ИГЛА ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ

Полезная модель относится к ветеринарии, в частности к иглам, которые используются в учебном процессе и практике ветеринарной медицины для внутривенных инъекций жидких лекарственных форм. Наиболее эффективно применение полезной модели при внутривенном введении 10%-ного раствора хлористого кальция.
Известны иглы для кровопусканий и внутривенных инъекций с различной длиной и толщиной, а также иглы, имеющие специальные пластинки для фиксации их при пункции яремной вены (1).
Известна также игла И-52, которая выполнена в виде полой трубки с одинаковым наружным диаметром на всем ее протяжении, с приспособлением для соединения иглы со шприцом Жанэ с одного конца и с заостренной частью с другого конца для проведения иглы через кожу и стенку вены (2).
Основным недостатком известных инъекционных игл является то, что при беспокойстве животных во время проведения инфузий, часто иглы выходят из просвета венозного сосуда и лекарственные средства попадают под кожу, в результате этого возникают некротические явления (например, контакт 10%-ного раствора хлористого кальция с тканями в месте инъекции).
Задачей предлагаемого решения является устранение самопроизвольного выхода иглы из вены.
Поставленная задача достигается благодаря тому, что известная игла для внутривенных инъекций в виде полой трубки, имеющей заостренный конец с одной стороны и приспособление для соединения с резиновой трубкой шприца Жанэ с другой стороны, согласно полезной модели на расстоянии 10-12 мм от заостренного конца наружный диаметр иглы выполнен меньшим, причем участок перехода от большего диаметра к меньшему равен 2-3 мм и выполнен шероховатым.
Техническая сущность предлагаемой иглы представлена на чертежах, где:
на фиг.1 - предлагаемая игла (общий вид);
на фиг.2 - фиксация иглы в венозном русле;
на фиг.3 - вынос I на фиг.1.
Игла для внутривенных инъекций представляет собой полую металлическую трубку 1, имеющую заостренный конец 2 с одной стороны, приспособление 3 для соединения ее с резиновой трубкой шприца Жанэ с другой стороны и участок 4 перехода наружного диаметра иглы на меньший диаметр с шероховатой поверхностью. Благодаря этой конструкции иглы отмечена ее фиксация за стенку 5 вены.
Применение инъекционной иглы осуществляется следующим образом:
После наполнения яремной вены у животного (в результате прижимания ее пальцем) зафиксировав иглу за ее приспособление 3 с помощью большого и указательного пальцев, проводят пункцию кожи и стенки 5 яремной вены. Благодаря части иглы с большим диаметром, находящейся внутри вены и шероховатой поверхности участка 4, игла надежно фиксируется в просвете вены. После окончания введения раствора игла при незначительном усилии легко извлекается из сосуда.
В наших многоразовых испытаниях выхода иглы из вены (во время внутривенной инфузии растворов) не наблюдалось, а после извлечения иглы из вены кровотечение из места пункции и подкожное накопление раствора не были обнаружены ни в одном из случаев.
Применение предлагаемой полезной модели дает следующее преимущества:
- упрощение фиксации иглы в просвете яремной вены;
- исключение самопроизвольного выхода иглы из яремной вены во время введения лекарственных веществ;
- устранение возможности попадания лекарственных веществ вне русла вены, под кожу;
- снижение вероятности развития некротических явлений и других осложнений.
Это значительно повышает эффективность терапии животных (см. таблицу).
Таблица
Игла для внутривенных инъекций
Количество пролеченных животных 10% CaCl<sub>2</sub>
Выход иглы за пределы яремной вены
Некроз мягких тканей
Вынужденный убой животных
Предлагаемая
18
-
-
-
Известная
18
5
4
1
Как видно из таблицы, применение предлагаемой полезной модели является более эффективным по сравнению с известными и позволяет устранить вероятность развития некроза мягких тканей, а также вынужденного убоя животных.
Предлагаемая полезная модель была успешно применена при лечении крупного рогатого скота и лошадей с различными патологиями на базе научно-исследовательского лечебно-диагностического ветеринарного центра Орел ГАУ.
Источники информации, используемые при проведении экспертизы:
1. Магда И.И. с соавт. Оперативная хирургия. М.: Агропромиздат, 1990. С.99.
2. Урбан В.П. с соавт. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной санитарией. - М.: Колос, 2002. С.12. - прототип.