Бактерицидный облучатель открытого типа

Полезная модель относится к устройствам обеззараживания воздуха и поверхностей с использованием ультрафиолетового излучения, а именно к бактерицидным облучателям.
Бактерицидное ультрафиолетовое излучение является эффективным профилактическим, санитарно-противоэпидемическим средством. Оно предотвращает распространение массовых инфекционных заболеваний, уничтожает практически все известные патогенные микроорганизмы.
Известен бактерицидный облучатель (RU 135915, Кл. A61L2/10, 2013 г.), содержащий корпус, на котором в ламподержателях - патронах закреплены одна или несколько газоразрядных ртутных ламп, подключенных к пускорегулирующим аппаратам (ПРА) блока питания и управления, размещенным в коробчатом корпусе. На верхней крышке - горизонтального основания в ламподержателях патронах закреплены компактные газоразрядные ртутные лампы низкого давления U-образной или Н-образной формы с односторонними выводами. Колбы ламп снабжены наружным кожухом, выполненным из полимерной пленки, прозрачной для ультрафиолетового излучения
Однако известный бактерицидный облучатель ограничен условиями работы и может быть использован только в помещениях при комнатной температуре. При минусовых значениях температур и повышенной влажности газоразрядные ртутные лампы и пускорегулирующий аппарат быстро выходят из строя, поэтому они не могут применяться, например, в холодильных и морозильных камерах, а также в теплице из-за повышенной влажности.
Известен бактерицидный облучатель открытого типа (RU 153618, Кл. A61L2/10, A61L9/20, 2015 г.), содержащий корпус, снабженный патронами, в которых закреплена, по меньшей мере, одна ультрафиолетовая бактерицидная амальгамная ртутная лампа низкого давления, подключенная к пускорегулирующему аппарату электрической цепи, снабженная счетчиком времени наработки лампы. В электрическую цепь перед пускорегулирующим аппаратом включен счетчик времени наработки лампы с индикатором и дополнительно к сетевому выключателю электрической сети, вынесенному за пределы помещения, в котором размещен бактерицидный облучатель. Между счетчиком времени наработки лампы и пускорегулирующим аппаратом установлен выключатель питания ультрафиолетовой бактерицидной ртутной лампы, размещенный на корпусе или вынесен за пределы помещения, в котором установлен бактерицидный облучатель. Пускорегулирующий аппарат выполнен на основе электронного пускорегулирующего аппарата.http://www1.fips.ru/fips_servl/AbEndhttp://www1.fips.ru/fips_servl/DeStart
Наличие проводного питания бактерицидного облучателя вызывает затруднение его использования. Например, при обработке автотранспорта, холодильных и морозильных камер, теплиц из-за наличия электропровода ухудшается доступ бактерицидного облучателя ко всем зонам, требующих дезинфекции. Кроме того, стационарное размещение облучателя (на стенах и потолке) также затрудняет его обслуживание, т.к. лампы необходимо периодически протирать и они должны быть в зоне доступности. При использовании известного бактерицидного облучателя в жестких условиях минусовых температур, быстро выходит из строя пускорегулирующая аппаратура.
Проблемой полезной модели является устранение указанных недостатков.
Техническим результатом полезной модели является повышение работоспособности устройства в режиме повышенной влажности и минусовых температур.
3
Поставленная проблема и технический результат достигаются тем, что бактерицидный облучатель открытого типа содержит корпус, в котором закреплена, по меньшей мере, одна ультрафиолетовая бактерицидная амальгамная ртутная лампа низкого давления, подключенная к пускорегулирующему аппарату. Согласно полезной модели он дополнительно содержит аккумулятор, обеспечивающий напряжение от 30 до 100 В, связанный с пускорегулирующим аппаратом, установленным в коробчатой емкости, с рабочим объемом от 3 до 60 дм.
Преимущественно коробчатую емкость закрепляют в основании корпуса, выполненного решетчатой конструкции, из нержавеющей стали.
Коробчатая емкость, как правило, выполнена из нержавеющей стали и снабжена разъемом, для подключения пускорегулирующего аппарата к аккумулятору, а также может быть снабжена разъемом для подключения к внешней электросети.
Количество ультрафиолетовых бактерицидных амальгамных ртутных ламп низкого давления может быть от 1 до 6.
В нижней части облучателя целесообразно закреплять колеса для облегчения его перемещения, а сверху – ручка для его переноса.
