Особенности измерения длительности радиоимпульса акустооптическим измерителем

ЛИТЕРАТУРА

1. Байлов В.В., Каргополов В.Б., Орлов Г.Н. К вопросу о разрешающей способности устройства одновременного анализа при автоматической обработке сигналов // «Применение масштабно-временных преобразований для обработки измерительной информации.» // Труды ТРТИ. 1974. Вып. 35. С.109-114.

2. Апоровт А.Ф. Точность измерения несущей частоты панорамными радиоприёмниками // Радиотехника. Т.22. №8. 1967. С.59-62.

3. Блатов В.В. О разрешающей способности частотных анализаторов // Вопросы радиоэлектроники. Сер. Техника радиосвязи. 1968. Вып.7. С.16-27.

4. Озерский ЮМ. Выделение импульсных радиосигналов полезного частотного канала // Изв. вузов СССР. Сер. Радиоэлектроника. 1982. Т.25. №4. С.70-72.

УДК 621. 382

А.В. Помазанов

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАДИОИМПУЛЬСА АКУСТООПТИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ

Суммарная погрешность измерения длительности радиоимпульса ти ком плек-сом РТН состоит из погрешности, обусловленной искажениями формы радиоимпульса в линейном тракте приемника и погрешности измерения ти в измерителе параметров сигнала.

В докладе рассмотрены составляющие погрешности измерения ти в аку стооптическом измерителе параметров сигналов (АОИПС). Особенностью АОИПС является искажение фронта видеоимпульса (ВИ) на выходе элемента фотодетектор-ного устройства (ФДУ) вследствие процесса «вхождения» акустического сигнала в

- .

света в апертуре АО-модулятора и искажений огибающей радиоимпульса фронт и срез ВИ в общем случае можно аппроксимировать нормированной степенной функцией.

и (і) =

-0Гік\приО < і <тф , ТФ А0,приТф <і < Тф + тв , А0

Ао-0-і 2^РТ/, + Т<і < Т + Т + Т

где К1, К2 = [1/п, ..., 1/3, 1/2, 1, 2, 3, ..., п]; А0 - амплитуда видеоимпульса, Тф, —, —

- длительности фронта, среза и вершины ВИ.

За истинное значение длительности радиоимпульса сложной формы чаще всего принимается длительность на уровне его половинной амплитуды. При ап-

истинное значение длительности на уровне половинной амплитуды. Решая уравнения для фронта и среза при и(1)=Ло/2, находим момент времени 11 пересечения фронтом и момент 12 пересечения срезом уровня половинной амплитуды:

А = -----^ ^ ^ = Тфк^°5 ; = А о----КГ ^ ^ 12 = ТСК4°^ .

2 — 2 -

ф "с

Длительность импульса на уровне половинной амплитуды определяется сле-:

УДК 621.317

АЛ. Зикий, Р.Л. Зорин ГЕНЕРАТОР ВИДЕОИМПУЛЬСОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ

При испытаниях измерителей длительности импульсов в большом динамическом диапазоне амплитуд сигналов различной формы важная роль принадлежит генераторам испытательных сигналов. Расширение функциональных возможностей указанных генераторов достигается применением цифроаналогового синтеза сигналов с помощью ПЭВМ и ЦАП. Такие генераторы позволяют формировать видеоимпульсы различной формы, часто встречающиеся на практике: трапецеидальные, экспоненциальные, экспоненциально-степенные, синусные, синус-квадратные, с провалом на вершине, гауссовские и др. [1].

Использование программируемых генераторов испытательных сигналов позволяет получить резкое повышение точности, надежности, экономичности, упро-