ВОДНО-СВЕТОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно, к устройствам для фототерапии.
Сосудистые расстройства, преимущественно на пальцах кистей, приводят к трофическим изменениям в дистальных отделах верхних конечностей. С прогрессированием заболевания трофические нарушения распространяются на глубокие ткани кистей в виде поражения костей фаланг пальцев и суставов (костно-дистрофический синдром), гиперкератоза ладонных поверхностей и пальцев с наличием множественных трещин, утолщений, мутности и деформации ногтей. Ведущую роль в патогенезе трофических расстройств играют стойкие нарушения микроциркуляции [Артамонова В.Г., Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни. М., Медицина, 1988, с.125-154; Артамонова В.Г. и др. Медицина труда и промышленная экология. 1999, №2, с.1-3].
Для лечения применяется огромный арсенал современных медицинских препаратов, однако, несмотря на медикаментозную терапию, ишемическая болезнь верхних конечностей прогрессирует. Основной причиной клинических проявлений ишемической болезни является снижение органного кровотока.
Ишемия органов и тканей развивается вследствие трех факторов - это изменение кровотока в крупных артериях, нарушение микроциркуляции и изменение физико-химических свойств крови.
В связи с широким распространением заболевания среди населения и его негативными последствиями возникает необходимость лечебно-профилактических мер.
Известен светодиодный аппарат «Дюна-Т», который представляет собой направление тех медицинских технологий, которые имеют
отношение к квантовой терапии, и по функциональному назначению является аналогом лазерных терапевтических установок; спектр излучения аппарата лежит в области видимого красного и инфракрасного излучения [под ред. Е.Ф.Левицкого и В.В.Удута «Применение аппарата «Дюна-Т» при лечении и профилактике различных заболеваний», Министерство здравоохранения России, Томский НИИ Курортологии и физиотерапии и НИИ Фармакологии Томского научного центра СО РАМН, Томск, 1998].
Известный аппарат может быть использован для надвенного облучения с целью лечения и профилактики заболеваний суставов и ишемической болезни верхних конечностей. Однако терапевтический эффект при использовании аппарата «Дюна-Т» недостаточно высок.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является известное водно-световое устройство, в частности, для лечения заболеваний суставов и ишемической болезни верхних конечностей, включающее емкость для воды и источники излучения (патент РФ №2112570). Известное устройство для гидравлического и физиотерапевтического воздействия содержит душевой аппарат, формирователь струй жидкости, источник оптического лазерного излучения, по крайней мере, два инфракрасных лазера с непрерывным и импульсным режимами излучения, узел ввода излучения в световод, узел ввода излучения в струи жидкости, а также узел ресиверования для сглаживания пульсаций и упорядочения струй жидкости с регулятором давления и температуры.
Указанное устройство многофункционально, но для лечения заболеваний верхних конечностей неудобно и, в связи с этим, малоэффективно, т.к. не обеспечивает необходимое проникновение излучения в ткани верхних конечностей. Кроме того, оно может быть использовано только в стационарных условиях, а в связи с его высокой технологичностью, оно имеет высокую стоимость.
Технический результат предлагаемой полезной модели состоит в увеличении проникновения излучения в ткани верхних конечностей, а также в обеспечении возможности использования устройства в амбулаторных и домашних условиях и в упрощении технологии его изготовления.
Технический результат достигается тем, что водно-световое устройство для лечения заболеваний суставов и ишемической болезни верхних конечностей, включающее емкость для воды и источники излучения, в качестве емкости для воды содержит верхнюю и нижнюю ванны, нижняя из которых включает штуцер отвода воды и формы для рук с вмонтированными светодиодами красного цвета, выступающими на 2-3 мм над поверхностью, а верхняя ванна содержит штуцер подачи воды с регулятором давления, выходные отверстия диаметром 1,5 мм для воздействия водяными струями на верхние конечности, блок программного управления, в качестве источников излучения - светодиоды синего и зеленого цвета различных длин волн с оптическими волокнами, расположенными над выходными отверстиями в нижней части.
В предлагаемой полезной модели используется неинвазивный метод лечения заболеваний суставов и ишемической болезни верхних конечностей с использованием различных спектров солнечного света (синего, зеленого и красного), различных длин волн одного спектра и терапевтической частоты 50 Гц и направленных струй воды с t=38-40°C, являющихся проводником света.
Терапевтический эффект достигается использованием различных длин волн видимого спектра солнечного света (синий 430-480 нм; зеленый 500-530 нм; красный 660-740 нм), давления водяных струй и механического давления за счет выступающих красных светодиодов на 2-3 мм. Применение светодиодов различных спектров и длин волн позволят получить эффекты, характерные для данных диапазонов [Карандашов В.И., Петухов Е.Б., Зродников B.C. Фототерапия. М., Медицина, 2001;
Буйлин В.А., Ларюшин А.И. Светолазерная терапия. Тверь, Триада, 2004; Карандашов В.И., Петухов Е.Б., Зродников B.C. Квантовая терапия. М., Медицина, 2004].
