МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНЖЕКТОР ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ МИКРОЧАСТИЦ В МИКРОСКОПИЧЕСКУЮ РАНУ НА ДОЗИРОВАННУЮ ГЛУБИНУ
MICROSURGICAL INJECTOR FOR INTRODUCING MICROPARTICLES INTO MICROWOUND AT MEASURED DEPTH

Микрохирургический инжектор для введения микрочастиц в микроскопическую рану на дозированную глубину относится к инструментам, применяемым в медицине, в частности в микрохирургии, и может быть использован при работе с микрочастицами.
Известен анатомический пинцет [1], которым можно захватывать объект и вводить в рану или раневой канал. Однако анатомический пинцет не может быть использован для захвата и введения в рану микрочастиц, так как предназначен для работы только с крупными объектами и раневым каналом соответствующих размеров.
Наиболее близким по конструкции к заявленному инструменту является микрохирургический пинцет [2]. С его помощью можно захватить объекты меньшей величины и вводить в соответствующее раневое отверстие. Однако когда речь идет о микрочастицах диаметром в десятые и сотые доли миллиметра, которые надо захватить и ввести в микроскопическую рану роговицы глаза такого же диаметра, но не с зияющими, а сомкнувшимися краями, то это становиться просто невозможно.
Сложность введения микрочастицы в сформированную под микроскопом микроскопическую рану роговицы глаза заключается в том, что микроскопическая рана роговицы глаза сразу закрывается и даже под микроскопом едва видна.
Техническая задача - ввести в микроскопическую рану роговицы глаза микрочастицу и продвинуть ее по микроскопической ране на дозированную глубину.
Технический результат предлагаемого изобретения - это обеспечение быстрого введения микрочастицы в микроскопическую рану на дозированную глубину с точностью в десятые или сотые доли миллиметра.
Технический результат достигается благодаря тому, что микрохирургический инжектор имеет головку инжектора, тело инжектора и толкатель инжектора, при этом головка инжектора имеет полую часть цилиндрической формы, переходящую через конус головки инжектора во внутренний канал тела инжектора, обеспечивая свободное перемещение микрочастицы в тело инжектора, причем концевая часть тела инжектора имеет конусовидную шлифовку, обеспечивающую плотный прижим или введение в микроскопическую рану, а толкатель инжектора имеет соединенные конусовидным переходом ручку и тело толкателя, причем ручка толкателя, повторяя внутренние размеры и форму полой части цилиндрической формы головки инжектора и конус головки инжектора, прочно фиксируется в головке инжектора, а длина тела толкателя выходит за пределы длины тела инжектора на дозированные десятые или сотые доли миллиметра, определяя глубину введения микрочастицы в микроскопическую рану.
Когда предлагаемый микрохирургический инжектор для введения микрочастиц в микроскопическую рану на дозированную глубину прижат или введен в рану, то образуется единая «трубка» - внутренний канал тела инжектора + раневой канал.
По этой «трубке» толкателем инжектора микрочастица вводится в микроскопическую рану. Дозированность глубины внедрения микрочастицы достигается тем, что ручка толкателя инжектора фиксируется на конусе головки инжектора, а длина тела толкателя за пределами тела инжектора определяет глубину введения микрочастицы в микроскопическую рану.
На Фиг. 1 изображена головка инжектора и тело инжектора. На Фиг. 2 представлен толкатель инжектора.
Микрохирургический инжектор для введения микрочастиц в микроскопическую рану на дозированную глубину состоит из:
головки инжектора - 1,
тела инжектора - 2,
толкателя инжектора - 3.
Головка инжектора 1 предназначена:
- принять микрочастицу и своей конструкцией обеспечить ее смещение толкателем инжектора 3 в тело инжектора 2,
- для стандартной фиксация ручки толкателя 6.
Полая часть цилиндрической формы 10 позволяет свободно помещать в нее микрочастицы. В низу полой части цилиндрической формы 10 высверливается конус 4 головки инжектора к входному отверстию 11 тела инжектора 2, что обеспечивает смещение микрочастицы из головки инжектора 1 в тело инжектора 2
Тело инжектора 2 предназначено для:
- смещения микрочастиц,
- плотной фиксации концевой части 5 тела инжектора 2 с раневым каналом,
- создания единой «трубки» - внутренний канал 9 тела инжектора 2 + раневой канал.
