Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем

Полезная модель относится к области транспортировки нефтепромысловой жидкости, в частности к технике контроля и определения солеотложений, содержащих соли бария на внутренней поверхности действующего трубопровода и оборудования.
Наличие солеотложений приводит к снижению проходного сечения трубопровода, снижению эксплуатационной эффективности трубопровода. Для определения наличия солеотложений в трубопроводе проводится вырезка катушки и ее обследование на наличие отложения солей внутри трубопровода. Для вырезки катушки необходимо провести стравливание давления в трубопроводе и его опорожнение. Однако данный способ не гарантирует определения места отложения солей. Необходимо продолжить поиски данного участка. Все это приводит к значительным материальным затратам.
В большинстве случаев солеотложения – это соли бария, которые имеют повышенный радиационный фон. Поэтому, если участок трубопровода имеет повышенный радиационный фон, то это свидетельствует о наличии в нем солей бария. Чем выше радиационный фон, тем большее количество солей бария находится на данном участке трубопровода.
Известен профессиональный переносной радиометр-дозиметр СРП-88 для проведения неразрушающего поиска и обнаружения источников гамма-излучения, содержащий устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком, соединенный кабелем с блоком детектирования, и держатель
(http://tetraservice.ru/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26page%3Dshop.
product_details%26flypage%3Dshop.flypage%26product_id%3D542%26Itemid%3D92). Устанавливают элементы питания в батарейный отсек, подключают его в разъем ПИТАНИЕ устройства индикациии и закрепляют батарейный отсек двумя винтами. Устройство индикации со стрелочным индикатором соединяют через разъем кабелем с блоком детектирования оперативно и быстро отображается (цифровыми значениями на дисплее пульта) уровень загрязнения по гамма-излучению материальных ресурсов. Радиометр СРП-88 имеет высокую чувствительность при поиске радиоактивных аномалий и обладает высокой надежностью при эксплуатации в полевых условиях. Для проведения неразрушающего поиска и обнаружения источников гамма-излучения на действующем трубопроводе оператор, удерживая на весу прибор и блок детектирования, двигается по пересеченной местности вдоль трубопровода, что затрудняет выполнять равномерно и точно замеры, что влияет на качество определения наличия солеотожений на внутренней поверхности действующего трубопровода.
Техническими задачами полезной модели является повышение качества, точности и стабильности определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, а также расширение технологической возможности устройства.
Технические задачи решаются устройством для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, содержащим устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком, соединенное кабелем с блоком детектирования, и держатель.
Новым является то, что устройство для определения наличия солеотложений закреплено на колесо измерительное, содержащее телескопическую ручку с одной стороны и два колеса, обеспечивающие прямолинейное движение, с другого конца, при этом устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком закреплено на верхней части телескопической ручки колеса измерительного, лицевая панель со стрелочным индикатором направлена вверх, блок детектирования устройства индикации жестко закреплен скобой с боковой поверхностью устройства индикации и дополнительно закреплен на тескопической ручке колеса измерительного двумя зажимами, при этом блок детектирования размещен в нижней части на расстоянии от наружной поверхности контролируемого трубопровода, обеспечивающего выполнение контроля.
На фиг. 1 изображен общий вид устройства для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем.
На фиг. 2 вид устройства сбоку.
Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе (на чертеже показано условно) дозиметрическим контролем содержащит устройство индикации 1 (фиг. 1) со стрелочным индикатором с батарейным отсеком 2, соединенный кабелем 3 с блоком детектирования 4 (фиг. 2) и держатель 5. Устройство для определения наличия солеотложений закреплено на колесо измерительное, содержащее телескопическую ручку 6 с одной стороны и два колеса 7 на оси, обеспечивающие прямолинейное движение, с другого конца. Устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком закреплено на верхней части телескопической ручки 6 стандартным пластиковым хомутом, либо контактной лентой (липучкой). Лицевая панель 8 со стрелочным индикатором направлена вверх, обеспечивающая непрерывный визуальный контроль за показаниями прибора. Блок детектирования 4 и кабель ниже устройства индикации жестко соединены и закреплены пластиковой скобой 9 (фиг. 2) с фиксатором (фиг. 1), соединяющей с одного конца держатель блока детектирования, а с другого конца с боковой поверхностью устройства индикации 1. Дополнительно блок детектирования 4 и кабель закреплены на тескопической ручке 6 колеса измерительного двумя зажимами 9 (фиг. 2). Длина телескопической ручки фиксируется под рост дозиметриста. Кристалл блока детектирования размещен в нижней части измерительного колеса 7 на расстоянии, обеспечивающего выполнение контроля, до 10 см от наружной поверхности контролируемого трубопровода.  В качестве измерительного колеса используют, например колесо измерительное "Matrix", механическое. Устройство для определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем повышает качество, точность и стабильность определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, а также расширяет технологические возможности применения устройства.
Устройство работает следующим образом.
Для подготовки устройства к работе, необходимо прибор, например СРП-88Н, содержащий устройство индикации с батарейным отсеком, блок детектирования и держатель, закрепить на колесе измерительном механическом, содержащем телескопическую ручку 6 с одной стороны и два колеса 7, обеспечивающие прямолинейное движение по контролируемому трубопроводу, с другого конца. Диаметр колеса 0,16 м. Устройство индикации со стрелочным индикатором с батарейным отсеком закрепляют на верхней части телескопической ручки 6 стандартным пластиковым хомутом, либо контактной лентой (липучкой). Лицевая панель 8 со стрелочным индикатором направлена вверх, обеспечивающая непрерывный визуальный контроль за показаниями прибора. Блок детектирования 4 и кабель ниже устройства индикации жестко соединяют и закрепляют пластиковой скобой  с фиксатором 9,  соединяющей с одного конца держатель блока детектирования, а с другого конца с боковой поверхностью устройства индикации 1. Дополнительно блок детектирования 4 и кабель закрепляют на тескопической ручке 6 колеса измерительного двумя зажимами 9.  Кристалл блока детектирования размещают в нижней части измерительного колеса 7 на расстоянии, обеспечивающего выполнение контроля, до 10 см от наружной поверхности контролируемого трубопровода. Предварительно собирают блок детектирования с держателем, подключают блок детектирования к разъему БД пульта, проверяют работоспособность прибора, и после установки на торец блока детектирования  резинового колпачка, исключающего разрушение блока, прибор готов к работе. При работе с прибором СРП-88Н в режиме поиска изменение интенсивности потока гамма-излучения отслеживают по стрелочному индикатору, для чего переключатель ДИАПОЗОН устанавливают в положение, при котором стрелка индикатора колеблется в пределах от одной третьей до конечного значения шкалы. Поэтому лицевая панель 8 со стрелочным индикатором направлена вверх. Для более точных измерений в режиме поиска показания прибора СРП-88Н считывают с цифрового табло.
Далее прибор включают в режим работы и измерительное колесо перемещают по образующей контролируемого трубопровода со скоростью 1 км/ч. Информацию о результатах замера передают по USB интерфейсу на персональный компьютер и на компьютере строят график, либо по полученным данным дозиметрист строит график дозиметрического обследования. На графике по оси Y отображают интенсивность гамма излучения, на оси Х расстояние в метрах. Расстояние измеряют с помощью измерительного колеса, у которого на рукоятке размещают счетчик метров. Согласно графику определяют участок с солеотложениями, где имеется превышение радиационного фона с возможным наличием участка с солеотложениями.
Предлагаемое устройство обеспечивает повышение качества, точности и стабильности определения наличия солеотложений на действующем трубопроводе дозиметрическим контролем, а также расширение технологической возможности устройства.