3
3
Размеры коробчатой емкости обеспечивают рабочий объем в диапазоне 3 – 60 дм, исходя из требования: 1 дм объема емкости соответствует на 20-50 Вт потребляемой облучателем электрической мощности.
Указанные размеры коробчатой емкости обеспечивают требуемые для надежной работы условия для пускорегулирующего аппарата (ПРА), при этом если размеры будут меньше, то произойдет перегрев элементов ПРА, если размеры превысят указанные значения, то произойдет переохлаждение ПРА.
В качестве аккумулятора могут быть использованы, например, литий-ионные батареи типа RT-LPF600-48В, производителя ООО «Радиотех» или его аналоги. Такие аккумуляторы способны обеспечить напряжение в диапазоне 30-100 В. При меньшем напряжении нельзя обеспечить эффективную работу ПРА и лампы (необходимо обеспечить силу тока в диапазоне 1,0-4,0 А и мощность в диапазоне 30-600 Вт). При большем напряжении усложняется конструкция аккумулятора, увеличивается его вес и время для подзарядки.
Выполнение корпуса из нержавеющей стали решетчатой конструкции повышает его надежность, прочность и позволяет производить мойку прибора с использованием любых моющих и дезинфицирующих средств.
о
о
Наличие коробчатой емкости из нержавеющей стали, в которой установлен ПРА, позволяет соблюдать влажностно - тепловой режим установки, необходимый для продолжительной работы ПРА, который очень сильно зависит от условий эксплуатации. Элементная база ПРА эффективно и надежно работает в диапазоне температур +5 +30С и влажности до 70%. Тепловыделение при работе ПРА в коробчатой емкости при правильном подборе размеров последней позволяет обеспечить такой режим в широком диапазоне (до -30С и 100% влажности) условий воздушной среды помещений.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 – представлен бактерицидный облучатель в разрезе; на фиг. 2 – вид сверху; на фиг. 3 – вид сбоку; на фиг. 4 – вид спереди.
3
Бактерицидный облучатель открытого типа содержит корпус 1, выполненный из нержавеющей стали в виде решетки. В корпусе 1 закреплены ультрафиолетовые бактерицидные амальгамные лампа 2 низкого давления суммарной потребляемой мощностью 340 Вт, подключенные к пускорегулирующему аппарату 3, размещенному в емкости 4 коробчатого типа из нержавеющей стали. Размеры емкости 4 для случая с двумя лампами 2 составляют 30см Х 25см Х 10см, что обеспечивает рабочий объем 7,5 дм. В емкости 4 расположен разъем (на фиг. не показано) для подключения облучателя к аккумулятору 5 в виде литий-ионной батареи RT-LPF600-48В, обеспечивающей напряжение 80 В. В верхней части корпуса 1 смонтирована ручка 6 для переноски, а в нижней части – колеса 7, для облегчения перемещения облучателя.
Бактерицидный облучатель открытого типа может работать в широком диапазоне температур и условий. При обработке помещения с минусовыми температурами, например, морозильной камеры, в которой висят туши мяса, и прохождение облучателя затруднено, в качестве источника электропитания используют аккумулятор. Для этого заносят или завозят облучатель в камеру и начинают процедуру облучения. При этом оператор должен быть в защитной одежде. В качестве бактерицидных ламп 2 используют ультрафиолетовые бактерицидные амальгамные ртутные лампы, мощность которых обеспечивает кратковременную обработку воздуха и поверхностей в течение 10 - 20 минут. Пускорегулирующий аппарат 3 при работе выделяет тепло, которого достаточно для создания влажностно - теплового режима для надежной работы пускорегулирующего аппарата 3. После обработки помещения, бактерицидный облучатель вывозят из зоны повышенной влажности и пониженной температуре и хранят его при комнатной температуре. Таким образом, срок работы облучателя увеличивается. Кроме того, переносной и мобильный облучатель удобен пре его обработке от пыли и грязи.
Бактерицидный облучатель за счет того, что в нем предусмотрена коробчатая емкость для установки в ней пускорегулирующей аппаратурой, позволяет использовать его в широком диапазоне помещений с жесткими условиями.
Полезная модель не ограничивается представленным описание и может быть дополнена в пределах формулы полезной модели. Например, в качестве аккумулятора могут быть применены и другие типы батарей, которые могут обеспечить напряжение от 30 до 100 В, кроме того, аккумуляторы могут быть выполнены как съемные, с возможностью их подзарядки от электросети, так и стационарные. Возможно также размещение аккумулятора и в коробчатой емкости.
Облучатель находится на стадии серийного производства.