размером 30×20 мм) 2, воздухонагнетатель 3; трехканальный
ключ 4; воздуховодные трубки (диаметр 5 мм) 5, соединяющих все части установки между собой.
Заявляемое устройство работает следующим образом - ключ 4 поворачивают таким образом, чтобы воздух из воздухонагнетателя подавался в датчик;
- датчик накачивают воздухом, наполняя весь его внутренний объем;
- ключ поворачивают в положение, при котором воздух из датчика поступает в индикатор давления;
- воздух, попадая в индикатор, приводит систему в равновесие, при этом замечают начальное отклонение стрелки на шкале индикатора (записывают его);
- датчик помещают между оболочкой и телом человека на участке измерения давления;
- за счет компрессионного воздействия оболочки часть воздуха из датчика перемещается в индикатор, перемещая стрелку на шкале;
- снимают второе показание со шкалы индикатора;
- вычисляют разницу между первым и последним снятым показанием отклонения стрелки на шкале. Полученный результат является искомой величиной давления оболочки на тело человека;
- ключ поворачивают в положение, при котором воздух перемещается из индикатора и датчика в открытый воздухонагнетатель.
С целью проверки достоверности результатов компрессионного воздействия элементов получаемых в результате использования установки, было проведено тестирование. Тестирование показало, что стабильность тарированных параметров в период эксплуатации не подвержена изменениям. Экспериментальная проверка рабочих характеристик установки подтвердила ее пригодность для достоверной оценки компрессионного воздействия элементов одежды на тело человека.