УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ ДИСЛОЦИРОВАННОЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ

Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использована для фиксации и репозиции дислоцированной интраокулярной линзы (ИОЛ).
Для репозиции и центрации дислоцированной ИОЛ обычно используют канюлю для аспирации, представляющую собой изогнутую или прямую полую трубку с отверстием в торцевой или боковой части трубки (например, https://медкаталог.рф/products/kаnуulуа-dlуа-аsрiratsii-medin-ural-dlya-bimanualnih-sistem-m941-3t-m943-3t), фиксируемую к дислоцированной ИОЛ с помощью вакуума. Однако вследствие малой площади соприкосновения канюли и линзы возможна нежелательная ротация ИОЛ в передней камере с нарушением фиксации ИОЛ к канюле и затруднением контролируемого центрирования ИОЛ к месту подшивания.
Предлагаемая полезная модель решает задачу разработки устройства для репозиции дислоцированной ИОЛ к месту подшивания, позволяющего снизить травматичность вмешательства и повысить удобство хирурга.
Устройство для репозиции дислоцированной ИОЛ (Фиг. 1) представляет собой канюлю с изогнутой аспирационной трубкой (1), рабочий конец которой скошен под углом 45 градусов, а поверхность скошенного участка имеет расширение (вид А), в центре которого расположено рабочее отверстие, причем скос ориентирован по кривизне трубки от внутреннего радиуса к внешнему (вид Б), а диаметр расширения не превышает 1,1 мм.
Технический результат от использования полезной модели заключается в возможности надежной фиксации наконечника устройства к дислоцированной ИОЛ и дозированного центрирования ИОЛ без лишних ротаций в передней камере и риска повреждения внутриглазных структур.
Ориентация скоса по радиусу кривизны трубки от внутреннего радиуса к внешнему позволяет исключить травмирование эндотелия роговицы при вводе устройства в разрез и улучшает визуальный контроль хирурга за процессом фиксации и репозиции ИОЛ.
Расширенная рабочая поверхность устройства обеспечивает быструю и надежную фиксацию ее к ИОЛ и исключает риск нежелательной ротации ИОЛ в передней камере при выполнении центрации линзы к месту подшивания.
Диаметр расширенного участка не более 1,1 мм позволяет выполнить ввод инструмента в разрез, не нарушая архитектоники разреза.
Полезная модель работает следующим образом.
После выполнения анестезии, основного разреза и парацентезов через основной разрез вводят предлагаемое устройство, подводят его к дислоцированной ИОЛ в просвете зрачка, фиксируют расширенный наконечник устройства к оптической части ИОЛ посредством окклюзии на включенном вакууме, и выполняют репозицию и центрацию ИОЛ до визуализации контуров линзы на радужной оболочке. Продолжая удерживать ИОЛ вакуумом, проводят шовную иглу через роговицу и радужку под опорный элемент к месту его будущей фиксации к радужке, отключают вакуум и выполняют шовную фиксацию опорного элемента ИОЛ к радужке. Затем устройство подводят под второй опорный элемент, фиксируют к нему наконечник, и на включенном вакууме выполняют репозицию опорного элемента до визуализации его контура на радужке. Проводят шовную иглу через роговицу и радужку под опорный элемент, отключают вакуум и выполняют шовную фиксацию второго опорного элемента к радужной оболочке. Операцию завершают гидратацией парацентезов и введением антибиотика.