УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам для хранения предварительно простерилизованных или продезинфицированных изделий медицинского назначения и может быть использовано в операционных, перевязочных, смотровых, стоматологических кабинетах и других помещениях, где необходима работа с этими изделиями.
Известно устройство для хранения стерильных медицинских инструментов, содержащее корпус с шарнирно присоединенной к нему крышкой, выполненной из стекла, бактерицидную лампу и решетку для размещения инструмента, при этом в верхней части корпуса установлен электронный блок, в котором размещена электронная плата, предназначенная для контроля времени нахождения инструмента в открытом состоянии, а зеркальный отражатель обеспечивает направленность потока ультрафиолетового излучения на медицинский инструмент, одновременно отсекая попадание этого излучения на электронный блок и блок питания (пат. РФ №2161986 С 1, кл. A61L 2/10, 2001 г.).
Однако известное устройство не удовлетворяет требованиям современных медицинских учреждений, так как не все медицинские изделия могут храниться под воздействием прямого УФ-облучения не разрушаясь, при этом оно не оснащено специальным приспособлением для крепления длинномерных полых инструментов, а корпус не приспособлен для его размещения.
Известно устройство для хранения стерильных медицинских инструментов, содержащее корпус с шарнирно присоединенной к нему крышкой, выполненной из стекла или поликарбоната со слоем защиты от жесткого УФ-излучения, бактерицидную лампу, решетку для размещения на ней медицинского инструмента. В верхней части корпуса размещены электронный блок, содержащий контроллер с таймером, зеркальный отражатель и циркуляционные вентиляторы, которые расположены по краям бактерицидной лампы. Зеркальный отражатель установлен над бактерицидной лампой с возможностью отсечения ее ультрафиолетового излучения на элементы электронного блока. Устройство содержит также светодиодное табло, связанное с электронным блоком, звуковой пьезоэлемент, герконовый датчик, блок питания и аварийную систему предупреждения несанкционированного отключения питания, (пат. РФ №39490 U1, кл. A61L 2/10, 2004 г.). Данное устройство является наиболее близким аналогом.
Однако известное устройство также не удовлетворяет требованиям современных медицинских учреждений, так как не все медицинские изделия могут храниться под воздействием прямого УФ-облучения, не разрушаясь при этом. Данное устройство не обеспечивает хранение длинномерных полых инструментов, включая эндоскопы, и медицинские материалы, которые должны стерильно храниться без разрушительного воздействия на них УФ-излучения.
Технический результат полезной модели состоит в расширении его функциональных возможностей устройства за счет расширения номенклатуры изделий и материалов медицинского назначения, подвергаемых хранению, в повышении качества хранения, а также в повышении удобства эксплуатации устройства.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для хранения стерильных изделий медицинского назначения, содержащем корпус, состоящий из двух отсеков, в первом из которых установлена решетка для размещения медицинских инструментов, а во втором - размещены бактерицидная УФ-лампа, электронный блок, связанный через блок питания с сетевым выключателем, и циркуляционный вентилятор, корпус выполнен в виде двухстворчатого металлического шкафа с распашными прозрачными стеклянными дверцами, левая стенка первого отсека шкафа выполнена стационарной, а правая стенка его второго отсека - съемной и Г-образной формы, между отсеками размещена разделительная перегородка, в первом отсеке установлены дополнительные решетки для размещения медицинских инструментов и материалов, а также кронштейны с насадками для крепления эндоскопов, резиновых шлангов и других длинномерных полых медицинских изделий, во втором отсеке установлены дополнительная бактерицидная УФ-лампа, компрессор с ресивером, снабженным блоком клапанов, приточный вентилятор с кожухом, нагревательный элемент, связанные с блоком питания датчики стыковки дверец, подключенные к галогенному светильнику, и связанный с сетевым выключателем датчик закрытого состояния съемной стенки, при этом циркуляционный и приточный вентиляторы снабжены фильтрами, в разделительной перегородке напротив бактерицидных УФ-ламп установлены прозрачные стеклянные окна и выполнен воздушный канал, а электронный блок выполнен в виде связанных между собой пульта управления с переключателями, информационного табло и микропроцессора с встроенными таймерами, который выполнен с возможностью управления работой бактерицидных УФ-ламп, компрессора, нагревательного элемента, циркуляционного и приточного вентиляторов.
Кроме того, в качестве прозрачного стекла дверец и окон использован поликарбонат со слоем защиты от жесткого УФ-излучения бактерицидных ламп.
Кроме того, в качестве датчиков стыковки дверец и датчика закрытого состояния съемной стенки использованы герконы.
Кроме того, число клапанов в блоке клапанов ресивера, число переключателей пульта управления и число таймеров микропроцессора соответствует числу эндоскопов.
Кроме того, ресивер снабжен встроенной бактерицидной УФ-лампой.
