ИЗМЕРИТЕЛЬ-ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

Полезная модель относится к области энергоснабжения, в частности к устройствам сбора и учета информации о параметрах энергоносителя, в частности температуры, давления и расхода воды, расхода электроэнергии и т.п.
Известно устройство для измерения и вычисления параметров энергоносителя, содержащее энергонезависимую память, дисплей, многоступенчатую защиту от несанкционированного доступа к измеряемой информации и входы связи с датчиками теплоносителя (см. Теплосчетчик-регистратор МТ 200 DS, Техническое описание и инструкция по эксплуатации В24.00-00.00 ТО, С-П., 1998, стр.4, 5, 10).
Однако известное устройство обладает ограниченными функциональными возможностями, так как предназначено для сбора и учета информации о теплоносителе с ограниченного числа (не более 8) 2-х типов датчиков.
Техническим результатом является расширение функциональных возможностей измерителя вычислителя.
Достигается это тем, что измеритель-вычислитель содержит частотомер, АЦП и блок интерфейса, входы которых являются информационными входами измерителя-вычислителя, микропроцессор, первый вход которого подключен к выходам частотомера и АЦП, второй вход - к выходу клавиатуры, выход микропроцессора соединен с дисплеем, первый вход-выход связан с блоком интерфейса, выход которого является выходом измерителя-вычислителя, а второй и третий входы-выходы микропроцессора подключены к ОЗУ и ПЗУ, соответственно, при этом входы, выходы и входы-выходы микропроцессора образуют единую шину, а блок интерфейса выполнен с возможностью получения внешней информации и ее передачи на идентичный измеритель-вычислитель.
Сущность технического решения заключается в том, что выполнение предложенного устройства вышеописанным образом позволяет осуществлять
сбор, учет информации не только о теплоносителе, но и об электроэнергии, причем с гораздо большего количества различных датчиков.
Сравнение предложенного устройство с ближайшим аналогом позволяет утверждать о соответствии критерию «новизна». Предварительные испытания позволяют судить о возможности широкого промышленного использования.
На фиг.1 представлена функциональная блок-схема предложенного измерителя-вычислителя.
Измеритель-вычислитель содержит частотомер 1, АЦП 2 и блок 3 интерфейса, входы которых являются информационными входами 4-1... 4-4 измерителя-вычислителя, микропроцессор 5, первый вход которого подключен к выходам частотомера 1 и АЦП 2, второй вход - к выходу клавиатуры 6, выход микропроцессора 5 соединен с дисплеем 7, первый вход-выход связан с блоком интерфейса 3, выход которого является выходом 8 измерителя-вычислителя, а второй и третий входы-выходы микропроцессора 5 подключены ~к ОЗУ 9 и ПЗУ 10, соответственно.
Входы, выходы и входы-выходы микропроцессора 5 образуют единую шину.
Блок 3 интерфейса выполнен с возможностью получения внешней информации и ее передачи на идентичный измеритель-вычислитель.
Устройство работает следующим образом.
На вход 4-1 измерителя- вычислителя поступает информация с датчиков расхода теплоносителя (на фиг.1 отсутствуют) и через частотомер 1 на первый вход микропроцессора 5. На вход 4-2 поступает информация с датчиков температуры, а на вход 4-3 - с датчиков давления, и через АЦП-2 - на первый вход микропроцессора 5. На вход 4-4 поступает информация с датчиков параметров энергоносителя, которая через блок 3 интерфейса поступает на первый вход-выход микропроцессора 5.
Микропроцессор 5 с ОЗУ-9 обрабатывают информацию, которую затем архивируют в ПЗУ-10. Дисплей 7 отображает необходимую информацию о работе измерителя-вычислителя.
Структурная схема измерителя-вычислителя позволяет осуществлять работу с гораздо большим количеством различного типа датчиков и обеспечивать при этом расширенные функциональные возможности, например, транслировать информацию, полученную от другого измерителя-вычислителя.
Таким образом в предложенном устройстве достигается поставленный технический результат.