СПОСОБ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)
METHOD OF THERAPY OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISEASES AND DEVICE FOR ITS REALISATION (VERSIONS)

Изобретение относится к медицине, а именно к вертебрологии, мануальной медицине, неврологии.
Известен способ терапии опорно-двигательного аппарата, заключающийся в механическом резонансном воздействие на составную часть опорно-двигательного аппарата, при этом, не прекращая механического воздействия, вызывающего резонансные колебания, проводят манипуляционные воздействия (патент РФ №2231351, СПОСОБ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, автор Короткий В.В.). При этом механическому резонансному воздействию подвергаются только костные ткани организма на постоянных частотах 1-10 Гц, которые в свою очередь генерируют вторичные инфразвуковые волны в организме и частота этого воздействия может привести к резонансу любого внутреннего органа, что небезопасно и не контролируется в данном способе.
Целесообразно механическое воздействие осуществлять на разных частотах, обязательно проходя области резонанса различных костей опорно-двигательного аппарата человека за короткое время, при этом минимизируется возможность длительного резонанса внутренних органов за счет возникновения инфразвуковых волн в организме. Данный подход применяется в изобретении: патент РФ №2093132, СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА, автор Винник Г.В. При этом механическое воздействие передается через кожный покров на твердые ткани костей, в связи с этим, производимое механическое воздействие приводит к дополнительной травматизации, что делает процедуру терапии более болезненной.
Устройство, используемое в качестве прототипа, патент РФ №2089157, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОМАССАЖА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, авторы Запорожцев В.Н. и Овнанян А.А., содержит полый корпус с отверстием и с расположенной в нем эластичной оболочкой. При этом массаж осуществляется за счет выпячивающейся эластичной оболочки при изменении давления воды в корпусе.
Данная конструкция громоздка и требует подключения к водопроводной и канализационной сети, что не всегда удобно при индивидуальном массаже.
Целью изобретения является снижение травматизации тканей при терапии опорно-двигательного аппарата способом мягкого резонансного механического воздействия на элементы опорно-двигательного аппарата при отсутствии возможности поражения внутренних органов вторичными инфразвуковыми волнами.
В предлагаемом способе технический результат достигается путем оказания механического воздействия на элементы опорно-двигательного аппарата пациента с переменной частотой от 0 до 20 Гц через пластичную мембрану, которая может принимать профиль поверхности тела, на которую, в свою очередь, осуществляется переменное давление с помощью воздуха или жидкости, заключенных в ограниченном объеме, давление в котором изменяется в соответствии с частотой воздействия на элементы опорно-двигательного аппарата пациента. Это позволяет производить кратковременное, переменное, маломощное, резонансное механическое воздействие на элементы опорно-двигательного аппарата пациента, такие как кости, сухожилия, мышцы, что значительно увеличивает эффективность одновременно проводимых терапевтических действий - растяжка, прогрев, облучение магнитным полем и т.п.
Способ терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата и устройство для его осуществления поясняется чертежом.
На чертеже представлено устройство терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Способ терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата заключается в воздействие на составную часть опорно-двигательного аппарата с переменной частотой вибрации в диапазоне частот от 0 до 20 Гц, с помощью давления воздуха или жидкости, заключенных в ограниченном объеме и передающих воздействие через эластичную мембрану.
Способ осуществляется следующим способом (объясняется чертежом). На объект терапевтического воздействия 1 устанавливается эластичная мембрана 2, принимающая форму тела пациента 1. Далее на мембрану осуществляется переменное давление с помощью жидкости или воздуха, заключенных в ограниченном объеме 3, при этом частота давления плавно изменяется в пределах от 1 до 20 Гц. При этом мембрана 2 выпучивается, что позволяет производить кратковременное, переменное, маломощное, резонансное механическое воздействие на элементы опорно-двигательного аппарата пациента, такие как кости, сухожилия, мышцы, что значительно увеличивает эффективность одновременно проводимых терапевтических действий - растяжка, прогрев, облучение магнитным полем и т.п. При этом целесообразно осуществлять внешнее давление на корпус 3, чтобы он не прыгал при выпучивании эластичной мембраны 2.