Устройство содержит металлический корпус в виде двухстворчатого шкафа с распашными дверцами, левая стенка которого является стационарной, а правая выполнена съемной и имеет Г-образную форму. Шкаф состоит из отсека рабочей зоны для размещения в нем предварительно простерилизованных или продезинфицированных медицинских инструментов и материалов и технического отсека, в котором размещены технические компоненты и элементы управления. Дверцы шкафа выполнены с использованием прозрачного стекла для визуального наблюдения за инструментом, обладающего свойством не пропускать ультрафиолетовую часть излучения, или поликарбоната со слоем защиты от жесткого УФ-излучения бактерицидной лампы (легче стекла, более прочен к удару). Бактерицидные лампы, расположенные в техническом отсеке, являются источником УФ-излучения. Вентиляторы, также расположенные в техническом отсеке, предназначены для принудительной циркуляции воздуха и создания избыточного давления внутри устройства. Для очистки воздушного потока вентиляторы снабжены пылевыми фильтрами. Технический отсек содержит компрессор и ресивер (с встроенной в него УФ-лампой), используемые для продувки внутренних полостей эндоскопов. Рабочая зона и технический отсек разделены металлической перегородкой с прозрачными окнами для визуального контроля работоспособности УФ-ламп. За счет вынесения УФ - ламп в технический отсек в рабочую зону не попадает прямое УФ-излучение, поэтому в устройстве можно хранить медицинский инструмент и материалы, которые могли бы разрушаться под его воздействием, такие как: эндоскопы, резиновые изделия, стерильные марли и т.д. Доступ к инструменту для размещения и забора осуществляется при открытии одной из дверок устройства.
Сущность заявленного устройства поясняется чертежами, где на фиг.1, на фиг.2 и на фиг.3 изображено устройство с основными элементами (устройство изображено с открытыми дверцами); на фиг.4 изображено устройство в разрезе с направлением потоков продезинфицированного воздуха; на фиг.5 изображена функциональная схема устройства; на фиг.6 изображена блок-схема алгоритма работы устройства.
Устройство содержит (фиг.1÷4) корпус, состоящий из отсека рабочей зоны 1 с расположенными в нем решетками 7 для размещения стерильных медицинских инструментов и материалов, кронштейном с насадками 6 для крепления эндоскопов, резиновых шлангов, и других длинномерных полых инструментов и материалов, галогенным светильником 19, левой дверцей 8, правой дверцей 9, концевыми выключателями дверей - датчиками 21 стыковки дверец (герконы) и блоком клапанов 29, а также из технического отсека 2 с техническими компонентами устройства, левой стационарной стенкой 3; правой съемной стенкой 5 с сетевым выключателем 18, блоком управления в виде микропроцессора 17, информационным табло 25, пультом управления 26; между рабочей зоной 1 и техническим отсеком 2 размещена разделительная перегородка 4 с окнами визуального контроля 13 и отверстием воздушного канала 12. На фиг.3 изображено устройство без правой съемной стенки 5 для обслуживания технического отсека, в котором находятся электрические компоненты: циркуляционный вентилятор с фильтром 10, нагревательный элемент 16, бактерицидные УФ-лампы 15, приточный вентилятор с фильтром 11, кожух 14 приточного вентилятора, компрессор 20, концевой выключатель технического отсека - датчик 22 закрытого состояния съемной стенки (геркон), ресивер 23 с расположенной внутри его УФ-лампой 24, блок питания 27, предохранители 28, датчик температуры 30, датчик давления ресивера 31.
Принцип работы устройства заключается в следующем.
Стерильный инструмент для хранения и сушки размещают в рабочей зоне 1 устройства следующим образом: на решетках 7 размещаются малогабаритные медицинские инструменты и материалы, а на насадки кронштейна 6 крепятся длинномерные, полые медицинские инструменты: резиновые шланги, пластиковые трубки и эндоскопы. В рабочем режиме устройства происходит хранение и сушка инструмента за счет направленного движения продезинфицированного и нагретого воздуха внутри устройства. На фиг.4 показаны направления движения воздушных потоков. Из рабочей зоны через отверстие воздушного канала 12 воздух попадает на бактерицидные УФ-лампы 15, где происходит очищение его от бактерий, вирусов и других микроорганизмов, далее воздух попадает на нагревательный элемент 16, где происходит нагрев его и под воздействием циркуляционного вентилятора с фильтром воздух нагнетается в рабочую зону устройства 1 и в отверстие кронштейна с насадками 6. Далее через насадки воздух попадает во внутренние полости резиновых шлангов, трубок и т.д. Во внутренние полости эндоскопов продезинфицированный воздух поступает через блок клапанов 29 из ресивера 23, внутри которого размещена бактерицидная УФ-лампа 24 для дополнительного обеззараживания воздуха. Избыточное давление в ресивере 23 нагнетается компрессором 20. Максимальное количество хранящихся эндоскопов соответствует количеству клапанов в блоке клапанов 29. Медицинские инструменты и материалы хранятся в устройстве при закрытых дверцах 8 и 9, для исключения подсоса грязного воздуха через щели, внутри устройства создается избыточное давление приточным вентилятором с фильтром 11 через технический отсек 2. Для придания потоку приточного воздуха направления к бактерицидным УФ-лампам 15 используется кожух 14 вентилятора. За счет вынесения из рабочей зоны бактерицидных УФ-ламп с жестким излучением появляется возможность хранения и сушки в устройстве изделий из пластика и резины, разрушающихся под их воздействием. Для визуального контроля работоспособности УФ-ламп используются окна 13 на разделительной перегородке 4. Через прозрачную дверцу 9, в закрытом состоянии шкафа можно наблюдать за работой УФ-ламп, которые находятся напротив этих окон. В качестве прозрачного стекла используется поликарбонат, который защищает от проникновения УФ-излучения из технического отсека в рабочую зону хранения инструмента. На правой съемной стенке 5 размещены органы управления устройством: сетевой выключатель 18 и микропроцессор 17 (с внутренними таймерами), информационное табло и пульт управления (содержит переключатели и кнопки). Для обслуживания и ремонта элементов устройства, находящихся в техническом отсеке, правая съемная стенка 5 демонтируется, как показано на фиг.3.
