ТЕРМОДАТЧИК МОДУЛЬНЫЙ БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ

Полезная модель относится к конструкции беспотенциальных цифровых термодатчиков и может быть использована в преобразователях частоты железнодорожного транспорта, а так же в других устройствах силовой электроники, где требуется контроль температуры поверхностей, находящихся под токовой нагрузкой, и напряжение изоляции между выводами и основанием термодатчика может достигать 6 кВ.
Известные конструкции термодатчиков рассчитаны на работу при небольших напряжениях и не являются беспотенциальными.
Недостатком конструкции данных термодатчиков является возможность их использования только в областях без токовых нагрузок, либо при небольших напряжениях.
Известные термодатчики в основном базируются на использовании контактных термопар, термореле и терморезисторов, не изолированных электрически от контролируемого изделия, что не позволяет их использовать для измерения температуры изделий, находящихся под напряжением. [1]
Новая конструкция позволяет реализовать использование термодатчика для контроля температуры в элементах преобразователей, находящихся под напряжением, без дополнительной изоляции.
Поставленная задача достигается увеличением напряжения изоляции цифрового датчика температуры Dallas DS18B20 путем размещения его в корпусе с дополнительной изоляцией. В новой конструкции термодатчика, непосредственно сам датчик температуры и его выводы дополнительно изолированы от воздействия внешнего напряжения, в результате чего напряжение изоляции термодатчика возрастает до 6 кВ. Применение помехозащитного кабеля обеспечивает надежную защиту выходного сигнала от внешних помех.
Термодатчик модульный беспотенциальный цифровой состоит из датчика температуры 4 помещенного в изолированный корпус 2 заполненный изоляционным герметиком 3, медного основания 6 и экранированного кабеля 1. Для обеспечения лучшей теплопроводности между датчиком температуры и основанием нанесена теплопроводящая паста 5.
Термодатчик в новом исполнении ввинчивается в тело объекта, на котором производится измерение температуры. Данное конструктивное решение позволяет обеспечить хороший тепловой контакт между датчиком и поверхностью объекта измерений.
Основные отличия от известных моделей термодатчиков заключаются в использовании:
- изоляционного корпуса, в который помещается непосредственно датчик температуры Dallas DS18B20, дополнительно заполненного электроизоляционным герметиком. Это позволяет увеличить напряжение изоляции термодатчика до 6 кВ. Так же, конструктив корпуса позволяет вворачивать термодатчик в тело объекта, с которого необходимо произвести измерение температуры, что обеспечивает его надежное крепление и хороший тепловой контакт между датчиком и поверхностью объекта измерений;
- изолированного экранированного кабеля, защищающего выходной сигнал от помех.
Результатом нового технического решения является данная полезная модель беспотенциального термодатчика ТМБЦ 4.6, рассчитанного на работу в температурном режиме от минус 55°С до плюс 125°С, с напряжением изоляции корпуса 6000 В (Фиг.1). Устойчивость к механическим воздействиям по группе М25 ГОСТ 17516.1-90.
Источники информации
1. http://www.chipfind.ru/datasheet/dallas/dsl820.htm
2. http://www.ns-technologies.ru/shop/modulnye-elektronnye-ustrojjstva/termostat/item_528/
3. http://domatik.jimdo.com/продукция/s-s-regeltechnik/
4. http://www.tur-internet.ru/firms/028613/cards/528.html
5. http://www.energometrika.ru/page/438/