ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР НОВИКОВА

Полезная модель относится к хирургическим инструментам, в частности, к вспомогательным инструментам и может быть использована при лапароскопических вмешательствах.
Известен эндоскопический хирургический инструмент, содержащий направляющую трубку с размещенным на рабочем конце наконечником. Наконечник разъемным соединением связан с фиксатором.
(См. патент РФ №2311883, МПК-7 А61В 17/42, заявл. 25.05.2006, опубл. 10.12.2007 «Манипулятор маточный»).
Однако, известный манипулятор имеет сложную конструкцию, предназначен для проведения тотальной гистерэктомии с лапароскопическим доступом.
Наиболее близким по технической сущности, достигаемому эффекту к заявляемому инструменту и выбранным в качестве прототипа является манипулятор, известный под названием «Зонд-пальпатор», который относится к числу вспомогательных инструментов, содержащий направляющую часть и два наконечника, один из которых (рабочий) имеет форму цилиндра с закругленным концом, направляющая часть представляет собой металлический стержень.
(См. Каталог продукции 2008 «МФС», стр.22, 420110, РТ г.Казань, а/я 43, www.mfs-med.ru).
Однако, известный манипулятор, выполнен из металлического стержня, что не позволяет исключить вероятность коагуляционного термического поражения прилежащих органов и анатомических структур во время проведения лапароскопического вмешательства, в частности, в период проведения эндоскопического гемостаза.
Задачей настоящей полезной модели является повышение эксплуатационных качеств хирургического инструмента, используемого при проведении лапароскопических операций.
Техническим результатом, позволяющим решить эту задачу, является исключение термического поражения органов и анатомических структур при проведении эндоскопического гемостаза за счет оптимизации конструкции инструмента и применения современных материалов.
Кроме того, заявитель ставил перед собой задачу расширения арсенала технических средств, используемых при лапароскопических вмешательствах, следовательно, дополнительный технический результат заключается в реализации этого назначения.
Поставленная задача достигается тем, что в известном лапароскопическом манипуляторе, содержащем направляющую часть и наконечники, один из которых имеет форму цилиндра с закругленным концом, согласно полезной модели, направляющая часть выполнена в виде трубки из нержавеющей пищевой стали, наконечники выполнены из диэлектрического материала и жестко закреплены на направляющей части.
Один из наконечников может иметь форму шпателя с закругленным концом.
Наконечник, имеющий форму шпателя, может быть выполнен толщиной 4,9-5,1 мм.
Общая длина манипулятора может быть равна 328-332 мм.
Длина каждого наконечника может быть равна 48-52 мм.
Наконечники могут быть закреплены на направляющей части манипулятора посредством штифтов.
Наружная поверхность штифтов может быть зашлифована, отполирована и покрыта полиамидным лаком.
Наконечники могут быть закреплены на направляющей части манипулятора посредством резьбы.
Наконечники могут быть закреплены на направляющей части манипулятора при помощи резьбы и штифтов.
Диаметр направляющей части может быть равен 9,8-9,9 мм.
Наконечники манипулятора могут быть выполнены из диэлектрического материала типа моноблочного полиамида 12.
Проведенные исследования по патентным и научно-техническим источникам информации свидетельствуют о том, что предлагаемый лапароскопический манипулятор неизвестен, а, следовательно, соответствует критерию «новизна».
Предлагаемый лапароскопический манипулятор может быть изготовлен на любом предприятии, специализирующемся в данной отрасли так как для этого требуются известные материалы и стандартное оборудование широко выпускаемое отечественной и зарубежной промышленностью.
Таким образом, заявляемый лапароскопический манипулятор соответствует критерию «промышленная применимость».
Предлагаемая совокупность существенных признаков сообщает заявляемому лапароскопическому манипулятору новые свойства, позволяющие решить поставленные задачи, а именно повышение эксплуатационных качеств хирургического инструмента, используемого при проведении лапароскопических операций, а также расширение арсенала технических средств, используемых при лапароскопических вмешательствах.
Выполнение направляющей части в виде трубки из нержавеющей пищевой стали позволяет обеспечить надежное крепление наконечников и одновременно снизить вес манипулятора, что повышает эксплуатационные качества хирургического инструмента, используемого при проведении лапароскопических операций.
Выполнение наконечников из диэлектрического материала позволяет исключить термическое поражение органов и анатомических структур при проведении эндоскопического гемостаза, позволяет обеспечить защиту органов от поражения токами, что еще в большей степени повышает эксплуатационные качества хирургического инструмента.
