СФИГМОМАНОМЕТР

Перекрестная ссылка на родственную заявку
Для настоящей заявки испрашивается приоритет по патентной заявке Китая на полезную модель No.200720107981.5, поданную 10 апреля 2007, и все ее содержание включается в настоящую заявку путем отсылки.
Область техники
Полезная модель относится к сфигмоманометру и методу измерения и показания результата с его помощью, в частности к сфигмоманометру со световой колонкой и цифровым дисплеем и методу измерения и показания результата с его помощью.
Предшествующий уровень
Известный ранее обычный сфигмоманометр со ртутной трубкой, измеряющий кровяное давление звуковым методом Короткова, внесен в список запрещенных к производству, продаже и использованию в развитых странах и районах из-за ртутного загрязнения производственных территорий и ртутного загрязнения окружающей среды в результате хрупкости прибора. Европейское Сообщество закрыло все ртутные рудники и запретило импорт и экспорт всех видов продукции, содержащей ртуть. В Китае, с улучшением условий жизни и ростом внимания людей к защите окружающей среды, намечается тенденция к запрещению или ограничению производства и продажи сфигмоманометров со ртутной трубкой. Кроме того, показания обычного сфигмоманометра со ртутной трубкой однотонны и не выделяются цветом, а стрелочный тонометр, производящий измерения с помощью упругого элемента, имеет небольшую шкалу с близко расположенными делениями, что легко приводит неточностям зрительного восприятия при измерении и низкой стабильности. Помимо этого упругий элемент легко деформируется и, таким образом, дает большие ошибки измерения и неточные показания. Более того, электронный сфигмоманометр, который измеряет и показывает кровяное давление осциллометрическим методом, заметно зависит от внешних условий, и обладает низкой точностью и надежностью при измерении давления крови. Поэтому, желательно для измерения и показания кровяного давления получить прибор нового типа с тем, чтобы улучшить точность, правильность, надежность и безопасность измерения и решить проблему загрязнения окружающей среды ртутью.
Сущность полезной модели
Настоящая полезная модель предназначена для преодоления вышеописанных недостатков известных приборов, и представляет собой сфигмоманометр со световой (светящейся) колонкой или со световой колонкой и цифровым дисплеем. Действие сфигмоманометра основано на неинвазивном непрямом измерении методом Короткова, признанном международным медицинским сообществом. Сфигмоманометр позволяет измерять и считывать кровяное давление более удобно, эффективно и безопасно по сравнению со ртутным сфигмоманометром и реализует звуковой метод Короткова с помощью электронных компонентов.
В одном из конструктивных исполнений настоящая полезная модель представляет собой сфигмоманометр, включающий наручную манжету, контур управления и показывающий блок, соединенные последовательно. При этом показывающий блок включает световую колонку и цифровой дисплей, расположенный на его панели, и контур управления, размещенный в корпусе показывающего блока, для восприятия давления воздуха внутри наручной манжеты и приводящий в действие световую колонку и цифровой дисплей для показания измеренного кровяного давления.
Контур управления включает: датчик давления, соединенный с наручной манжетой для восприятия давления воздуха внутри наручной манжеты и получения аналогового электрического сигнала; соединенный с датчиком давления преобразователь переменного тока в постоянный (далее A/D преобразователь или преобразователь тока) для преобразования аналогового электрического сигнала в цифровой электрический сигнал; центральное управляющее устройство (ЦУУ), соединенное с преобразователем тока для анализа и обработки цифрового электрического сигнала и выдачи управляющего сигнала; и соединенный с ЦУУ драйвер дисплея, приводящий в действие световую колонку и цифровой дисплей для отображения показаний в соответствии с управляющим сигналом.
Световая колонка и цифровой дисплей могут быть представлены светодиодной или жидкокристаллической световой колонкой, светодиодным или жидкокристаллическим цифровым дисплеем или любыми сочетаниями световой колонки и цифрового дисплея.
Когда световая колонка и цифровой дисплей включают светодиодную или жидкокристаллическую световую колонку, положение, соответствующее светодиодной световой колонке или жидкокристаллической световой колонке, на панели размечается шкалой для отображения результатов измерения.
Жидкокристаллическая световая колонка содержит удлиненную колонкообразную жидкокристаллическую панель, соединенную с драйвером дисплея для отображения на жидкокристаллической световой колонке результатов измерения по команде драйвера дисплея.
Жидкокристаллическая световая колонка также содержит удлиненный колонкообразный светодиодный источник заднего света, установленный под жидкокристаллической панелью.
