УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ

Предлагаемая полезная модель относится к ветеринарной медицине и может быть использована в нормальной и патологической гистологии, клинической диагностике.
Известны устройства для пункционной биопсии [RU 10334 U1, 6 А 61 В 17/34, 16.07.1999; RU 39060 U1, 7 А 61 В 17/00, 20.07.2004; RU 41244 U1, 7 А 61 В 17/00, 20.10.2004], наиболее близким к заявляемой конструкции является устройство для биопсии печени [RU 11046 U1, 6 А 61 В 17/34, 16.09.1999]. Данное устройство для биопсии печени имеет две полые иглы: наружную и внутреннюю с боковой выемкой, причем наружная игла крепится винтовым фиксатором к неподвижной части устройства, а внутренняя игла - к подвижной части устройства, которая перемещается относительно неподвижной, обе эти части имеют кольца для пальцев. Однако указанное устройство не может быть использовано для пункционной биопсии печени у новорожденного молодняка крупного рогатого скота, так как не позволяет полностью обезопасить процесс отбора пунктата, сложно контролировать глубину погружения, что представляет серьезную опасность для здоровья теленка в виде неоправданно излишней травматизации как самой печени, так и близлежащих тканей и органов.
Задача предлагаемой полезной модели - расширение ассортимента техники для микроскопических исследований, решение проблемы пункционной биопсии печени новорожденных телят, прижизненного взятия материала с целью проведения гистологических исследований. Предлагаемая полезная модель имеет ряд конструктивных отличий, позволяющих минимизировать риск развития осложнений.
Сущность предлагаемой полезной модели заключается в том, что предложенное устройство для пункционной биопсии, показанное на фигуре, включает в себя следующие элементы: 1 - трубка иглы; 2 - пиловидный трезубец; 3 - утолщение канюли; 4 - канюля; 5 - прорезь запирающего
устройства; 6 - стилет. Данное устройство отличается тем, что с целью надежности получения пунктата, достаточного для полноценного морфологического исследования без его ущемления и деформации рабочий конец иглы выполнен в виде пиловидного (трепанового) трезубца, угол распила между зубцами которого составляет 45°, а устройство имеет стилет, который длиннее иглы на 5 мм. Игла имеет следующие характеристики: длина - 10 см, внутренний диаметр - 2 мм, заканчивается пиловидным трезубцем, длина зубцов - 2 мм, угол распила между ними 45° и оснащена прилегающим стилетом, выступающим на 5 мм, что позволяет легко контролировать глубину проникновения иглы в паренхиму печени, получать пунктат до 50-70 мг массой, чего вполне достаточно для проведения гистологических исследований. Устройство исключает риск травмирования почек, легочной плевры и легких. Ввиду того, что кожа новорожденного значительно тоньше и эластичнее, чем у взрослого животного, отпадает необходимость в использовании направляющей иглы, то есть наблюдается дополнительное снижение травмирующего эффекта.
Испытания устройства для пункционной биопсии выявили следующие преимущества: она проста в техническом отношении и в использовании, атравматична, возможно ее повторное применение у данного животного, взятие материала при ее помощи для гистологического исследования никак не сказывается на его результатах при различных функциональных состояниях органа, позволяет проводить биопсию печени у новорожденного молодняка крупного рогатого скота.
Источники информации:
1. RU 10334 U1, 6 А 61 В 17/34, 16.07.1999
2. RU 39060 U1, 7 А 61 В 17/00, 20.07.2004
3. RU 41244 U1, 7 А 61 В 17/00, 20.10.2004
4.RU 11046 U1, 6 A 61 B 17/34, 16.09.1999 Дополнительные источники информации:
5. Старых B.C. Игла для пункции / B.C. Старых, Э.С. Старых // Респ.
сборник изобретений и рационализаторских предложений мед. вузов и научно-исследовательских ин-тов МЗ РСФСР: Тр. ин-та. - М.: Второй Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова, 1979. - С.37-38.
6. Измайлов Г.А. Игла для фиксации тканей / Г.А. Измайлов, Л.М. Садыкова // Респ. сборник изобретений и рационализаторских предложений мед. вузов и научно-исследовательских ин-тов МЗ РСФСР: Тр. ин-та. - М.: Второй Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова, 1979. - С.38-40.
7. Миндлин Г.Я. Игла для анестезии костей черепа / Г.Я. Миндлин // Респ. сборник изобретений и рационализаторских предложений мед. вузов и научно-исследовательских ин-тов МЗ РСФСР: Тр. ин-та. - М.: Второй Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова, 1979. - С.42-43.