Устройство терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата поясняется чертежом, состоит из эластичной мембраны 2, герметично связанной с корпусом 3, заполненным жидкостью или воздухом. Корпус 3 в свою очередь герметично связан с цилиндром 7, в котором установлен поршень 4, связанный с электродвигателем 5 через кулачковый механизм, при этом электродвигатель связан с блоком управления электродвигателем 6.
Устройство терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата работает следующим образом - на объект терапевтического воздействия 1 устанавливается эластичная мембрана 2, которая герметично связанная с корпусом 3 и принимающая форму тела пациента 1. Далее с помощью перемещения поршня 4, расположенного в цилиндре 7, который в свою очередь, герметично связан с корпусом 3 общим объемом, изменяется давление в корпусе 3, которое передается на мембрану 2 и выпячивает ее. Частота давления (соответственно, перемещения поршня) плавно изменяется в пределах от 1 до 20 Гц за счет изменения частоты вращения электродвигателя 5, который связан с поршнем кулачковым механизмом. Для изменения частоты вращения электродвигателя используется блоком управления электродвигателем 6. Это позволяет производить кратковременное, переменное, маломощное, резонансное механическое воздействие на элементы опорно-двигательного аппарата пациента, такие как кости, сухожилия, мышцы, что значительно увеличивает эффективность одновременно проводимых терапевтических действий - растяжка, прогрев, облучение магнитным полем и т.п. При этом целесообразно осуществлять внешнее давление на корпус 3, чтобы он не прыгал при выпучивании эластичной мембраны 2.
Для стабильного изменения частоты перемещения поршня и соответственно изменения частоты давления мембраны на тело пациента целесообразно использовать шаговый двигатель, частота вращения которого может быть очень стабильной.
Целесообразно для уменьшения травмирования кожных тканей пациента по краю корпуса установить мягкий силиконовый валик 8.
В качестве электродвигателя можно использовать электромагнит с внутренним свободно перемещающимся магнитным стержнем, который упирается в поршень. Магнитное поле стержня выбирается таким образом, что при подаче электрического тока на катушку происходило выталкивание стержня, что в свою очередь приведет к перемещению поршня и увеличению давления жидкости или воздуха в герметичном корпусе.
Тогда второй вариант устройства терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата состоит из эластичной мембраны 2, герметично связанной с корпусом 3, заполненным жидкостью или воздухом. Корпус 3 в свою очередь герметично связан с цилиндром 7, в котором установлен поршень 4, связанный с магнитным стержнем и электромагнитом, при этом электромагнит связан с блоком управления электромагнитом 6.
Устройство терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата работает следующим образом - на объект терапевтического воздействия 1 устанавливается эластичная мембрана 2, которая герметично связана с корпусом 3 и принимающая форму тела пациента 1. Далее с помощью перемещения поршня 4, расположенного в цилиндре 7, который в свою очередь, герметично связан с корпусом 3 общим объемом, изменяется давление в корпусе 3, которое передается на мембрану 2 и выпячивает ее. Частота давления (соответственно, перемещения поршня) плавно изменяется в пределах от 1 до 20 Гц за счет выталкивания магнитного стержня, который выталкивается электромагнитом при подаче тока на его обмотку. Для изменения частоты выталкивания магнитного стержня используется блок управления электромагнитом. Это позволяет производить кратковременное, переменное, маломощное, резонансное механическое воздействие на элементы опорно-двигательного аппарата пациента, такие как кости, сухожилия, мышцы, что значительно увеличивает эффективность одновременно проводимых терапевтических действий - растяжка, прогрев, облучение магнитным полем и т.п. При этом целесообразно осуществлять внешнее давление на корпус 3, чтобы он не прыгал при выпучивании эластичной мембраны 2.