Светодиодная световая колонка снабжена неподвижным чехлом и монтажной платой с растром, расположенным на неподвижном чехле, причем монтажная плата расположена в неподвижном чехле, а множество светодиодных индикаторных элементов распределено на монтажной плате. Одни концы множества светодиодных индикаторных элементов одинаковой полярности соединены вместе и с драйвером дисплея, а другие концы множества светодиодных индикаторных элементов одинаковой полярности соединены с драйвером дисплея соответствующим образом.
Светодиодная световая колонка снабжена неподвижным чехлом, монтажной платой и растровой полосой, причем растровая полоса выверенно соединена с неподвижным чехлом. Растровая полоса снабжена растром, монтажная плата расположена в неподвижном чехле и снабжена множеством светодиодных индикаторных элементов, причем одни концы множества светодиодных индикаторных элементов одинаковой полярности соединены вместе и с драйвером дисплея, а другие концы множества светодиодных индикаторных элементов одинаковой полярности соединены с драйвером дисплея соответствующим образом.
Светодиодные индикаторные элементы представляют собой светодиодный чип или светодиодную светоизлучающую трубку.
Метод измерения и отображения результата сфигмоманометром, включающим наручную манжету, контур управления и показывающий блок, соединенные последовательно, включает этапы от восприятия давления воздуха внутри наручной манжеты до инициирования показаний на световой колонке и цифровом дисплее, размещенных на панели показывающего блока, измеряя тем самым кровяное давление.
Измерение и отображение результата включают стадии: восприятия давления воздуха внутри наручной манжеты датчиком давления и получения аналогового электрического сигнала; преобразования аналогового электрического сигнала в цифровой электрический сигнал; анализа и обработки цифрового электрического сигнала с выработкой управляющего сигнала и приведения в действие световой колонки и цифрового дисплея для показания результата, соответствующего управляющему сигналу.
По сравнению с ранее известными, сфигмоманометр по настоящей полезной модели со световой колонкой или со световой колонкой и цифровым дисплеем имеет следующие преимущества и свойства: его схема и устройство рациональны и реализуют звуковой метод Короткова, признанный международным медицинским сообществом; обычный путь использования и считывания показаний не изменился; понятный и наглядный дисплей, виброустойчивый, устойчивый перегрузкам; долговечность, высокая точность, высокая надежность; измерение кровяного давления удобно, эффективно и безопасно, в отличие от обычного ртутного сфигмоманометра; не загрязняет окружающую среду. Сфигмоманометр отличается более высокой безопасностью в обращении и относится к продуктам, не загрязняющим окружающую среду.
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 изображен сфигмоманометр согласно настоящей полезной модели.
На Фиг.2 схематически показана структура контура управления в сфигмоманометре согласно настоящей полезной модели.
Фиг.3 схематически показывает устройство светодиодной световой колонки в сфигмоманометре согласно настоящей полезной модели.
Фиг.4 схематически показывает устройство светодиодной световой колонки в сфигмоманометре согласно другому конструктивному варианту настоящей полезной модели.
Фиг.5 схематически показывает устройство монтажной платы светодиодной световой колонки, показанной на Фиг.3 и 4.
На Фиг.6 схематически представлена последовательность действий при измерении и отображении результатов сфигмоманометром согласно настоящей полезной модели.
Описание предпочтительных конструктивных вариантов
Изображенный на Фиг.1 сфигмоманометр со световой колонкой и цифровым дисплеем согласно предлагаемой полезной модели содержит: наручную манжету 1, показывающий блок 2 и контур 4 управления (на Фиг.1 не показан), размещенные внутри корпуса показывающего блока 2. Световая колонка и цифровой дисплей 3 смонтированы на панели показывающего блока 2 и представлены, например, световой колонкой 3-1 and цифровым дисплеем 3-2.
Как показано на Фиг.2, контур управления 4 содержит датчик 4-1 давления, A/D преобразователь 4-2, центральное управляющее устройство (ЦУУ) 4-3 и драйвер 4-4 дисплея, соединенные последовательно. Датчик 4-1 давления соединен с наручной манжетой 1, для восприятия давления воздуха внутри наручной манжеты 1, получения аналогового электрического сигнала и передачи его на A/D преобразователь 4-2. A/D преобразователь 4-2 соединен с ЦУУ 4-3 для преобразования аналогового электрического сигнала в цифровой электрический сигнал и передачи его на ЦУУ 4-3. ЦУУ 4-3 соединено с драйвером 4-4 дисплея для анализа и обработки цифрового электрического сигнала с выработкой управляющего сигнала и передачей его на драйвер 4-4 дисплея. Драйвер 4-4 дисплея соединен со световой колонкой и цифровым дисплеем 3 для приведения в действие световой колонки и цифрового дисплея 3 для отображения результата согласно управляющему сигналу. Контур 4 управления, световая колонка и цифровой дисплей 3 образуют модуль световой колонки и цифрового дисплея вместо традиционного измерения обычного ртутного сфигмоманометра.
