УСТАНОВКА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТИ В СОСУДИСТОЕ РУСЛО

Полезная модель относится к медицине, а именно к анестезиологии и интенсивной терапии, и предназначена для введения раствора при возмещении дефицита жидкости сосудистом русле пациента.
Определение скорости введения жидкости должно основываться как на величине ее потери, так и на индивидуальном гемодинамическом ответе на объемное возмещение дефицита жидкости. Везде сделан акцент на объеме возмещаемых потерь жидкости и их качественном составе, но не учитывается скорость введения растворов.
Известен инфузионный насос для восполнения потерь жидкости, когда определенный объем жидкости вводят с установленной скоростью с последующим наблюдением в определенный интервал времени за гемодинамическими показателями и клиническими данными больного. Введение продолжается до достижения желаемых гемодинамических параметров или до введения определенного количества жидкости (1).
Недостатки данного насоса заключаются в эмпирическом подборе скорости инфузии без учета индивидуальных потребностей больного и опасностью объемной перегрузки с развитием опасных осложнений.
Известна установка для инфузии, содержащее систему для инфузии с инъекционным узлом на конце и катетер, с помощью которого врач осуществляет подсчет количества капель в I минуту с последующим переводом в объемную скорость из расчета, что 20 капель соответствуют 1 мл раствора. (2).
Недостатки данного устройства - является не возможность объективной оценки скорости введения жидкости в сосудистое русло.
Целью создания полезной модели является получение возможности быстрого и точного определения скорости инфузии растворов в режиме реального времени с учетом резервных возможностей сердца и сосудов пациента под контролем центрального венозного давления и вовремя корригировать количественный и качественный состав инфузии при изменении состояния пациента.
Эта цель достигается тем, что к инъекционному узлу системы для инфузии присоединена посредством иглы проводящая магистраль, соединенная со шприцевым насосом, причем они выполнено из биологически и химически инертного материала, что позволяет объективно определить скорость инфузии раствора.
Сравнение предлагаемого установки с другими, известными в области медицины, показало его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель пояснена графическим материалом, где изображено предлагаемая установка для определения скорости инфузии. Установка включает в себя: катетер 1, соединенный с системой для инфузии 3, на конце которой расположен инъекционный узел 2 представляющий собой эластичную трубку. К инъекционному узлу 2 подсоединена игла 4 проводящей магистрали 5, соединенная со шприцом 6 шприцевого насоса 7. так же аппарат Вальдмана с измерительным элементом 8.
Элементы предлагаемой установки выполнены из биологически и химически инертного материала.
Установка используется следующим образом.
В течение 1 минуты с помощью шприцевого насоса 7 струйно из шприца 6 вводится жидкость в сосудистое русло через проводящую магистраль 5, присоединенную через иглу 4 к инъекционному узлу 2 системы 3, которая соединена с катетером 1, находящимся в центральной (например, подключичной) вене. В течение этой минуты инфузия через систему - 3 временно не осуществляется, а проводится измерение показателей центрального венозного давления с помощью аппарата Вальдмана 8. При этом показатель ЦВД не должен превышать 120 мм водного столба т.к. это верхняя граница коронарного перфузионного давления, что позволяет предотвратить жизнеугрожающие осложнения. При достижении верхней границы центрального венозного давления введение жидкости прекращается. Объем раствора введенный за 1 минуту служит для расчета скорости инфузии жидкости, с которой можно осуществлять инфузию, не опасаясь развития объемной перегрузки сердца.
Предлагаемое устройство возможно и целесообразно использовать при тяжелом состоянии больного, когда требуется быстрое восполнение потерь больших объемов жидкости.
Устройство просто в конструктивном использовании и надежно в работе.
Источники информации:
1.Мима М. Горн. Урсула И. Хейтц, Памела Л. Сверинген, «Водно-электролитный и кислотно-основной баланс", Санкт-Петербург, 2000 г, стр.65-66
2. Каталог медицинского оборудования СП «Вилтехмеда» ДООЗг.