ОКУЛЯРНАЯ НАСАДКА МИКРОСКОПА

Предлагаемая полезная модель относится к прикладной механике и может быть использована в оптическом приборостроении, особенно Б микроскопостроении.
При проведении исследований на микроскопах актуальным является использование больших полей зрения, что позволяет повысить объём информации, наблюдаемолй в единицу времени и обеспечивает более спокойную работу на приборе, уменьшая число перемещений объекта в поле зрения. Особенно важно увеличение поля зрения для приборов, используемых при клинико-диагностическом анализе в больницах и других медицинских учереждениях.
В настоящее время, кроме сложностей, связанных с расчетом оптических систем по увеличению поля зрения, имеют также место ограничения, связанные с существующими нормами России и других стран, регламентирующими механические размеры окулярных трубок и расположение плоскости изображения микроскопа относительно тубуса 1,2,3,41. Отметим также, что по этим стандартам и в соответствии с практикой мирового микроскопостроения окуляры вставляются во внутренний диаметр окулярных трубок, равный 23,2 мм.
Так как стенки оправ окуляров изготавливаются с толщиной 1-2 мм, то внутренний свободный диаметр оправы окуляра не более 20-21 мм. Поэтому поле зрения таких микроскопов не превьяшает 20 мм.
Для увеличения размера поля зрения переходят к использованию окулярных трубок, имеющих внутренний размер 30 мм, что позволяет получить увеличенные поля зрения микроскопов.
личению габаритов и веса окулярных насадок, что нежелательно для сравнительно небольших микроскопов широкого использования.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемой полезной модели является окулярное устройство для установки шкал, указателей и других меток в поле зрения микроскопа, содержащее тубус микроскопа с опорной плоскостью, окуляр с опорной плоскостью и метки, установленные в плоскости изображения микроскопа С5.
Плоскость изображения микроскопа расположена ниже опорной плоскости окуляра, которая совпадает с опорной плоскостью окулярной трубки микроскопа.
Такое расположение плоскости изображения микроскопа и опорной плоскости окуляра приводит к тому, что в измерительных окулярах перекрестия, шкалы и другиие подобные метки находятся внутри окуляра. Поэтому при их смене необходимо вынуть окуляр из тубуса микроскопа, вывинтить из корпуса окуляра оправку со шкалой, отвинтить зажимное кольцо шкалы, вынуть шкалу из оправы, заменить её новой, закрепить новую шкалу зажимным кольцом, ввинтить оправу в корпус окуляра и затем установить окуляр на микроскоп.
Все эти операции приходится выполнять при каждой замене шкалы, сетки или другой подобной метки.
Основной задачей, на решение которой направлена полезная модель, является расширение функциональных возможностей устройства, повьш1ение удобства обслуживания и упрощение конструкции.
Для решения поставленной задачи предложена окулярная насадка микроскопа, которая, как и прототип, содержит окулярную трубку с опорной плоскостью и окуляр с корпусом и опорной плоскостью.
Б отличие от прототипа в предложенной окулярной насадке микроскопа опорные плоскости окулярной трубки и корпуса окуляра расположены ниже плоскости изображения микроскопа, а внутренний диаметр корпуса окуляра равен внешнему диаметру окулярной трубки.
Кроме того, корпус окуляра оснащен устройством для установки сеток и шкал.
Сущность предлагаемой полезной модели заключается в том, что благодаря расположению совмещенных опорных плоскостей окулярной трубки микроскопа и Окуляра ниже плоскости изображения микроскопа и установки окуляра не во внутреннем диаметре окулярной трубки насадки, а на её внешнем диаметре позволило увеличить поле зрения не менее чем до 23 мм, без увеличения размеров окулярных трубок насадки. В тоже время можно не увеличивать габариты насадки и использовать различные сменные устройства (окулярные микрометры, фотонасадки и т.д.), устанавливаемые на окулярные трубки, без изменения их посадочных мест.
Для удобства обслуживания микроскопа корпус окуляра оснащен устройством для установки сеток и шкал.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг.1 показан общий вид окулярной насадки микроскопа, на фиг.2 - вид сбоку, на фиг.З - выполнение устройства для установки сеток и шкал в виде диска.
Окулярная насадка микроскопа состоит из окуляра 1 с линзами, корпуса окуляра 2 и устройства для установки сеток и шкал.
Устройство для установки сеток и шкал может быть выполнено в виде направляющей 3 с установленными на ней метками и 4 и 5.
Метки 4 и 5 установлены в плоскости изображения микроскопа. Кроме того, устройство для установки сеток и шкал может быть выполнено в виде диска 6.
Корпус окуляра 2 установлен на окулярной трубке 7 насадки микроскопа.
Внутренний диаметр корпуса окуляра 1 и внешний диаметр окулярной трубки 7 выполнены одинаковыми и равны di 25 мм.
Внутренний диаметр окулярной трубки 7 равен d  23,2 мм,
Работа окулярной насадки микроскопа осуществляется следующим образом.
Орсуляр 1 при фиксировании на метки 4 и 5, например, в виде сеток, перемещают в корпусе 2. В корпусе 2 также перемещается направляющая 3, на которой установлены метки 4 и 5.
В случае выполнения направляющей в виде диска б, щкалы закрепляются на поворотном диске.
При поступательном перемещении направляющей 3 или вращения диска б происходит смена шкал, сеток и т.д.в поле зрения окуляра 1.
В известных окулярах опорная плоскость находится на 13 или 10 мм выше плоскости меток (её положение обозначено на чертеже как А ) и корпус окуляра 2 входит в окулярную трубку 7. Поэтому для смены меток необходимо вынимать окуляр 1 из окулярной трубки 7 микроскопа.
В предлагаемой окулярной насадке микроскопа опорная плоскость расположена ниже плоскости изображения, в которой установлены метки (её положение на чертеже обозначено как А). Такое взаимное положение обеспечивает удобный доступ к плоскости изображения и позволяет быстро заменять метки, выполненные в виде сетки, шкап и т.п.
во внутреннем диаметре d  23,2 мм, а на наружном диаметре окулярной трубки di 25 мм, свободный диаметр светового пучка может составлять 23,2 мм и более.
Кроме того, согласно нормам 1-4 оба диаметра изготавливаются с достаточно высокой точностью. В предлагаемом решении необходимо точно изготовлять только Ненужный диаметр di  25 мм.
Таким образом, преимущества предлагаемой окулярной насадки з почаются в расширении функциональных возможностей микроскопа при упрощении его конструкции и удобстве работы на микроскопе.
- о
ИСТОЧГО1КИ ИНФОРМАЦИИ
1.ГОСТ 8284-78. Микроскопы световые биологические. Механическая длина тубуса.
2.ГОСТ 3361-75.Окуляры и тубусы микроскопов. Размеры di и с1з.
3.Стандарт ФРГ, DIN N 58881, 1965, размеры di. d4 и ds.
4.Стандарт ФРГ, DIN N 58887, 1982, размеры IE, 1з.
5.Г.Е.Скворцов и др. Микроскопы., Л.: Машиностроение, 1969, с. 227, рис. V111, 356, V111.37, V111.396 - прототип.