Жесткое закрепление наконечников на направляющей части обеспечивает прочность и надежность инструмента, что также повышает его эксплуатационные качества.
Выполнение одного из наконечников в форме шпателя с закругленным концом позволяет увеличить поверхность воздействия манипулятора при оттеснении или отведении анатомических структур, преимущественно в трудно доступных зонах, что так же повышает эксплуатационные качества инструмента.
Выполнение наконечника, имеющего форму шпателя, толщиной 4,9-5,1 мм позволяет наиболее эффективно осуществлять отведение органов и анатомических структур без нанесения каких-либо повреждений, что опять-таки повышает эксплуатационные качества манипулятора.
Выполнение манипулятора общей длиной 328-332 мм позволяет осуществить доступ к любому органу в трудно доступных зонах, что также повышает эксплуатационные качества инструмента, используемого при проведении лапароскопических операций.
Выполнение каждого наконечника длиной 48-52 мм позволяет защитить внутренние органы от поражения токами во время проведения операций, что повышает эксплуатационные качества манипулятора в целом.
Закрепление наконечников на направляющей части манипулятора посредством штифтов обеспечивает надежность и прочность инструмента и не требует особых усилий, что также повышает эксплуатационные качества манипулятора.
Выполнение наружной поверхности штифтов зашлифованной, отполированной и покрытой полиамидным лаком позволяет получить инструмент с высокой степенью чистоты наружной поверхности и тем самым исключить малейшие повреждения внутренних органов, что также повышает эксплуатационные качества хирургического инструмента.
Закрепление наконечников на направляющей части посредством резьбы обеспечивает надежное и простое соединение наконечников с направляющей частью, обеспечивает прочность инструмента в целом, что повышает его эксплуатационные качества.
Закрепление наконечников на направляющей части при помощи резьбы и штифтов обеспечивает более прочное соединение и еще в большей степени повышает прочность инструмента, что опять-таки повышает эксплуатационные качества манипулятора.
Выполнение диаметра направляющей части манипулятора равным 9,8-9,9 мм позволяет обеспечить работу манипулятора в комплексе с наиболее часто используемыми троакарами диаметром 10 мм, обеспечить надежную работу инструмента во время проведения лапароскопических операций, что повышает эксплуатационные качества инструмента.
Выполнение наконечников из диэлектрического материала типа моноблочного полиамида 12, который рекомендован Министерством здравоохранения к применению в медицине, в частности в травматологии в качестве штифтов для интрамедуллярного остеосинтеза, обеспечивает требуемое качество наконечников и отсутствие противопоказаний для применения при изготовлении медицинского инструмента для лапароскопических вмешательств, что также повышает эксплуатационные качества заявляемого инструмента.
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежом:
На фиг.1 - общий вид манипулятора с вырывами
Лапароскопический манипулятор содержит направляющую часть 1, выполненную в виде трубки из нержавеющей пищевой стали, наконечники 2, 3, выполненные из диэлектрического материала и жестко закрепленные на направляющей части 1, наконечник 2 имеет форму цилиндра с закругленным концом.
Наконечник 3 может иметь форму шпателя с закругленным концом.
Наконечник 3 может быть выполнен толщиной 4,9-5,1 мм.
Общая длина манипулятора может быть равна 328-332 мм.
Длина каждого наконечника 2, 3 может быть равна 48-52 мм.
Наконечники 2, 3 могут быть закреплены на направляющей части 1 посредством штифтов 4.
Наружная поверхность штифтов 4 может быть зашлифована, отполирована и покрыта полиамидным лаком.
Наконечники 2, 3 могут быть закреплены на направляющей части 1 манипулятора посредством резьбы.
Наконечники 2, 3 могут быть закреплены на направляющей части 1 манипулятора и при помощи резьбы и при помощи штифтов 4.
Диаметр направляющей части 1 может быть равен 9,8-9,9 мм.
Наконечники 2, 3 могут быть выполнены из диэлектрического материала типа моноблочного полиамида 12.
Манипулятор работает следующим образом:
Манипулятор вводят в брюшную полость больного через троакар диаметром 10 мм и осуществляют отведение анатомических структур одним из наконечников, выполненных из диэлектрика, затем вводят основной хирургический лапароскопический инструмент рабочий конец которого выполнен из металла и является потенциальным проводником блуждающих токов. В результате обеспечивают защиту органов и анатомических структур от термического поражения.