Тестер герметичности эндоскопов

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию и может быть использована для повышения эффективности проверки герметичности гибких эндоскопов и других канальных медицинских инструментов.
Из уровня техники известно устройство для проверки герметичности эндоскопов, содержащее расположенные на воздухопроводе фильтр, средство нагнетания воздуха в виде ручной груши, средство контроля - манометр, клапан сброса и коннектор - средство для подсоединения к эндоскопу (см., например, pentax-medical.ru, Тестер герметичности (течеискатель) Pentax SHA-Р5. Япония,). Данное устройство обеспечивает только визуальный контроль снижения давления в проверяемом эндоскопе, что снижает надежность проверки герметичности.
Технический результат, на получение которого направлена полезная модель, заключается в повышении надежность проверки герметичности эндоскопов путем использования электро-механических средств.
Решение поставленной задачи и достижение заявленного технического результата обеспечивается тем, что в тестере герметичности эндоскопов, содержащем расположенные на воздухопроводе средство нагнетания воздуха, средство контроля, клапан сброса и средство для подсоединения к эндоскопу, согласно полезной модели, на воздухопроводе после компрессора установлен запорный клапан, средство нагнетания воздуха выполнено в виде компрессора с электроприводом, а средство контроля выполнено в виде датчика - реле давления с двумя независимыми уставками, одна из которых срабатывает при достижении (принижении) нижнего предела давления, а другая - при достижении (превышении) верхнего предела давления, и, соответственно, двумя парами контактов, которые подключены к блоку управления, снабженному таймером и блоком сигнализации.
Кроме того, запорный клапан и клапан сброса выполнены электромагнитными, при этом электромагниты - соленоиды запорного клапана и клапана сброса, а также электропривод компрессора подключены к блоку управления.
Кроме того, на воздухопроводе перед компрессором установлен фильтр.
Наличие датчика-реле давления с двумя независимыми уставками, одна из которых - уставка минимума «min» - срабатывает при достижении (принижении) нижнего предела давления, а другая - уставка максимума «max» - срабатывает при достижении (превышении) верхнего предела давления, и, соответственно, двумя парами контактов, которые подключены к блоку управления, снабженному таймером и блоком сигнализации, обеспечивает эффективное и надежное качественное определение герметичности или негерметичности (наличие течи) эндоскопа путем электромеханической фиксации допустимой скорости падения давления (изменения величины давления за определенный период времени) воздуха, нагнетаемого в полость эндоскопа.
На чертеже схематично представлен общий вид заявленного тестера герметичности эндоскопов.
Тестер герметичности эндоскопов содержит расположенные на воздухопроводе 1 фильтр 2, компрессор 3 с электроприводом 4, запорный электромагнитный клапан 5, датчик - реле 6 давления (например, пьезорезистивный (кремниевый) датчик давления или электромагнитное реле давления) с двумя независимыми уставками, одна из которых - уставка минимума «min» - срабатывает при достижении (принижении) нижнего предела давления, а другая - уставка максимума «max» - срабатывает при достижении (превышении) верхнего предела давления, и, соответственно, двумя парами контактов P1 - «min» и Р2 - «max», электромагнитный клапан 7 сброса и коннектор 8 для подсоединения к эндоскопу (на чертеже не показано). При этом электропривод 4 компрессора 3, электромагнит - соленоид 9 запорного клапана 5 и электромагнит - соленоид 10 клапана 7 сброса, подключены к программному блоку 11 управления, который снабжен таймером 12 и блоком 13 сигнализации.
Как вариант, датчик - реле 6 давления конструктивно может быть выполнено в виде двух независимых реле с соответствующими уставками Р1 и Р2, а вместо запорного электромагнитного клапана 5 может быть установлен обратный клапан.
Заявленный тестер герметичности эндоскопов работает следующим образом.
Посредством коннектора 8, предпочтительно, с использованием дополнительного гибкого шланга (на чертеже не показано) тестер подсоединяют к эндоскопу и нажимают кнопку «ПУСК» (на чертеже не показано) блока 11 управления, который при открытом запорном клапане 5 выдает сигнал электромагниту - соленоиду 10 на закрытие клапане 7 сброса и сигнал электроприводу 4 на включение компрессора 3, который нагнетает воздух в полость эндоскопа. При этом возрастает давление воздуха в полости эндоскопа и нормально разомкнутые контакты Р1 датчика - реле 6 давления (например, выполненного в виде пьезорезистивнного (кремниевого) датчика давления или электромагнитного реле давления) замыкаются, а при достижении давления воздуха в полости эндоскопа равного и выше значения давления уставки минимума «min» - нижнего предела давления, например 18 кПа контакты Р1 размыкаются и остаются разомкнутыми. При достижении давления воздуха в полости эндоскопа значения равного значению давления уставки максимума «max» - верхнего предела давления, например 20 кПа, замыкаются нормально разомкнутые контакты Р2, управляющий сигнал с них поступает в блок 11 управления, который выдает сигнал электромагниту - соленоиду 9 на закрытие запорного клапана 5 и сигнал на включение таймера 12 на определенный период времени, например, на 60 сек. Определение герметичности или негерметичности (наличие течи) эндоскопа производят путем сравнения текущей скорости падения давления воздуха, закаченного в полость эндокопа, с допустимой, расчитанной с учетом технических условий на эндоскоп. При этом текущую скорость падения давления регистрируют по величине изменения давления от значения, заданного уставкой максимума «max» - верхнего предела давления, до значения, заданного уставкой минимума «min» - нижнего предела давления, за определенный период времени, задаваемый таймером 12, электромеханическим путем по сигналу, поступающему от контактов Р1 уставки минимума «min» - нижнего предела давления в блок 11 управления. Таким образом, если за определенный период времени, заданный таймером 12, разомкнутые контакты Р1 уставки минимума «min» не замкнулись, то скорость падения давления меньше допустимой, и блок 11 управления посредством блока 13 сигнализирует о герметичности эндоскопа. Если же за определенный период времени, заданный таймером 12, разомкнутые контакты Р1 уставки минимума «min» замкнулись, то скорость падения давления больше (или равна) допустимой, и блок 11 управления посредством блока 13 сигнализирует о негерметичности эндоскопа.
В процессе проверки герметичности при снижении давления в полости эндоскопа ниже значения, равного значению давления уставки максимума «max» - верхнего предела давления, контакты Р2 размыкаются и остаются разомкнутыми.
После завершения процесса проверки герметичности эндоскопа нажимают кнопку «СБРОС» (на чертеже не показано) блока 11 управления, который выдает сигнал электромагниту - соленоиду 9 на открытие запорного клапана 5 и сигнал электромагниту - соленоиду 10 на открытие клапана 7 сброса, что обеспечивает выпуск воздуха из полости эндоскопа в окружающую среду.