Способ обеззараживания предметов и инструментов, предназначенных для профилактических и лечебных манипуляций
METHOD FOR DISINFECTION OF OBJECTS AND TOOLS INTENDED FOR PREVENTIVE AND TREATMENT MANIPULATIONS

Изобретение относится к ветеринарной медицине, а именно к ветеринарной санитарии.
Способ может быть использован в сельском хозяйстве для обеззараживания предметов и инструментов, используемых в ветеринарной практике при проведении профилактических и лечебных манипуляций, в частности, молочных катетеров при лечении маститов у коров.
В медицинской практике известны различные способы стерилизации инструментов. Наиболее распространенными методами из них являются физические, такие как обработка высокой температурой (горячий воздух, водяной пар при повышенном и нормальном давлении), применение ионизирующего излучения и ультрафиолетового облучения.
Известны способы стерилизации медицинского инструментария с использованием озоно-воздушной смеси.
3
3
В заявке на изобретение №97111006/14 описан способ стерилизации эндоскопов, в котором в качестве стерилизующего агента используют озон в озоно-воздушной смеси с концентрацей озона в интервале 15-35 г/м или в озоно-кислородной смеси с концентрацией озона в интервале 80-200 г/м. Способ предусматривает создание разряжения в стерилизационной камере перед подачей озоносодержащей смеси, проведение стерилизации при давлении ниже атмосферного, очистку от микробиологического загрязнения кислорода или воздуха для вытеснения остатков озона из камеры после завершения процесса стерилизации.
3
3
3
В способе по заявке на патент №95121674/14 озон подают в стерилизационную камеру в потоке воздуха при его содержании 0,1-3,0 г/м, причем расход подаваемой озоно-воздушной смеси составляет 0,1-5,0 м/ч на 1 м объема стерилизатора, и обработку осуществляют в течение 0,2-2,0 ч при температуре 0-50°С.
Задачей изобретения является упрощение способа стерилизации и расширение арсенала способов обеззараживания по предупреждению распространения и заражения болезнями, передающимися контактным путем через предметы и инструменты, используемые в ветеринарной практике.
Эта задача решается путем разработки способа, заключающегося в обработке предметов и инструментов озоно-воздушной смесью с концентрацией озона 0,15 мкг/ л в течение 30-70 минут, при этом длительность обработки зависит от вида материалов, из которых изготовлены предметы и инструменты. Техническим результатом является упрощение стерилизации инструментов при сохранении эффективности обеззараживания в отношении различных видов бактериальной микрофлоры и возможности использования способа для дезинфекции предметов и инструментов для ветеринарной практики.
От прототипа способ отличается тем, что обработку проводят озоно-воздушной смесью с концентрацией озона 0,15 мкг/л в течение 30-70 минут.
На чертеже представлена схема установки для обеззараживания.
Установка для обеззараживания относится к устройствам, которые вырабатывают воздушно-озоновую смесь путем воздействия ультрафиолетового облучения. Молекула кислорода при этом диссоциирует на 2 атома и затем образуется озон путем слияния атома и целой молекулы кислорода. В качестве источника ультрафиолетового излучения использована лишенная баллона ртутная лампа (1) высокого давления ДРЛ 250, работающая от сети переменного тока 220 В 50 Гц через пусковое устройство для ламп ДРЛ 250, которая помещается в резервуар для накопления озоно-воздушной смеси, имеющий цилиндрический корпус, изготовленный из поликарбоната, обладающий свойствами, аналогичными стеклу, при этом более практичный для применения в животноводстве (не разбивается, легкий, нетравмоопасный). На корпусе резервуара имеются входное и выходное отверстия, снабженные двумя трубками. К входной трубке подсоединяется автомобильный компрессор (3) с максимальным давлением 8 атм, производительностью 13 л/мин. К выходной трубке подсоединяется посредством резинового шланга камера для размещения и обеззараживания предметов (4). Концентрация озона в воздушной смеси при выходе из данной установки составляет 0,15 мкг/л. Камера снабжена входным отверстием диаметром 2 мм и выходным отверстием диаметром 1 мм.
Способ осуществляется следующим образом: предметы и инструменты, предназначенные для профилактических и лечебных манипуляций, в том числе молочные катетеры, промываются проточной водой. Остатки воды удаляют при помощи потока воздуха, размещают инструменты в камеру и затем запускают установку для выработки озоно-воздушной смеси с концентрацией озона 0,15 мкг/л. Время экспозиции составляет 30-70 минут в зависимости от вида материалов, из которых изготовлены предметы и инструменты: 30 минут - металлические; 60 минут - деревянные; 70 минут - пластмассовые предметы.
