СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЦИТОМЕТРИИ ПРИ МИКСТИНВАЗИЯХ ПТИЦ

а
Способ подсчета эритроцитов птиц, основанный на том, что показания индикатора кондуктометрического счетчика микрочастиц PICOSCALE вычитываются друг из друга при различных порогах напряжения с шагом 0,5 В, абсолютное количество эритроцитов с различными объемами (Э) определяется по формуле:
а
n
n+1
Э=Э-Э,
n
где Э - количество эритроцитов, объем которых выше уровня дискриминации при заданном пороге напряжения;
n+1
Э - последующее значение количества эритроцитов, объем которых выше уровня дискриминации, и
процентное содержание эритроцитов определяют по отношению абсолютного количества эритроцитов с различными объемами к общему количеству эритроцитов (RBC).