Световая колонка и цифровой дисплей 3 согласно предлагаемой полезной модели могут быть светодиодной или жидкокристаллический световой колонкой, светодиодным или жидкокристаллическим цифровым дисплеем или любыми сочетаниями световой колонки с цифровым дисплеем. И световая колонка, и цифровой дисплей соединены с драйвером 4-4 дисплея контура 4 управления.
На Фиг.3 показан вариант устройства светодиодной световой колонки согласно полезной модели. Светодиодная световая колонка снабжена жестким чехлом 5 и монтажной платой 6, причем жесткий чехол 5 снабжен растром 5-1, который может находиться либо на верхней, либо на нижней поверхности жесткого чехла 5 (на верхней поверхности в рассматриваемом конструктивном исполнении). Монтажная плата 6 установлена внутри жесткого чехла 5 и соединена с драйвером 4-4 дисплея контура 4 управления.
На Фиг.4 показан другой вариант устройства светодиодной световой колонки согласно полезной модели. Светодиодная световая колонка снабжена жестким чехлом 7, монтажной платой 6 и растровой полосой 8, причем растровая полоса 8 и жесткий чехол 7 выверенно соединены посредством заданного углубления 7-3 на жестким чехле 7. Растровая полоса 8 снабжена растром 8-1, который может находиться, как на верхней, так и на нижней поверхности растровой полосы 8 (на верхней поверхности в рассматриваемом конструктивном исполнении). Монтажная плата 6 расположена внутри жесткого чехла 7 и соединена с драйвером 4-4 дисплея контура 4 управления.
На Фиг.5 монтажная плата 6 светодиодной световой колонки, показанной на Фиг.3 и 4, снабжена светодиодными индикаторными элементами 6-1. Светодиодные индикаторные элементы 6-1 могут использовать как светодиодный чип, так и светодиодную светоизлучающую трубку, уплотненную смолой, и их количество может насчитывать несколько десятков или сотен и более. Концы положительной полярности светодиодных индикаторных элементов 6-1 соединены вместе и с драйвером 4-4 дисплея контура 4 управления. Концы отрицательной полярности светодиодных индикаторных элементов 6-1 соединены с драйвером 4-4 дисплея контура 4 управления соответственно. Альтернативно, концы отрицательной полярности светодиодных индикаторных элементов 6-1 соединены вместе и с драйвером 4-4 дисплея контура 4 управления. Концы положительной полярности светодиодных индикаторных элементов 6-1 соединены с драйвером 4-4 дисплея контура 4 управления соответствующим образом. Драйвер 4-4 дисплея высвечивает соответствующее число светодиодных индикаторных элементов 6-1 согласно величине управляющего сигнала, образуя таким тем самым светодиодную световую колонку.
В реальном использовании, после инициирования драйвером 4-4 дисплея, светодиодный чип (светодиодная светоизлучающая трубка) испускает мягкий и яркий красочный свет, таким образом представляя красочные показания.
Когда световая колонка и цифровой дисплей 3 согласно предлагаемой полезной модели содержат светодиодную световую колонку или жидкокристаллическую световую колонку, положение, соответствующее светодиодной световой колонке или жидкокристаллической световой колонке, на панели размечается шкалой значений кровяного давления.
Жидкокристаллическая световая колонка представляет собой удлиненную демонстрационную полосу на жидкокристаллической панели, которая движется вверх и вниз в пределах, ограниченных шкалой. Жидкокристаллическая световая колонка содержит удлиненную колонкообразную жидкокристаллическую панель, которая соединена с драйвером дисплея, чтобы воспроизвести на жидкокристаллической световой колонке показания измеренных величин по команде с драйвера дисплея. Кроме того, под жидкокристаллической панелью может быть смонтирован удлиненный колонкообразный светодиодный источник заднего света, делая показания жидкокристаллической световой колонки более четкими и привлекательными.
Световая колонка и цифровой дисплей 3 согласно предлагаемой полезной модели также могут содержать только цифровой дисплей, который может быть как светодиодным цифровым дисплеем, так и жидкокристаллическим цифровым дисплеем.