Для проведения исследований использовали поверхности различных тест-материалов размером 10×10 см, изготовленных из металла, пластмассы, дерева. Для чистоты эксперимента тест-материалы были обеззаражены с помощью 96% медицинского спирта. Тест-материалы контаминировали взвесью, приготовленной из навоза в соотношении 1:1, использовали объем 1 мл, который равномерно распределяли по поверхности тест-материалов. Затем тест-материалы подвергались озонированию. Использовалась озоно-воздушная смесь в концентрации 0,15 мкг/л. Общее микробное число измеряли с помощью люменометра System SURE Plus с использованием тестов для люминометра УЛЬТРАСНАП. По окончании озонирования определяли количество внутриклеточного АТФ (аденозинтрифосфата) в относительных световых единицах - RLU, который напрямую зависит от степени микробной обсемененности. Одна единица RLU соответствует 1 фемтомолу АТФ. Такое количество АТФ содержится в нескольких микробных клетках, что эквивалентно единице КОЕ на питательной среде. Каждое исследование проводили в трех повторностях.
Результаты исследований по обеззараживанию различных поверхностей воздушно-озоновой смесью указаны в таблице 1
2
Пример 1. При исследовании тест-материала, изготовленного из металла, в начале опыта обсеменение составило 135,0±1,7 КОЕ/см, после 30 минутной экспозиции поверхность была полностью обеззаражена. Заключение: по результатам исследований установлено, что при обработке озоно-воздушной смесью тест-материала, изготовленного из металла, в течение 30 минут количество внутриклеточного АТФ показало отсутствие микроорганизмов.
2
Пример 2. При исследовании тест-материала, изготовленного из пластмассы, в начале опыта обсеменение составило 347,0±2,6 КОЕ/см, после 70 минутной экспозиции поверхность была полностью обеззаражена. Заключение: по результатам исследований установлено, что при обработке озоно-воздушной смесью тест-материала, изготовленного из пластмассы, в течение 70 минут количество внутриклеточного АТФ показал отсутствие микроорганизмов.
2
Пример 3. При исследовании тест-материала, изготовленного из дерева, в начале опыта обсеменение составило 293,0±1,2 КОЕ/см, после 60 минутной экспозиции поверхность была полностью обеззаражена. Заключение: по результатам исследований установлено, что при обработке озоно-воздушной смесью тест-материала, изготовленного из дерева, в течение 60 минут количество внутриклеточного АТФ показал отсутствие микроорганизмов.
Пример 4. Металлические молочные катетеры контаминировали взвесью, приготовленной из навоза в соотношении 1:1, и маститным молоком путем погружения. Затем молочные катетеры подвергались озонированию с использованием концентрации 0,15 мкг/л. Взятие смывов проводили с применением стерильных шприцов и воды. Общее микробное число измеряли с помощью люменометра System SURE Plus с использованием тестов для люминометра АКВАСНАП. По окончании озонирования измеряли количество внутриклеточного АТФ (которое напрямую зависит от степени микробной обсемененности) в относительных световых единицах - RLU. Одной единице RLU соответствует 1 фемтомол АТФ. Такое количество АТФ содержится в нескольких микробных клетках, что эквивалентно единице КОЕ на питательной среде. Каждое исследование проводили в трех повторностях.
Результаты исследований по обеззараживанию молочных катетеров воздушно-озоновой смесью указаны в таблице 2
Заключение: по результатам исследований установлено, что при обработке в течение 30 минут озоно-воздушной смесью металлических молочных катетеров, контаминированных взвесью навоза, количество внутриклеточного АТФ показало отсутствие микроорганизмов.
3
Пример 5. При исследовании металлических молочных катетеров, обсемененных маститным молоком, в начале опыта ОМЧ составило 171,3±2,4 КОЕ/см, после 30 минутной обработки озоно-воздушной смесью с концентрацией озона 0,15 мг/л поверхность была полностью обеззаражена.
Заключение: по результатам исследований установлено, что при обработке в течение 30 минут озоно-воздушной смесью металлических молочных катетеров, контаминированных маститным молоком, количество внутриклеточного АТФ показало отсутствие микроорганизмов.
По проведенным исследованиям тест-материалов и металлических молочных катетеров было установлено, что обеззараживающий эффект зависит от вида используемого материала и времени экспозиции.
Оптимальное время для обеззараживания предметов и инструментов, используемых в ветеринарной практике, изготовленных из металла, в том числе молочных катетеров, составляет 30 минут, дерева - 60 минут, а пластмассы - 70 минут.
На основании вышеприведенных данных можно сделать заключение об эффективности предлагаемого способа обеззараживания предметов и инструментов, используемых в ветеринарной практике при проведении профилактических и лечебных манипуляций, в том числе молочных катетеров при лечении маститов у коров.
Использование предлагаемого способа обеззараживания предметов и инструментов, предназначенных для профилактических и лечебных манипуляций, позволит сократить экономический ущерб хозяйствам, предотвратить заражение и распространение различных заболеваний бактериальной этиологии контактным путем, уменьшить расходы на профилактику и лечение, в результате сократить выбраковку животных и повысить ветеринарное благополучие животноводческих хозяйств.