Стенд для имитации и исследования взаимодействия магнита и геркона датчика потока молока доильного аппарата

Полезная модель относится к сельскому хозяйству и может быть использована при проведении испытания датчиков потока молока доильного оборудования молочного животноводства.
Известны следующие аналогичные устройства: стенд для испытания доильных аппаратов [RU 2175474 С2, А01J 7/00 (2000.01), 10.11.2001], который содержит раму, емкость с имитатором молока, редуктор с электродвигателем, коллектор, доильные стаканы, имитаторы сосков, устройства для учета и регулирования подачи имитатора молока, соединительные шланги и краны перекрытия.; стенд для имитации работы и испытания датчика потока молока доильного аппарата [RU 2649668 C1, А01J 7/00 (2006.01), A01J 7/00 (2020.02), 21.07.20], в котором к молоколовушке прикреплен вентиль, который гибким патрубком соединен с поплавковой камерой, а для обеспечения возможности перемещения в вертикальной плоскости поплавковая камера подвешена на гибкой тяге, через обводной ролик связанной с лебедкой, причем для определения напора истечения жидкости из молоколовушки через калиброванный канал стенд содержит расположенную строго вертикально мерную линейку, верхний обрез которой, совпадающий с началом отсчета шкалы, прикреплен к поплавковой камере на уровне поверхности жидкости в ней. К посадочному гнезду прикреплен трехходовой вентиль, один патрубок которого снабжен датчиком давления и соединен с источником вакуумметрического давления, а второй - направлен в мензурку, над которой установлен отсекатель потока жидкости, направляющий жидкость в сливную емкость и управляемый втягивающим реле с таймером отключателем, а также к молоколовушке присоединен вентиль, патрубок которого соединен с датчиком давления и содержит исследуемый сменный жиклер с изменяемыми параметрами калиброванного канала для подсоса воздуха из атмосферы, причем датчики давления соединены с осциллографом, сигналы от которого фиксируют в компьютере.
Данные устройства не обеспечивают имитацию и исследование взаимодействия магнита и геркона.
Наиболее близким к полезной модели является тестер герконов, компактное мобильное устройство, которое позволяет производить оперативный контроль таких параметров герконов, как магнитодвижущая сила срабатывания, магнитодвижущая сила отпускания, коэффициент возврата. Аппаратура тестера построена на базе микропроцессора, имеет встроенное устройство контактирования, информация выводится на двухстрочный дисплей [http://www.rmcip.ru/files/rus/pdf/articles/2011/6d39be58165a35602a90ff7ae8ebe5fe.pdf].
Однако данное устройство также не обеспечивает имитацию и исследование взаимодействия магнита и геркона.
Задача полезной модели - обеспечить имитацию и исследование взаимодействия магнита и геркона.
Для достижения этого остов содержит кронштейны и винт для фиксации испытуемого геркона в горизонтальном положении; перпендикулярно геркону и симметрично вертикальной его оси симметрии на остове выполнен паз, в котором расположен ползун, соединенный со штоком жестко прикрепленного к остову микрометрического глубиномера с трещоткой для перемещения штока; ползун содержит шипы, на которые подвижно и крестообразно относительно друг друга боковыми звеньями установлены параллелограммные механизмы, верхние звенья которых сопряжены стяжным винтом, а нижние выполнены в виде губок для фиксации испытуемого магнита; в электрическую цепь с источником питания последовательно с герконом через включатель включена сигнальная лампа.
На фиг. 1 приведена схема стенда для имитации и исследования взаимодействия магнита и геркона датчика потока молока доильного аппарата, общий вид.
Стенд для имитации и исследования взаимодействия магнита и геркона датчика потока молока доильного аппарата (фиг. 1) состоит из остова 1, который в нижней части содержит кронштейны 2 и винт 3 для фиксации испытуемого геркона 4 в горизонтальном положении. Перпендикулярно геркону 4 и симметрично вертикальной его оси симметрии на остове 1 выполнен паз 5, в котором расположен ползун 6, соединенный со штоком 7 жестко прикрепленного к остову 1 микрометрического глубиномера 8 с трещоткой 9 для перемещения штока 7. Ползун 6 содержит шипы 10 и 11, на которые подвижно и крестообразно относительно друг друга боковыми звеньями установлены параллелограммные механизмы 12 и 13, верхние звенья 14 которых сопряжены стяжным винтом 15, а нижние выполнены в виде губок 16 для фиксации испытуемого магнита 17. В электрическую цепь с источником питания 18 последовательно с герконом 4 через включатель 19 включена сигнальная лампа 20.
