КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Полезная модель относится к медицинской технике и может быть использована для комплексного лечения электромагнитным и тепловым воздействием на суставы, участки тела с нарушенным кровоснабжением и болевым синдромом.
Известно устройство, содержащее фитопарообразователь, в верхней части которого установлена сетчатая корзина для трав, два бачка для трав, соединенные одними вентилями с фитопарообразователем, а другими вентилями через паропроводы - с трехходовым краном, установленным на распределителе, состоящем из трех паровых вентилей для подачи пара в кабину, соединенных с паропроводами, установленными в кабине, причем, нижний паропровод подходит под решетку для подачи пара на ноги, средний подводится под сиденье для подачи пара на область копчика и половые органы, а верхний служит для подачи пара на область шеи и спины, а сиденье выполнено кольцеобразным [RU 2205621, C1, A61H 33/06, 10.06.2003].
Недостатком устройства являются относительно узкие функциональные возможности, поскольку оно помимо теплового воздействия на органы пациента не обеспечивает магнитного воздействия. Это может снизить эффективность лечения.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является входящее в состав комплексной физиотерапевтической установки комплексное устройство суставотерапии, выполненное в виде одного или нескольких соленоидов различных типоразмеров с соосными катушками, например, для лечения суставов верхних конечностей, фиксируемые, к примеру, резиновыми бинтами или закрепляемые на опорном столике [RU 2007107994 А, A61H 99/00, 10.09.2008].
Соленоид представляет собой изолированную проволоку, которая намотана на сердечник, имеющий в этом техническом решении цилиндрическую форму. Для создания магнитного поля вокруг соленоида, которое возникает при протекании по изолированной проволоке тока, используется источник питания.
Недостатком устройства является относительно низкая экономичность, поскольку соленоиды с соосными катушками должны быть выполнены с расчетом на пациентов с максимальными размерами конечностей. Поэтому для пациентов с малыми и средними размерами конечностей для поддержания требуемых режимов воздействия по температуре и мощности магнитного поля приходится увеличивать питающие токи или, иначе, поддерживать требуемые токи для создания излишне большого по объему теплового и электромагнитного поля при реальном требовании для использования существенно меньшего объема.
Кроме того, относительно громоздкие соленоиды с цилиндрической формой сердечников приводят к неудобствам при получении пациентами лечебных процедур.
Требуемый технический результат заключается в повышении экономичности и повышении удобства использования.
Требуемый технический результат достигается тем, что, в устройстве, содержащем два соленоида с источниками питания и элементы фиксации, сердечники соленоидов выполнены в виде пластин, имеющих дугообразную в поперечном сечении форму, а каждый из соленоидов помещен в соответствующий изолирующий кожух, при этом, с внешней стороны каждого из соленоидов выполнен защитный электромагнитный экран.
Требуемый технический результат достигается также тем, что элементы фиксации выполнены в виде резиновых колец.
На чертеже представлены: на фиг.1 - общий вид комплексной физиотерапевтической установки, на фиг.2 - поперечное сечение соленоида в кожухе с защитным электромагнитным экраном.
Комплексная физиотерапевтическая установка содержит два размещенных в соответствующем кожухе 1-1 и 1-2 соленоида 2-1 и 2-2 с источниками питания 3-1 и 3-2 каждого из соленоидов, соответственно и элемент фиксации 4, который в простейшем случае может быть выполнен в виде резинового кольца.
В комплексной физиотерапевтической установке сердечники соленоидов 2-1 и 2-2 выполнены в виде пластин, имеющих дугообразную в поперечном сечении форму, а с внешней стороны каждого из соленоидов выполнен защитный электромагнитный экран 5-1 и 5-2, соответственно.
Кожух может быть выполнен в виде пластика или резины с возможностью дезинфицирующей обработки с его внешней стороны, а защитный электромагнитный экран - из алюминиевой фольги.
Работает комплексная физиотерапевтическая установка следующим образом.
На требуемый участок конечности пациента, например на руку, накладываются два размещенных в соответствующих кожухах 1-1 и 1-2 соленоида 2-1 и 2-2 таким образом, чтобы они охватывали руку в требуемой области для комплексного воздействия. Элемент фиксации 4, который в простейшем случае может быть выполнен в виде резинового кольца, выполняет роль удержания размещенных в кожухах 1-1 и 1-2 соленоидов 2-1 и 2-2. При включении источников питания (средства включения на чертеже не показаны) по изолированной проволоке протекает ток, который создает тепловое и магнитное поля. Эти поля в требуемых дозах воздействую на соответствующий участок конечности пациента, что приводит к достижению цели лечения.
Для исключения воздействия магнитного поля на окружающую среду с внешней стороны каждого из соленоидов (со стороны, противоположной участку конечности пациента) между соленоидом и кожухом выполнен защитный электромагнитный экран.
Таким образом, благодаря усовершенствованию известного устройства достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении экономичности, поскольку исключается необходимость поддержания более высоких режимов воздействия по температуре и мощности магнитного поля для пациентов с малыми и средними размерами конечностей. Кроме того, предложенная конструкция обеспечивает уменьшение размеров установки и создает, таким образом, большие удобства в приеме процедур для пациентов.