ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В КАЧЕСТВЕ РАНЕВОЙ ПОВЯЗКИ В ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ

1. Устройство для вакуумной терапии ран, включающее:
(a) покрывной материал для воздухонепроницаемого закрывания зоны раны,
(b) возможно, средство для подключения источника вакуума и
(c) пенополиуретан с открытыми порами в качестве раневой повязки, получаемый реакцией смеси, содержащей компоненты:
(i) полиизоцианат,
(ii) сложный полиэфирполиол,
(iii) вспениватель и
(iv) катализатор,
причем пеноматериал с открытыми порами после трехдневного хранения в сыворотке крупного рогатого скота имеет прочность при растяжении, измеренную согласно DIN 53571, от 80 кПа до 300 кПа, и причем сложный полиэфирполиол (ii) получают реакцией дикарбоновой кислоты, содержащей 4-8 атомов углерода, с двухатомным спиртом с 2-6 атомами углерода.
2. Устройство по п.1, где пенополиуретан с открытыми порами имеет прочность при растяжении после трехдневного хранения в сыворотке крупного рогатого скота, измеренную согласно DIN 53571, от 150 кПа до 220 кПа.
3. Устройство по одному из предыдущих пунктов, где полиизоцианат (i) выбран из MDI, PMDI и/или TDI.
4. Устройство по п.1, где сложный полиэфирполиол (ii) имеет средневесовой молекулярный вес от 500 до 4000 г/моль.
5. Устройство по п.4, где пенополиуретан с открытыми порами имеет предельное удлинение, измеренное согласно DIN 53571, от 250% до 650%.
2
6. Устройство по п.1, где пенополиуретан с открытыми порами имеет воздухопроницаемость, измеренную согласно DIN EN ISO 9237, от 1000 до 8000 л/(м·с).
3
7. Устройство по п.1, где пенополиуретан с открытыми порами имеет кажущуюся плотность, измеренную согласно DIN EN ISO 845, от 15 до 30 кг/м.
8. Устройство по п.1, где пенополиуретан с открытыми порами имеет содержание ароматических соединений от 5 до 50%.
9. Устройство по п.1, где пенополиуретан с открытыми порами имеет твердость по Шору А, измеренную согласно DIN 53505, от 20 до 70.
-1
10. Устройство по п.1, где пенополиуретан с открытыми порами имеет густоту ячеек от 5 до 25 см.
11. Устройство по п.1, где пенополиуретан с открытыми порами имеет вязкоупругие свойства.
2
12. Устройство по п.1, где покрывной материал (а) имеет паропроницаемость, определенную согласно DIN EN 13726-2, от 100 до 2500 г/м·24 ч.
13. Применение пенополиуретана с открытыми порами в качестве раневой повязки для вакуумной терапии ран, где пенополиуретан с открытыми порами получен реакцией смеси, содержащей компоненты:
(i) полиизоцианат,
(ii) сложный полиэфирполиол,
(iii) вспениватель и
(iv) катализатор,
причем пеноматериал с открытыми порами после трехдневного хранения в сыворотке крупного рогатого скота имеет прочность при растяжении, измеренную согласно DIN 53571, от 80 кПа до 300 кПа, и причем сложный полиэфирполиол (ii) получен реакцией дикарбоновой кислоты, содержащей 4-8 атомов углерода, с двухатомным спиртом с 2-6 атомами углерода.
14. Применение по п.13, где раной является ожоговая рана, рана, возникшая при механических травмах, рана, возникшая от воздействия химикатов, рана, обусловленная нарушением обмена веществ, рана, обусловленная нарушениями кровотока, рана, вызванная язвами вследствие облучения, рана, вызванная синдромом диабетической стопы, или рана вследствие пролежней.