Фонендоскоп с фиксирующей накладкой

Заявляется полезная модель, относящаяся к области медицинской техники, а именно к изделиям, предназначенным для диагностики состояния человека и контроля артериального давления.
Фонендоскопы давно применяются в медицинской практике для прослушивания шумов в организме человека и используются в медицинских тонометрах для измерения артериального давления.
Несмотря на разработку различных электронных тонометров, простые механические модели тонометров позволяют наиболее точно произвести измерение артериального давления, поэтому имеют в настоящее время широкое применение, в том числе для домашнего использования. Измерение артериального давления определяют по так называемым тонам Короткова.
Классический тонометр содержит манометр, грушу (нагнетатель воздуха) и фонендоскоп. Манометр может быть соединен с грушей, некоторые тонометры выпускаются со встроенными (закрепленным) в определенном месте компрессионного рукава фонендоскопами. Однако широкое распространение имеют тонометры с фонендоскопами, не соединенными с рукавом. Например: тонометр марки CS Medica CS-106 фирмы CS Medica, Little Doctor LD-71 фирмы Little Doctor применяются для медицинских работников и для домашнего использования. Механический тонометр марки WM-62S поставляется с металлическим стетоскопом, который имеет такую же конструкцию, как и обычный фонендоскоп. Отличие этих приборов в том, что акустическая головка стетоскопа позволяет улавливать низкочастотные шумы.
Фонендоскоп и стетоскоп, как правило, содержат Y-образный звукопровод, соединенный со звукоулавливающей камерой (акустической головкой), а на другом конце имеют дужки с оливами, предназначенными для ушей человека, использующего эти устройства.
Эти измерительные устройства обладают высокой точностью и надежностью не только для домашнего применения, но и для использования в медицинских учреждениях. Однако при использовании в домашних условиях для измерения артериального давления приходится задействовать обе руки, поскольку одной рукой необходимо удерживать головку фонендоскопа в месте локтевого сгиба, где находится место наибольшей пульсации артерии, а другой рукой производить нагнетание воздуха с помощью груши в компрессионную манжету. Чем плотнее прижата головка фонендоскопа к руке, тем точнее измерение артериального давления.
Задачей заявляемой полезной модели является разработка конструкции фонендоскопа, обеспечивающая получение наиболее точного результата измерения артериального давления в домашних условиях.
Технический результат заключается в том, что обеспечивается более удобное использование фонендоскопа при измерении человеком своего артериального давления с помощью механического тонометра, что повышает интенсивность использования данных аппаратов.
Технический результат достигается тем, что устройство содержит фиксирующую накладку, закрепленную на головке фонендоскопа с ее обратной стороны и выполненную из эластичного материала с возможностью соединения обоих концов накладки посредством разъемного приспособления, закрепленного на ее концах.
Технический результат достигается также тем, что фиксирующая накладка выполнена с отверстием, расположенным по центру накладки и соответствующим по форме обратной стороне головки фонендоскопа и соединена с головкой с возможностью ее замены.
Достижение технического результата обеспечивается тем, что фиксирующая накладка выполнена с разъемным приспособлением: застежка «зажим регулируемый», или с разъемным приспособлением «пряжка регулировочная с фиксатором», или с разъемным приспособлением застежка на «липучке».
Выполнение накладки из эластичного материала с разъемными приспособлениями на ее концах обеспечивает возможность использования накладки на руке любого размера в месте сгиба локтевого сустава, а также возможность надежного соединения с головкой фонендоскопа в целях обеспечения надлежащего давления на акустическую головку для лучшей слышимости пульсации в вене.
Обеспечение возможности замены накладки за счет выполнения отверстия различной формы расширяет сферу применения накладок на фонендоскопах и стетоскопах с головками различной конструкции.
Наличие регулируемого зажима на концах накладки позволяет обеспечить необходимое натяжение и надежное закрепление накладки, чтобы получить оптимальное давление головки на точку пульсации и достичь наилучшей слышимости при измерении.
Заявляемое устройство поясняется с помощью чертежей, где на фиг. 1 представлена фиксирующая накладка для фонендоскопа с разъемным приспособлением «зажим» на концах, на фиг. 2 - накладка с разъемным приспособлением «пряжка регулировочная с фиксатором» на концах, на фиг. 3 - накладка с разъемным приспособлением застежка на «липучке».
Накладка 1 может быть выполнена из эластичного материала, например: полиуретановой синтетической ткани лайкра, эластан, спандекс шириной от 2,5 см до 5 см и длиной от 25 см до 40 см исходя из максимального объема руки в районе локтевого сгиба. В центре накладки 1 выполнено отверстие 2, по размеру немного меньше, чем диаметр обратной стороны акустической головки 3 фонендоскопа (на чертеже не показано) для обеспечения более надежного крепления накладки на головке. Большинство моделей фонендоскопов имеют акустическую головку круглой формы, например диаметр распространенной для личного пользования модели марки CS Medica CS-106 равен 19 мм. Для головок фонендоскопа небольших размеров и нестандартной формы возможно выполнение в накладке 1 вместо отверстия 2 прорези, что также обеспечит крепление накладки на головке.
Концы 4 и 5 накладки 1 могут быть выполнены с приспособлением «зажим регулируемый», который используется, например, на подтяжках для обеспечения возможности соединения обоих концов накладки в месте измерения пульсации артерии.
На фиг. 2 показан другой вариант исполнения приспособления для соединения концов 6 и 7 накладки 1 - в виде пряжки Prym регулировочной двухщелевой с фиксатором.
Возможен вариант использования на концах 8 и 9 накладки 1 зажима из материала «липучка» (см. фиг. 3).
Указанные приспособления для соединения концов накладки 1 обеспечивают надежное соединение концов и закрепление накладки 1 на руке человека любого размера в процессе эксплуатации фонендоскопа.
Изготовленная накладка 1 посредством отверстия 2 закрепляется на обратной стороне головки 3 фонендоскопа и может храниться вместе с аппаратом. Размер отверстия 2 определяется формой и размером акустической головки 3 фонендоскопа, для которого изготовляется накладка.
Поскольку накладка 1 изготавливается из эластичного материала, то она легко надевается на обратную сторону акустической головки 3 фонендоскопа и снимается для замены.
Используется заявляемое устройство следующим образом. Перед началом измерения артериального давления фиксирующая накладка 1, закрепленная на головке 3 фонендоскопа с ее обратной стороны 2, закрепляется в месте локтевого сгиба самим измеряющим - в ямке локтевого сустава. При этом концы накладки 1 легко соединяются посредством приспособления 4 и 5, или 6 и 7, или 8 и 9, обеспечивая надежное крепление акустической головки 3 фонендоскопа к месту пульсации артерии. Для удобства пользования фонендоскопом в момент закрепления накладки 1 головка 3 может быть отсоединена от Y-образного звукопровода фонендоскопа, затем опять соединена. При хранении накладки 1 отдельно от фонендоскопа она легко соединяется с головкой 3 посредством отверстия 2, поскольку выполнена из эластичного материала. Накладка 1 находится на вытянутой для измерения руке на локтевом суставе, головка 3 фонендоскопа надежно закреплена в месте измерения артериального давления.
Таким образом, удобно использовать самостоятельно фонендоскоп для контроля артериального давления в домашних условиях и при этом будет обеспечена точность измерения давления.