ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПАКЕТ

Полезная модель относится к медицинской технике, в частности к устройствам для транспортировки, хранения трупа, трупного материала, биологически опасных объектов.
Известен санитарный чехол (RU 2114593 [1]), состоящий из верхней, содержащей выполненное по всей длине приспособление закрытия и открытия, нижней и боковых панелей, поперечные стороны нижней и верхней панелей выполнены совмещенными.
Недостатком известного устройства является отсутствие герметичности, что снижает область применения.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является герметичный контейнер с защитой от запаха для останков (US 5659933 [2]), включающий рукав из композитного материала, свариваемый по торцам рукава.
Известное устройство обладает повышенной по сравнению с [1] герметичностью благодаря неразъемному пропаиванию стенок.
К недостаткам состава относится недостаточная надежность, обусловленная недостаточной термоустойчивостью материала.
Технический результат - повышение надежности благодаря повышению термоустойчивости.
Технический результат достигается тем, что герметичный пакет (для транспортировки, хранения трупа, трупного материала, биологически опасных объектов), включающий заготовку из композитного материала, свариваемую по краям поперечным швом, характеризуется тем, что пленка пакета содержит 4 слоя, считая от внешнего: 1 - термолак, 2 - полиэтилентерефталат (ПЭТ), 3 - фольга, 4 - полиэтилен среднего давления (ПСД).
Пленка может иметь общую толщину 220-230 мкм, что позволит осуществить достаточную прочность при необходимых затратах.
Шов может быть изготовлен ручным запайщиком при температуре 200°С в течение 3-4 с, шириной 10 мм, что позволит повысить надежность и прочность благодаря оптимальной прочности шва. При этом термолак, верхний слой пленки, не позволяет прожигаться подлежащим слоям под температурой запайщика. В эксперименте, пленка полностью выгорает при температуре свыше 500°С. Пленка не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте, что не маловажно для работников моргов и ритуальных служб при постоянной работе и контакте с пленкой. Работа с ней не требует особых мер предосторожности
Металлизация может выполняться из алюминия, что позволит повысить надежность благодаря низкой газопроницаемости алюминия.
Осуществление полезной модели
На фиг. 1 показано расположение слоев герметичного пакета, на фиг. 2 - заготовка пакета с отвернутым краем для наглядности, где
1 - термолак;
2 - полиэтилентерефталат;
3 - фольга;
4 - полиэтилен среднего давления;
5 - сварной шов;
6 - запаянная сторона пакета;
7 - открытая сторона пакета;
8 - внутренняя поверхность нижней пленки;
9 - внутренняя поверхность верхней пленки.
Заготовка из пленки имеет прямые края, внешний слой состоит из термолака 1, под которым расположен слой полиэтилентерефталата 2, под которым расположена фольга 3 и внутренний слой полиэтилена среднего давления. Концы пленки при температурном воздействии во время припайки прижимаются друг к другу, образуя шов 5. Пакеты изготавливаются и хранятся поштучно. Для запайки тел применяются пакеты, при изготовлении которых запаяны две смежные стороны 6, две другие 7 остаются открытыми. Для наглядности показана внутренняя поверхность нижней пленки 8 и внутренняя поверхность верхней пленки 9. Такая конструкция позволяет без усилий помесить тело любых габаритов без технических сложностей в пакет, и затем запаиваются оставшиеся две стороны.
Пакет из металлизированной защитной пленки при запайке является герметичным, предотвращает распространение неприятного запаха, вытекания жидкости, выделения биологически опасных загрязнений. Пропускает рентгеновские лучи. Горит при высоких температурах. Применяется для транспортировки трупов с признаками гниения к месту захоронения/кремации.
Для сдерживания распространения опасных и особо опасных инфекций, в том числе Covid-19, лихорадки Эбола и др. путем запайки тел умерших от подобных инфекций.
Герметичность, плотность, высокая прочность пакета, воздухо- и влагонепроницаемость, пропускная способность для рентгеновских лучей позволяет производить транспортировку тел умерших авиационным транспортном, а также на дальние расстояния наземным транспортном без дополнительных оцинкованных ящиков. При этом вес одного пакета не более 1500 и по цене в 3 раза дешевле цинковых гробов и оцинкованных ящиков.
Таким образом, пакет является уникальным заменителем цинкового гроба. Тело укладывается в пакет, герметично запаивается и укладывается в обычный ящик для перевозки. Такой пакет заменяет тяжелый дорогой цинковый гроб, экономит время на изготовлении, манипуляциях по его запайке и распайке.
Применение пакетов возможно с целью сдерживания распространения зоонозных особо опасных инфекций (сибирская язва) для транспортировки тел погибших животных к месту захоронения/кремации.
Возможность горения пакета позволяет его использовать в крематориях без их вскрытия и извлечения тел умерших людей, животных др. биологических объектов.
Размеры и вес пакета допускают вложение тела, закрытого в такой пакет, в гроб, для создания эстетичности похоронной процессии.
Производство пакетов позволяет регулировать размер в зависимости от размера, помещаемого в него биологического объекта.
Отличие от полиэтиленовых патологоанатомических мешков заключается в его герметичности и высокой прочности, на многих этапах транспортировки, эвакуации может полностью его заменить, при этом пакет сдерживает распространение неприятного запаха, вытекания жидкостей, распространения возбудителей инфекций. В то время как полиэтиленовый патологоанатомический мешок не отвечает таким требованиям. Применение пакета вместо патологоанатомического мешка позволяет отнести пакет из металлизированной пленки к изделиям медицинского назначения.
Свойства металлизированной пленки
Разрывное усилие сварочного шва продольное 98 Н/ 15 мм.
Разрывное усилие сварочного шва поперечное 89 Н/ 15 мм.
Прочность на пробивание (ударная прочность) 150 Н.
2
Удлинение до разрыва в продольном направлении 378 Н/мм.
2
Удлинение до разрыва в поперечном направлении 437 Н/мм.
В качестве запайщика может применяться ручной запайщик постоянного нагрева, такой как FKR-200, 300, 400 производства Китай или другие. Учитывая высокую прочность на разрыв, вскрытие пакета возможно лишь с применением острых предметов (ножницы, нож и т.п. предметы).
Технический результат повышение эффективности достигается в его герметичности и высокой прочности, на многих этапах транспортировки, эвакуации может полностью его заменить, при этом пакет сдерживает распространение неприятного запаха, вытекания жидкостей, распространения возбудителей инфекций. Применение пакета вместо патологоанатомического мешка позволяет отнести пакет из металлизированной пленки к изделиям медицинского назначения.
Промышленная применимость
Предлагаемый пакет может быть выполнен с помощью известных технологий и применяться для транспортировки, хранения трупа, трупного материала, биологически опасных объектов.