ТОНОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ

Тонометр для измерения внутриглазного давления.
Полезная модель относится к области медицины, а именно, к офтальмологии и предназначена для измерения внутриглазного давления.
Известен тонометр для измерения внутриглазного давления, содержащий грузовой цилиндр с утолщениями на концах (Каталог Министерства здравоохранения СССР Медицинские инструменты, приборы, аппараты и оборудование, кн. 111, раздел 07, М., 1970, стр.78).
Недостатком известного тонометра является то, что при малых размерах глазной щели или при патологическом её сужении использовать тонометр затруднительно или невозможно. Узкая глазная щель не позволяет ввести опорную площадку между век и поставить её свободно на роговицу. Насильственное её введение приводит к грубым искажениям показаний внутриглазного давления.
Известен тонометр, где для устранения указанного недостатка он выполнен в виде грузового цилиндра -с утолщениями на концах, при этом утолщения имеют параллельные шлицы, а расстояние между последними выбирают в пределах от 1,95 до  мм (авторское свидетельство СССР № 685274, кл. А61ВЗ/16, опубликовано в 1979году).Известный тонометр имеет узкую опорную площадку, что позволяет ввести её за веки и поместить
A61B3U6
Недостатком известного тонометра является трудность ориентирования опорной площадки вдоль глазной щели при установке его на роговицу глаза, что связано с тем, что захват пинцетом за грузовой цилиндр не фиксированный. Грузовой цилиндр между утолщениями имеет цилиндрическую поверхность и при захвате тонометра пинцетом имеет место точечный контакт, при котором возможно скольжение или самопроизвольный, или за счет касания с тканями глаза, поворот грузового цилиндра вокруг вертикальной оси. Это вызывает значительные неудобства в работе и затрудняет прицельную установку опорной площадки на роговицу.
Сущность полезной модели заключается в том, что грузовой цилиндр тонометра выполнен с парнями параллельными гранями, расположенными симметрично относительно продольной оси грузового цилиндра. При таком выполнении тонометр имеет, по крайней мере, одну пару параллельных граней, за которые можно надежно захватывать тонометр для установки на глаз и снятия его без искажения полученного отпечатка. Тонометр удобен в работе и позволяет производить измерения внутриглазного давления с достаточной степенью точности.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен тонометр, общий вид, на фиг. 2 тоже, разрез по 1-1 фиг. 1.
Тонометр содержит грузовой цилиндр 1 с утолщениями 2 на концах,
парными параллельными плоскостями 5 и 6, образующими, например прямоугольное сечение цилиндра. Изменяя количество парных параллельных плоскостей можно изменять форму сечения грузового цилиндра для обеспечения удобства работы с тонометром. Образующие сечение плоскости расположены симметрично относительно продольной оси 7 грузового цилиндра.
Работа с предлагаемым тонометром заключается в следующем: опорную площадку 4 окрашивают известной краской, например, раствором колларгола. Пинцетом захватывают тонометр за параллельные грани 6 грузового цилиндра и переносят его на обезболенный глаз так, чтобы длинная сторона опорной площадки 4 была ориентирована вдоль глазной щели. Тонометр опускают опорной площадкой на роговицу. Затем его снимают и делают отпечаток опорной площадки 4 на бумагу, увлажненную спиртом. Измерение давления производят известной линейкой Поляка, пересчитанной экспериментально на предлагаемый тонометр. Измерение производят по длине отпечатанной полоски окрашивания. При измерении пониженного внутриглазного давления опорная площадка 4 в результате деформации роговицы входит в контакт с пограничной с роговицей частью конъюнктивы. При этом отпечаток на площадке остается как от роговицы, так и от конъюнктивы. Значения внутриглазного давления определяют также, как это указано выше. Возможно использование набора/ шометров с разными размерами опорной площадки, весом и формой сетШмр грузового цилиндpa. Наличие на грузовом цилиндре параллельных граней обеспечивает надежный захват тонометра пинцетом при установке его на глаз и снятии. Это позволяет прицельно ввести опорную площадку в глазную щель и получить четкий отпечаток с поверхности глаза.
Заявитель:
Кемеровская Областная Клиническая Офтальмологическая ИВйьница. Зам. Главного врача по лечебным вопросам Л.А. Горяинова