Ниже, при демонстрации принципа использования и измерения сфигмоманометром согласно предлагаемой полезной модели в качестве примера будет взята светодиодная световая колонка.
Наручная манжета охватывает плечевую артерию в верхней части запястья, и головку стетоскопа помещают под наручной манжетой вдоль плечевой артерии. Воздушную полость манжеты надувают до избыточного давления, после чего датчик 4-1 давления воспринимает давление воздуха внутри наручной манжеты и генерирует аналоговый электрический сигнал, соответствующий давлению внутри наручной манжеты. Аналоговый электрический сигнал с помощью A/D преобразователя 4-2 преобразуется в цифровой электрический сигнал и передается на центральное управляющее устройство 4-3 для анализа, обработки и выдачи управляющего сигнала. Драйвер 4-4 дисплея побуждает, например, светодиодную световую колонку давать показания в соответствии с управляющим сигналом. Таким образом, светодиодная световая колонка становится выше и выше по мере роста давления воздуха внутри наручной манжеты. Когда давление воздуха достигает определенного уровня, давление воздуха внутри наручной манжеты передавливает кровеносный сосуд, полностью блокируя ток крови, и в это время стетоскоп не прослушивает тоны потока крови. Затем из наручной манжеты постепенно выпускают воздух, и видно как светодиодная световая колонка опускается по мере снижения давления воздуха. Когда первый тон слышен или воспринимается стетоскопом, измеренное кровяное давление считается верхним давлением, то есть систолическим давлением. Соответствующая шкала или цифровой дисплей светодиодной световой колонки отслеживается и таким образом измеряется величина верхнего давления крови. Затем из наручной манжеты продолжают выпускать воздух, и видно как светодиодная световая колонка продолжает опускаться до последнего тона. Исчезающий тон слышен или воспринимается стетоскопом как нижнее давление, то есть диастолическое давление. После этого кровеносный сосуд восстанавливает свою исходную форму полностью. Соответствующая шкала или цифровой дисплей светодиодной световой колонки отслеживается и таким образом измеряется величина нижнего давления крови.
Следовательно, сфигмоманометр по настоящей полезной модели реализует неинвазивное непрямое измерение звуковым методом Короткова, признанным международным медицинским сообществом, позволяет измерять и считывать кровяное давление более удобно, эффективно и безопасно по сравнению со ртутным сфигмоманометром и реализует звуковой метод Короткова с помощью саморегулируемых электронных компонентов.
Кроме того, показывающий блок согласно предлагаемой полезной модели использует новую световую колонку или световую колонку вместе с цифровым дисплеем, причем светодиодная световая колонка и жидкокристаллическая световая колонка имеют свойство непрерывного изменения показаний и показывают результат измерения подобно обычному ртутному сфигноманометру, но более четко, наглядно и убедительно. Световая колонка или световая колонка с цифровым дисплеем делают считывание результата более понятным по сравнению с существующим ртутным сфигмоманометром, что исключает загрязнение ртутью производственных территорий и окружающей среды.
Сфигмоманометр по настоящей полезной модели питается переменным или постоянным током, причем на световую колонку, цифровой дисплей 3 и контур управления 4 подается постоянный ток напряжением 6 вольт.
Как показано на Фиг.6, метод измерения и отображения результата на сфигмоманометре по настоящей полезной модели включает стадии измерения и отображения результата, для восприятия давления воздуха внутри наручной манжеты инициирования показаний на световой колонке и цифровом дисплее, размещенных на панели показывающего блока. Конкретно, измерение и отображение результата включают: стадию S1 восприятия давления воздуха внутри наручной манжеты датчиком давления с получением аналогового электрического сигнала; стадию S2 преобразования аналогового электрического сигнала в цифровой электрический сигнал; стадию S3 анализа и обработки цифрового электрического сигнал и генерирования управляющего сигнала и стадию S4 приведения в действие световой колонки и цифрового дисплея в соответствии с управляющим сигналом.
Промышленная применимость
Разные конструктивные варианты настоящей полезной модели могут быть изготовлены, используя общую технологию контрольно-измерительных приборов.
Хотя полезная модель описана на отдельных примерах, специалисту в данной области будет понятно, что настоящая полезная модель не ограничивается вышеприведенными примерами. Все технические решения и технические признаки настоящей полезной модели, например, применение эквивалентных преобразований или сочетаний для измерения и отображения результата и световая колонка, придающая вид сфигмоманометру, попадают в объем защиты настоящей полезной модели. Поэтому, прилагаемая формула полезной модели предназначена охватить все модификации и замены, не отклоняясь от понимания конструктивных вариантов.