УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ДЛЯ РЕМОНТА, НАСТРОЙКИ И ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Полезная модель относится к конструкциям в радиотехнике, используемым в частности при ремонте, настройке и диагностике электронного оборудования.
Любое электронное оборудование работает от какого-либо источника питания. Это либо промышленная сеть переменного тока напряжением 220 В, либо автономные источники постоянного тока - батареи или аккумуляторы. Кроме того, в составе большого числа электронного оборудования имеются аудио тракты, например, всевозможные усилители звуковой частоты, оборудование связи и т.д. При ремонте, настройке, диагностике такого оборудования необходим лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и защищенный, гальванически развязанный источник переменного напряжения 220 В. Для ремонта оборудования с аудио трактами необходим дополнительно генератор звуковой частоты, например, сигнал «Меандр 1 кГц» с регулируемым выходным напряжением. Поэтому при ремонте, настройке, диагностике электронного оборудования приходится использовать одновременно несколько различных приборов, блоков питания, т.к. отсутствует блок, объединяющий в себе все необходимые функции.
Известен источник питания заводского изготовления, позволяющий подключить ремонтируемое оборудование [1]. Недостатком данного блока является то, что он имеет в своем составе только источник постоянного напряжения.
Известен генератор сигналов заводского изготовления, позволяющий получить сигналы различной формы и амплитуды [2]. Недостатком данного блока является то, что он имеет в своем составе только генератор сигналов.
Известен блок гальванической развязки заводского изготовления, позволяющий подключить электронное оборудование к сети 220 В [3]. Недостатком данного блока является то, что он имеет в своем составе только блок гальванической развязки.
Задачей полезной модели является создание устройства, объединяющего в одном корпусе три модуля для ремонта, настройки и диагностики электронного оборудования.
Технический результат - повышение эффективности ремонта электронного оборудования.
Схема электрическая принципиальная универсального лабораторного блока для ремонта, настройки и диагностики электронного оборудования показана на фиг. 1. В одном корпусе 1 смонтированы три модуля: модуль 4 - защищенный, гальванически развязанный источник переменного напряжения 220 В, модуль 5 - лабораторный блок питания с регулируемым выходным постоянным напряжением 1-30 В, постоянным напряжением 5 В, и модуль 23 - генератор звуковой частоты «Меандр 1 кГц» с регулируемым выходным напряжением сигнала. Модули имеют общую цепь электропитания 6, защищенную автоматическим выключателем 3, напряжение на которую подается через контакты 2, индикацию - светодиод 20 и цифровой вольтметр-амперметр 27. Для подключения электронного оборудования предусмотрены контактные разъемы 29, 30, 31 и 32.
Для ремонта, настройки и диагностики электронного оборудования, питающегося от сети 220 В, его необходимо подключить к контактным разъемам 29 и включить тумблер 7. При этом загорается светодиод 20, индицирующий о подаче напряжения 220 В, подключенный через плату 17. Тестируемое устройство подключается через трансформатор 9, обеспечивающий гальваническую развязку от промышленной сети 220 В. Если в тестируемом устройстве имеется неисправность - короткое замыкание, то сработает защита - автоматический выключатель 3.
Для ремонта, настройки и диагностики электронного оборудования, питающегося от постоянного напряжения от 1 до 30 В, его необходимо подключить к контактным разъемам 30 и включить тумблер 8. Переменное напряжение 220 В, проходя через трансформатор 10, уменьшается до необходимых величин, выпрямляется диодными мостами 11, 12 и 13 и сглаживается фильтрующими конденсаторами 14, 15 и 16. Выходное напряжение питания можно установить регулятором 24. Индикация выходного напряжения и потребляемого тока на приборе 27. Кроме того имеется стабилизированный источник питания напряжением 5 В - плата 19, выходные разъемы 31. Дополнительная фильтрация осуществляется конденсаторами 21 и 22. Потребляемый ток так же индицируется прибором 27. В платах регуляторах-стабилизаторах 18 и 19 имеется встроенная защита от короткого замыкания.
Если необходимо отремонтировать или протестировать аудио тракт в составе электронного оборудования, то необходимо подключить вход этого устройства к контактным разъемам 32, включить тумблер 25 и регулятором 28 выставить необходимый уровень сигнала генератора «Меандр 1 кГц», который вырабатывается на плате 26. Контроль прохождения сигнала по аудио тракту оборудования обычно осуществляется осциллографом (отдельное устройство) или штатными громкоговорителями (в случае проверки усилителя звуковой частоты).
На фиг. 2 изображена передняя панель универсального лабораторного блока для ремонта, настройки и диагностики электронного оборудования. На ней расположены все органы управления, индикации и контактные разъемы.
Источники информации:
1. Источник питания АКИП-1102 810 [Электронный ресурс]. URL: https://prist.ru/catalog/istochniki_pitaniya/akip_1102/ (дата обращения: 22.10.2018).
2. Низкочастотный генератор сигналов GAG-810 [Электронный ресурс]. URL: http://pribory-spb.ru/pribor_GAG-810-generator-NCh (дата обращения: 22.10.2018).
3. TEPLOCOM - GF гальваническая развязка [Электронный ресурс]. URL: http://5000wt.ru/other/setevaya_zashita/model/teplocom_-_gf_galvanicheskaya_razvyazka/ (дата обращения: 22.10.2018).