ПЕНАЛ ДЛЯ СПИЦЫ КИРШНЕРА С НАПАЙКОЙ

Полезная модель относится к области медицины и медицинской технике, а именно к устройствам, предназначенным для проведения спиц Киршнера с напайкой при операции остеосинтеза аппаратом Илизарова.
Цель полезной модели - атравматичное введение в кость спицы Киршнера с напайкой.
Одним из наиболее распространенных и эффективных способов оперативного лечения переломов длинных трубчатых костей является внеочаговый чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова, предусматривающий проведение через кость спиц Киршнера, в том числе с напайкой. Для устранения боковых смещений, надежного удерживания костных отломков длинных трубчатых костей, применяются штыкообразные спицы, с расплющиванием участка спицы Киршнера, с упорной площадкой [1-5]. Специальных устройств для введения в кость спиц Киршнера с напайкой медицинская промышленность не выпускает.
Введение спицы Киршнера в кость осуществляется либо ручной дрелью, либо электрической. В связи с тем, что спица Киршнера при ее
введении в кость вибрирует, она часто соскальзывает с кости, чем вызывает травматизацию мягких тканей и мелких кровеносных сосудов. При быстром вращении вибрирующей спицы возникает наматывание на нее мягких тканей, а также ожог кортикального слоя кости в месте сверления.
Задачей полезной модели является уменьшение травмирующего влияния на кость и мягкие ткани, возникающего при введении спицы Киршнера с напайкой.
Поставленная задача решается путем использования технического устройства, выполненного в виде цилиндрической формы металлического пенала (рис.1). Пенал состоит из двух полукружной формы браншей 1 и 2, концы которых представлены резьбой под гофрированную гайку 3. Бранши посредством шпеньков 4 на одной половине устройства и паза 5 на другой половине прилегают друг к другу. По оси устройства для свободного перемещения спицы Киршнера с напайкой выполнено два 6, 7 отверстия, одно из которых 6, расположенное по центру, предназначено для свободного поступательно-вращательного движения спицы, имеющей на себе напайку, а другие 7 для предупреждения ее вибрации при вращении. Надежное крепление полукружных браншей пенала достигается гофрированной гайкой.
На рис.1 изображен общий вид полезной модели.
Полезная модель работает следующим образом.
Спица Киршнера с напайкой свободно помещается в отверстие большего диаметра 6, после чего полукружной формы бранши 1 и 2 смыкаются, при этом шпеньки 4 внедряются в пазы 5. Надежная фиксация браншей пенала осуществляется гайкой. Расположение спицы Киршнера в пенале предупреждает ее вибрацию при вращении, что, во-первых, уменьшает повреждающее воздействие спицы на кость, мышцы и кожу; во-вторых, сокращается время, требуемое на проведение спицы; в-третьих, исключается повреждение перчаток и рук хирурга при быстром вращении спицы.
Источники информации:
1. Жанаспаев А.М., Прокопьев Н.Я., Молдаханов А.М. Функциональные методы лечения диафизарных переломов костей голени. - Тюмень, 1992. - 188 с.
2. Ключевский В.В. Скелетное вытяжение. - Л.: Медицина, 1991. -160 с. (Б-ка практич. врача).
3. Митюнин Н.К., Ключевский В.В. Демпферированное скелетное вытяжение //Учебно-методическое пособие. - Ярославль, 1972.
4. Муйжулис А.К. О способе поперечного компрессионного остеосинтеза встречными спицами //Ортопедия, травматология и протезирование. - 1972. - №9. - С.52-55.
5. Прокопьев Н.Я., Торопов Е.В. Спица Киршнера с расширенной упорной площадкой: сборник рационализаторских предложений по травматологии и ортопедии. - Тюмень, 1990. - С.50-52.