Тело инжектора 2 - это полая трубка, внутренний диаметр которой несколько больше диаметра микрочастицы и относительно соответствует диаметру микроскопической раны. Для того чтобы внутренняя поверхность тела инжектора была идеально гладкой, ее шлифуют на стальной струне. Острие полой трубки внизу срезается, а кончик шлифуется на конусе, что обеспечивает плотный контакт с микроскопической раной роговицы глаза или его вхождение в нее.
Толкатель инжектора 3 предназначен для:
- проведения микрочастицы по единой «трубке» - внутренний канал 9 тела инжектора 2 + раневой канал;
- дозированного введения микрочастицы на заданную глубину микроскопической раны с точностью до десятых или сотых долей миллиметра.
Состоит толкатель инжектора 3 из ручки толкателя 6, тела толкателя 8.
Ручка толкателя 6 в форме цилиндра имеет конусовидный переход 7. Ручка толкателя 6, повторяя внутренние размеры и форму полой части цилиндрической формы головки инжектора 1 и конус головки инжектора, прочно фиксируется в головке инжектора 1.
Ручка толкателя 6 предназначена для фиксации ее пальцами, а конусовидный переход 7 ручки толкателя 6, повторяя внутренние размеры и форму конуса 4 головки инжектора 1, входит в головку инжектора 1 и постоянно строго дозировано фиксируется.
Тело толкателя 8 - это прут из нержавеющей стали цилиндрической формы, диаметр его несколько меньше внутреннего диаметра тела инжектора 2, а длина выходит за пределы длины тела инжектора 2 на дозированные десятые или сотые доли миллиметра, что позволяет вводить микрочастицы в микроскопическую рану роговицы глаза на дозированную глубину с точностью до десятых или сотых долей миллиметра.
Необходимость такого расчета обусловлена толщиной роговицы глаза экспериментального животного, которая колеблется от 0.3-0.4 мм, при этом микрочастицу, имеющую строго определенные размеры, дозировано вводим на глубину 0,1 мм, 0,15 мм и т.д.
Технология работы с микрохирургическим инжектором для введения микрочастиц в микроскопическую рану.
Микрочастица вводится в головку инжектора 1 и он приводится в горизонтальное положение, а толкателем инжектора 3 микрочастица смещается до половины тела инжектора 2. Затем концевая часть 5 тела инжектора 2 горизонтально, чтобы не потерять микрочастицу, вплотную подводится или вводится в микрорану и толкателем инжектора 3 микрочастица вводится в раневой канал.
Проведенные многочисленные микрохирургические операции по внедрению микрочастиц в микроскопическую рану с помощью микрохирургического инжектора для введения микрочастиц в микроскопическую рану на дозированную глубину на экспериментальных животных показали широкие функциональные возможности этого инструмента:
- полая часть цилиндрической формы 10 головки инжектора 1 обеспечивает свободное введение микрочастиц в головку инжектора 1,
- переход полой части цилиндрической формы 10 головки инжектора 1 через конус 4 головки инжектора 2 во внутренний канал 9 тела инжектора 2 обеспечивает свободное перемещение микрочастицы в тело инжектора 2,
- внутренний канал 9 тела инжектора 2 подбирается под:
- диаметр микрочастицы, что препятствует ее свободному выпадению,
- диаметр микроскопической раны, что способствует плотному контакту с ней или вхождение концевой части 5 тела инжектора 2 в микроскопическую рану,
- внутренний канал 9 тела инжектора 2 и плотный контакт или вхождение концевой части 5 тела инжектора 2 в микроскопическую рану образует единую «трубку» (внутренний канал 9 тела инжектора 2 + раневой канал), по которой толкателем инжектора 3 микрочастица вводится в микроскопическую рану,
- дозированность введения микрочастицы в микроскопическую рану достигается тем, что ручка толкателя 6, повторяя внутренние размеры и форму полой части цилиндрической формы 10 головки инжектора 1 и конус 4 головки инжектора 1, прочно фиксируется в головке инжектора 1, а длина тела толкателя 8 выходит за пределы длины тела инжектора 2, определяя глубину введения микрочастицы в микроскопическую рану.
Литература
1. Г.М. Семенов. Современные хирургические инструменты. - СПб.: Питер, 2006. - 352 с. - (Серия «Краткое руководство»). Стр.277-281.
2. Е.М. Тургунов, А.А. Нурбеков. Хирургические инструменты. - Учебное наглядное пособие. Караганда, 2008. - 24 с. Стр.10.