УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ УГЛА НОСОВОГО КЛАПАНА

Полезная модель относится к медицине, а именно к оториноларингологии, к устройствам для измерения геометрии угла носового клапана. Предлагаемое устройство - прибор для измерения угла носового клапана, позволяет диагностировать патологию носового клапана. Полезная модель применяется в ЛОР практике (ринологии), позволяет измерять угол носового клапана, который в норме должен составлять 10-15 градусов.
Аналоги
В качестве аналога может служить электронный угломер, состоящий из двух пластин. раздвигающихся друг относительно друга, и включающий датчик угла и микропроцессорный блок с индикатором, найдено в Интернет 19.04.2013 http://www.vseinstrumenti.ru. Известные методы объективной диагностики дыхательной функции носа Акустическая ринометрия и активная риноманометрия, измеряют площадь поперечного сечения полости носа и объем воздуха проходящий через полость носа.
Прототип
В качестве прототипа нами взят прибор угломер применяемый в строительной и ремонтно отделочной области. Прибор представляет собой две пластинки, разлинеенные в сантиметрах, которые измеряют угол какого либо объекта в градусах наподобие транспортира.
Критика прототипа
Устройство не применяется в медицине, потому что принцип работы прибора не позволяет его использовать при наличии сложных рельефных образований живого организма.
Целью предлагаемого устройства для измерения геометрии угла носового клапана является повышение эффективности диагностики и дифференциальной диагностики нарушений носового дыхания обусловленной патологией носового клапана.
Сущность полезной модели
Предлагаемое устройство иллюстрировано на фиг.1, где изображены следующие позиции:
Устройство представляет собой два рычага (фиг.1 поз.4-5), на которых крепятся две тонкие раздвигающиеся относительно друг другу пластинки: левый щуп и правый щуп (фиг.1 поз.6-7). Последние соединены между собой датчиком угла поворота точность измерения 0.08 гр. (фиг.1 поз.1) и микропроцессорным блоком управления встроенным в блок, (фиг.1 поз.2), а также индикатором, на котором отображается измеренное значение. а измерение производится датчиком угла поворота (фиг.1 поз.3).
Принцип работы устройства
Принцип работы устройства заключается в том, что прибор вводят в преддверие носа на необходимую глубину, вручную разводят специальные «усики», таким образом, чтобы они касались противолежащих участков слизистой оболочки в области угла носового клапана, расхождение «усиков» прибора и показывает в градусах жидко-кристаллический индикатор поочередно с обеих сторон с допустимой погрешностью 0,08 гр.
Примеры конкретного выполнения
В качестве примера применения предлагаемого устройства приводим следующее наблюдение:
1. Больной К… А.К). 45 лет. поступил в пор отделение РКБ 07.09.2009 г. в плановом порядке с диагнозом: Деформация перегородки носа. Дисфункция носового клапана с обеих сторон.
Больному производилось измерение угла носового клапана до операции, с помощью нашего устройства, что составили 9 градусов, и через три месяца после операции направленного на увеличение угла носового клапана, что составило 13.5 градусов, при этом субъективно пациентом отмечалось улучшение носового дыхания. Методика операции. Подход осуществлялся с помощью открытой риносептопластики. После разреза в виде ступеньки в области узкой части коллумелы разрез продолжали на внутреннюю часть крыла носа. Производили отсепаровку мягких тканей.
Последовательно разводили медиальные ножки крыльного хряща, обнажали остатки перегородки носа. обнажали и мобилизовали верхние латеральные хрящи. Именно эта область спинки носа от места прикрепления латеральных ножек крыльного хряща к перегородке, место прикрепления треугольных хрящей к перегородке до костей носа и являлась операционным полем где требовалась коррекция на клапане носа. Из аутохряща перегородки носа выкраивались две стропилки размерами примерно 5×15 мм и укладывались таким образом, чтобы они располагались между перегородкой носа и верхним краем треугольного хряща, на одном уровне формируя спинку носа. Далее накладывался П-образный фиксирующий шов из нерассасывающегося материала (пролен 4-0).
2. Больной М…, 35 лет, поступил в лор отделение РКБ 18.03.2010 г. с диагнозом: Деформация перегородки в дорзальном отделе с нарушением дыхания. Сужение внутреннего носового клапана с обеих сторон.
Больному производилась измерение угла носового клапана до операции с помощью предлагаемого устройства, что составило 8 градусов, и через три месяца после операции, после увеличения угла носового клапана, что составило 13.7 градусов. отмечалось улучшение носового дыхания. Объем операции аналогичен предыдущему. После обнажения области носового клапана произведена иммобилизация перегородки носа, на верхний ее край нанесены насечки для ослабления направленного натяжения хондроцитов, далее произведена имплантация расширяющего транспланта с последующей фиксацией нерассасывающейся нитью.
Технические результаты от применения устройства
Данная полезная модель позволяет сравнивать результаты измерения геометрии угла носового клапана до и после операции. Производилось измерение угла носового клапана до операции, и через три месяца после операции, после увеличения угла носового клапана отмечалось улучшение носового дыхания.
Информация, принятая во внимание
Ссылка с сайта в ин тернеге http:.//www vseinstrumenti.ru uklonomery.