Одновременное использование синего, зеленого и красного цветов с различными длинами волн каждого цвета стимулирует систему периферийного кровоснабжения, одновременно увеличивая синтез клеточной энергии, снижение вязкости крови, активизацию эритроцитов без их увеличения.
Красный свет играет роль активизатора объемного кровотока и обеспечения «дыхательного взрыва» нейтрофильных гранулоцитов, что приводит к ретродиффузии ионов Н+, которые и повреждают эпителий, вызывая образование тромбов в капиллярах. В процессе спонтанного тромболиза кровообращение восстанавливается. Так как красный цвет поглощается водой, воздействие его предусмотрено на ладони и пальцы рук посредством выступающих светодиодов и за счет веса рук и давления струй воды на верхнюю часть.
Не поглощаемые длины волн синего и зеленого цветов обеспечивают облучение поверхности кожного покрова в воде с использованием струй для увеличения эффекта проникновения, что, в свою очередь, приводит к «оживлению» капиллярной сети и стимулированию микроциркуляции за счет механического раздражения рецепторов кожи массажными струями воды.
Таким образом, предлагаемая конструкция устройства позволяет одновременно использовать известные из вышеуказанных источников информации свойства излучения различных спектров видимого света, а также свойства механического воздействия (надавливания светодиодами красного цвета) и гидровоздействия на ткани верхних конечностей, что увеличивает общий терапевтический эффект.
Используется терапевтическая резонансная частота 50 Гц, которая создается модулятором, входящим в состав блока управления. Эта частота стимулирует кровоснабжение и поглощение кислорода.
В качестве источников монохроматического света можно использовать сверхяркие светодиоды фирмы «Sharp» (Япония).
Предлагаемое устройство состоит из двух блоков:
Первый блок (Фиг.1): A - вид сверху в собранном состоянии: нижняя ванночка 1, изготовленная из пластмассы (размер 500×300×100) со сливной горловиной 2, формами для обеих рук 3, с вмонтированными светодиодами красного цвета, выступающими на 2-3 мм над поверхностью из расчета по 2 светодиода на палец и 4 светодиода на ладонь (всего на 2 формы 28 ед.), с линией обтюрации периметра 4 из губчатой резины ⌀=3, и обтюрации для запястья рук 4а, Б - вид сбоку в разрезе с выступающими формами для рук 3 на 40 мм и линией обтюрации периметра ванночки 4.
Второй блок (Фиг 2): В - вид сверху в собранном состоянии: верхняя ванночка 5, с блоком управления 6 и программами лечебно-профилактических процедур, штуцером с регулятором давления 7, Г - вид сбоку в разрезе: верхняя ванночка с вмонтированными в блок управления 6 сорока светодиодами синего и зеленого цветов 8 с различными длинами волн и оптическими волокнами 9, емкости для воды 10 и сорока отверстиями ⌀=1,5, расположенными под светодиодами 11, линией обтюрации периметра верхней ванны 12 и для запястья рук).
Программы процедур включают в себя использование различных спектров излучения, длин волн.
Оба блока обеспечивают удобное использование и легкую стерилизацию после процедур.
Устройство работает следующим образом:
Подсоединяется шланг (рукав) к штуцеру верхней ванны 7 для подачи теплой воды t=38-40°C, а также шланг к штуцеру слива воды 2
нижней ванны. Подсоединяется кабель к гнезду 13 электрического питания 6В от АКБ «HILTI» 12 А/ч. Таймером 14 устанавливается время экспозиции, кнопками 15 устанавливается программа процедуры, открывается верхняя ванна 1, кладутся руки пациента на формы для рук 3 и ванна закрывается. Через шланг подается вода t=38-40°C к штуцеру с регулятором 7, которым и регулируется давление струй на руки. Нажатием кнопки «Пуск» 16 запускается лечебная программа. По истечении времени программы таймер отключает все светодиоды 3,8. Перекрывается подача воды, открывается верхняя ванна и вынимаются руки пациента, устройство отдается на стерилизацию.
Предлагаемое устройство имеет следующие преимущества:
- возможность проведения лечения и профилактики заболевания суставов и ишемической болезни верхних конечностей в кабинетах косметологии и медицинских учреждениях;
- увеличение проникновения излучения в живую ткань за счет выступающих красных светодиодов на 2-3 мм;
- совмещение фокуса синих и зеленых светодиодов с выходными отверстиями воды верхней ванны, что приводит к тому, что струи становятся проводниками света и предотвращается их смешивание;
- давление теплой струи воды, несущей определенный спектр света, позволяет осуществлять гидромассаж рук и увеличивает фотоэффект;
- устройство легкое в изготовлении, простое в эксплуатации и может широко применяться людьми всех возрастов;
- возможность легкой стерилизации.