КРАН-МАНИПУЛЯТОР ТРУБОПОРШНЕВОЙ УСТАНОВКИ

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использовано для градуировки и поверки расходомеров жидкости и газа.
Известны трубопоршневые устройства (ТПУ), содержащие приемнопусковое устройство для запуска и приема шарового поршня, с расположенным в нем клапаном, предназначенным для закладывания и извлечения шарового поршня и перевода его из конечного положения в исходное, который имеет возможность свободного враш;ения. Так как гнездо клапана глухое переток измеряемой жидкости через него исключен 1. Недостатком данного устройства является отсутствие контроля протечек через пространство, образуемое между внутренней поверхностью корпуса пуско-приемного устройства и клапаном.
Наиболее близким по технической сущности является кранманипулятор, представляющий собой корпус с поворачиваемым и фиксирующимся в крайних положениях клапаном с последующим герметичным его уплотнением манжетой, расположенной в нижней части корпуса 2.
Однако такая конструкция также не обеспечивает контроль протечек через кран-манипулятор в процессе прохождения шаровым поршнем калиброванного участка ТПУ.
Невозможность контроля протечек отрицательно влияет на точность градуировки и поверки.
Целью полезной модели является повышение точности поверки и градуировки.
Поставленная цель достигается тем, что в кране-манипуляторе за счет установки второго уплотнительного устройства в верхней части корпуса
- -образуется полость, позволяющая за счет измепения давления в ней контролировать наличие протечек.
На рисунке 1 изображена схема крана-манипулятора.
На рисунке 2 изображена схема ТПУ с краном-манипулятором.
Кран-манипулятор (см. рисунок 1) состоит из корпуса 1, редуктора 2 соединенного с клапаном 3 расположенном внутри корпуса 1. Внутри корпуса 1, в верхней и нижней частях, установлены уплотнительные устройства, образующие герметичную полость, которые состоят из кассет 4, диафрагм 5, прижимных колец 6, манжет 7, пружин 8 и винтов 9. Клапан 3 фиксируется в крайних положениях фиксаторами-толкателями 10 которые совместно с толкателями 11 отжимают уплотнительные устройства во время поворота клапана 3. На наружной поверхности корпуса приварен штуцер 12, который служит для сообщения полости ограниченной двумя уплотнительными устройствами крана-манипулятора с гидравлической схемой контроля протечек в составе ТНУ.
Кран-манипулятор выполняет функции пуска, приема и замены шарового поршня, а также для герметичного разделения входящего и выходящего потоков во время проведения измерения.
Работает кран-манипулятор в составе ТПУ следующим образом (см. рисунок 2).
Клапан 3 с расположенным в нем шаровым поршнем 13 переводится из положения «прием в положение «пуск при помощи редуктора 2. При этом, во время поворота клапана, при помощи фиксаторов-толкателей 10 и толкателей 11 отжимаются уплотнительные устройства. После прихода клапана в положение «пуск он фиксируется фиксаторами-толкателями 10. Уплотнительные устройства возвращаются в исходное состояние и герметизируют полость, образз ощуюся между ними, разделяя поток внутри ТПУ.
-3
манипулятором, фиксируемый манометрами 18 и 19. Для контроля протечек через уплотнительные устройства необходимо открыть вентили 14 и 15. Затем, открыв вентиль 16 понизить давление в полости, образованной уплотнительными устройствами, ниже значения давления над краном-манипулятором. После закрытия вентиля 16 в процессе прохождения шарового поршня по калиброванному участку, давление внутри полости контролируем по манометру 17.
Неизменность значения давления на манометре 17 свидетельствует о герметичности уплотнительных устройств, тем самым гарантируется отсутствие протечек через кран-манипулятор.
Предохранительный клапан 20 в схеме контроля протечек защищает диафрагмы уплотнительных устройств от разрыва в случае понижения давления ниже рекомендуемого.
Кран-манипулятор позволяет повысить точность градуировки и поверки за счет контроля протечек через него.
Предлагаемое устройство может быть использовано на всех типоразмерах ТПУ однонаправленного действия при поверке и градуировке расходомеров и турбинных преобразователей расхода.
Источники информации принятые во внимание при составлении полезной модели
1.Книга «Трубопоршневые установки, автор Л.Н. Бусыгин, Москва, 1978 г.
2.Установки трубпоршневые «Сапфир
Руководство по эксплуатации. Ха 1.560.044 РЭ, 2001 г. - прототип.
Автор . СатыевФ.К.