Стенд работает следующим образом. Испытуемый геркон 4 укладывают на кронштейны 2 остова 1, фиксируют винтом 3 и включают в последовательную электрическую цепь с источником питания 18, включателем 19 и сигнальной лампой 20. Удерживая магнит 17 в створе губок 16, вращают винт 15, сближая между собой верхние звенья 14. При этом крестообразно установленные относительно друг друга параллелограммные механизмы 12 и 13, проворачиваясь на шипах 10 и 11, сближают между собой губки 16 и фиксируют магнит 17. Затем, вращая трещотку 9, выдвигают шток 7 микрометрического глубиномера 8, тем самым перемещают ползун 6, с установленными на шипах 10 и 11 параллелограммными механизмами 12 и 13, по пазу 5 вниз, до соприкосновения магнита 17 с герконом 4. Вращение трещотки 9 прекращают и снимают показания со шкалы микрометрического глубиномера 8. Включают включатель 19. А так как геркон 4 находится в непосредственной близости от магнита 17 в его магнитном поле, и контакты геркона 4 замкнуты, то сигнальная лампа 20 горит.
Стенд готов к проведению исследований взаимодействия геркона 4 и магнита 17.
Первый этап - определение удаления магнита 17 от геркона 4 в момент размыкания контактов геркона 4, при этом сигнальная лампа 20 гаснет. Вращая трещотку 9, втягивают шток 7 микрометрического глубиномера 8, тем самым перемещают ползун 6, с крестообразно установленными относительно друг друга на шипах 10 и 11 параллелограммными механизмами 12 и 13, по пазу 5 вверх, удаляя магнит 17 от геркона 4 до момента размыкания контактов геркона 4 и выключения сигнальной лампы 20. Вращение трещотки 9 прекращают и снимают показания со шкалы микрометрического глубиномера 8.
Второй этап - определение удаления магнита 17 от геркона 4 в момент замыкания контактов геркона 4, при этом сигнальная лампа 20 загорается. Вращая трещотку 9 в противоположном направлении, выдвигают шток 7 микрометрического глубиномера 8, тем самым перемещают ползун 6, с крестообразно установленными относительно друг друга на шипах 10 и 11, параллелограммными механизмами 12 и 13, по пазу 5 вниз, приближая магнит 17 к геркону 4 до момента замыкания контактов геркона 4 и включения сигнальной лампы 20. Вращение трещотки 9 прекращают и снимают показания со шкалы микрометрического глубиномера 8.
Исследования повторяют с требуемой повторностью.
По завершению исследований выключают включатель 19. Затем, для удобства снятия магнита 17, вращая трещотку 9, втягивают шток 7 микрометрического глубиномера 8, тем самым перемещают ползун 6, с установленными на шипах 10 и 11 параллелограммными механизмами 12 и 13, по пазу 5 вверх. Удерживая магнит 17, вращают винт 15, удаляя друг от друга верхние звенья 14. При этом крестообразно установленные относительно друг друга параллелограммные механизмы 12 и 13, проворачиваясь на шипах 10 и 11, увеличивают расстояние между губками 16 и расфиксируют магнит 17. Магнит 17 снят со стенда. Затем, испытуемый геркон 4 выключают с последовательной электрической цепи с источником питания 18, включателем 19 и сигнальной лампой 20, расфиксируют его, вращая винт 3, и снимают со стенда.
Исследование завершено.
Применение данного стенда обеспечивает имитацию и исследование взаимодействия магнита и геркона датчика потока молока доильного аппарата.
Источники информации:
1. RU 2175474 С2, 7 А01J 7/00 (2000.01), 10.11.2001.
2. RU 2649668 С1, А01J 7/00 (2006.01), A01J 7/00 (2020.02), 21.07.20.
3. http://www.rmcip.ru/files/rus/pdf/articles/2011/6d39be58165a35602a90ff7ae8ebe5fe.pdf.