Алгоритм работы устройства и взаимодействия его элементов поясняется функциональной схемой (фиг.5) и блок-схемой алгоритма работы устройства (фиг.6). При обслуживании устройства после удаления пыли с фильтров вентиляторов 10, 11, УФ-ламп 15, 24 и обработки устройства дезинфицирующими растворами необходимо плотно закрыть технический отсек 2 для уверенного замыкания концевого выключателя технического отсека - срабатывания датчика 22 закрытого состояния съемной стенки (геркона), далее необходимо подключить устройство к сети электропитания и включить сетевой выключатель 18. Микропроцессор 17 протестирует состояние кнопок и переключателей пульта управления 26 и выдаст соответствующие команды на информационное табло 25, а также подаст напряжение питания на УФ-лампы 15, 24 и вентиляторы 10, 11. При включении сетевого выключателя 18 также включатся нагревательный элемент 16 и компрессор 20, температура нагрева контролируется датчиком температуры 30, а давление внутри ресивера 23 - датчиком давления 31. Для закладки на хранение или забора медицинский материалов и инструментов необходимо открыть дверцу 8 или 9, при этом сработает один из датчиков 21 стыковки дверец и подастся напряжение на галогенный светильник 19. Малогабаритные медицинские инструменты и материалы размещаются на полках в виде металлических решеток 7. Длинномерные медицинские инструменты, в том числе эндоскопы размещаются на специальном кронштейне 6. При хранении эндоскопа, его необходимо подсоединить к штуцеру одного из клапанов ресивера и активировать соответствующий таймер микропроцессора, включив соответствующий переключатель пульта управления 26, при этом клапан откроется и в полость эндоскопа из ресивера будет поступать нагретый и продезинфицированный воздух, а микропроцессор будет отслеживать этот процесс и информация об этом будет отображаться на информационном табло 25. Количество эндоскопов должно соответствовать количеству переключателей на панели пульта управления 26, количеству таймеров микропроцессора и количеству клапанов ресивера.
В процессе работы ведется общий отсчет времени работы УФ-ламп 15, 24 и, если время не превышает допустимую норму наработки (8000 час.), то специальный светодиод «Эксплуатация УФ-ламп не закончена» на информационном табло 25 загорается зеленым цветом, в случае же превышения нормы, загорается другой светодиод «Необходимо заменить УФ-лампы» красным цветом. Это происходит следующим образом: при каждом включении УФ-ламп идет подсчет времени работы ламп внутренним таймером наработки УФ-ламп с записью накопительного результата в буфер микропроцессора, при этом последний выдает сигнал на зеленый светодиод «Эксплуатация УФ-ламп не закончена», при заполнении же буфера (8000 часов работы) микропроцессор выдает сигнал переключения, вследствие чего загорается красный светодиод «Необходима замена УФ-ламп».
После замены УФ-ламп, необходимо сделать сброс таймера путем нажатия кнопки «Сброс таймера наработки УФ-ламп». В результате с кнопки сигнал поступает на микропроцессор, который обнуляет внутренний таймер наработки УФ-лампы и переключает сигнал с красного светодиода «Необходимо заменить УФ-лампы» на зеленый «Эксплуатация УФ-ламп не закончена», и таймер начнет новый отсчет наработки УФ-ламп.
За счет указанной организации работы устройства обеспечивается:
- повышение качества хранения материалов медицинского назначения с возможностью контроля процесса хранения,
- расширение номенклатуры изделий и материалов медицинского назначения, подвергаемых стерильному хранению без разрушительного на них воздействия УФ-излучения,
- повышение удобства эксплуатации устройства.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устройство работает от сети переменного тока с напряжением (220±22) В и частотой 50 Гц.
Мощность, потребляемая устройством от сети переменного тока, не более 1000 ВА.