ДЕФЕКТОСКОП

Полезная модель относится к электротехнике, а более конкретно к электрическим дефектоскопам.
Известны дефектоскопы, выбранные в качестве аналога ( Ковалев А.В., Козлов В.Н., Самокрутов А.А., Шевалдьпош В.Г., Яковлев Н.Н. Импульсный эхо-метод при контроле бетона. Помехи и пространственная селекция // Дефектоскопия. 1990. № 2. С. 29 - 4.) который предназначен для поиска пустот и трещин внутри конструкций из железобетона при одностороннем доступе к объекту контроля. Он состоит из электронного блока с графическим жидкокристаллическим экраном и пленочной клавиатурой, 24-элементного антенного устройства и дополнительных ультразвуковых преобразователей продольных и поперечных волн. Данный дефектоскоп отображает эхо-сигналы в виде обычной А-развертки (ПОИСК) или двумерного изображения сечения материала, т.е. В-развертки (СЛОЙ). Изображение сечения представ.1ыет эхо-сигналы на плоскости экрана в координатах глубина и ширина поля просмотра. Для получения такого изображения антенное устройство переставляют по поверхности исследуемой конструкции вдоль прямой с некоторым шагом и записывают принятые сигналы. Па экране возникает гоображение сечения материала на всю глубину просмотра с шириной, равной расстоянию между первым и последним положением ангенного устройства. В этом изображении эхо-сигналы, превышаюпще выбранный оператором уровень, дают темные отметки на экране.
Основным недостатком аналога является то, что данный дефевстоскоп имеет сложную конструкцию и для расширенной возможности наблюдения сигналов, их анализа и записи необходим компьютер.
МПК G 01N 23/18 Дефектоскоп.
Известен дефектоскоп, выбранный в качестве прототипа ( Указания по техническому обслуживанию опорных конструкций контактной сети. К146-96. М.: Трансиздат, 1996. - 120 с. ) 2. Данное устройство предназначено для определения несущей способности опоры контактной сети электрифицированных железных дорог. Оно состоит из электронного измерителя с цифровым индикатором результатов измерения и двумя встроенными в его корпус ультразвуковыми преобразователями с сухим акустическим контактом. Один преобразователь является источником ультразвуковых колебаний, второй - приемником. Оба преобразователя прижимают к поверхности контрол1фуемой детали и с помощью электронного измерителя производят измерения времени распространения ультразвуковой волны от источника к приемнику (через толщину опоры). Данное время зависйгг от наличия или отсутствия трещин и неоднородностей в массиве контролируемой детали.
Необходимость в у.1п тразвуковых преобразователях обуславливает сложную конструкцию прототипа, что составляет его основной недостаток.
Перед авторами стояла задача упрощение конструкции дефектоскопа.
Указанная задача решалась следующим образом, в дефектоскопе, содержащим электронный измеритель с индикатором, последовательно соединенный с источником питания, электронный измеритель представляет собой измеритель емкости, вьшоды которого соединены с пластинами из электропроводящего материала.
Предлагаемое устройство показано на рис. Электронный измеритель 1 с индикатором 2, представляюпщй собой измеритель емкости, например, универсальный измеритель типа - TESLA ВМ 591( Фремке А.В., Душин Е.М. Электрические измерения Л.: Энергия, 1980. - с.204 ) подключают к
источнику питания 3.
Вьшоды 4 электронного измерителя 1 присоединяются к пластинам 5, выполненным из электропроводящего материала, например, из алюминия или меди. Между пластинами 5 расположен участок опоры 6, который содержит железную арматуру 7.
Работа устройства происходит следующим образом: Участок опоры 6, содержащий железную арматзфу 7, располагается между пластинами 5. Затем включается источник питания 3, под действием которого в цепи, состоящей из последовательно-соединенных электронного измерителя 1, пластин 5, участка опоры 6, содержащим железную арматуру 7 начинает протекать ток (/), под действием которого электронный измеритель 1 измеряет емкость участка опоры 6 между пластинами 5. Согласно формуле С , где S - относительная проницаемость участка опоры 6, , d
электрическая постоянная, данная емкость зависит от диэлектрической проницаемости ,5гчастка опоры 6 между пластинами 5. Если е чистого
железа составляет 10 (Атабеков Г.И., Купалян С.Д., Тимофеев А.Б., Хухриков С.С. Теоретические основы электротехники. - 4-е изд. - 4.2,3. - М.: Энергия, 1979. - С.415, то s ржавого железа  3 (Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия. - 3-е изд. - Л.: Химия, 1970. - С.368). Таким образом, в зависимости от состояния железной арматуры 7 на индикаторе 2, который может быть вьшолнен в виде шкалы электронного измерителя, появится показание величины емкости, которая зависит от s. Индикатор 2 (пжала) может быть проградуирован в степени ржавости железной арматуры. Градуировка осуществляется с использованием образцов, содержащих арматуру с известной степенью ржавости.
руемого участка опоры 6 т.к. относите.11ьная диэлектрическая проницаемость воздуха равна  1 и отлична от диэлектрической проницаемости бетона, то величина емкости участка 6 зависит от наничия трещин и пустот в нем, в связи с этим данным устройством можно так же выявлять дефекты ( трещины и пустоты) участка 6 опоры.
Как можно заметить заявляемый дефектоскоп характеризуется упрощенной конструкцией, т.к. он не содержит сложного ультразвз ового оборудования.