Устройство для измерения упругой деформации яиц

Полезная модель относится к приборам для оценки качества яиц и предназначено для косвенного определения главным образом прочности скорлупы без нарушения ее целостности. От качества скорлупы зависит величина потери от боя яиц, способность к продолжительному хранению и жизнеспособность развивающихся в яйце эмбрионов.
Известен прибор для измерения упругой деформации скорлупы яиц (см. а.с. 1611299, МПК А01К 43/00), который содержит платформу со столом для фиксации яиц. Платформа снабжена кронштейном с осью, на которой установлен рычаг с грузом, снабженный измерительным стержнем. На грузе закреплен упор, взаимодействующий с электроконтактными пластинами индикаторадавления, выполненного в виде лампочек. Для измерения упругой деформации яйцо размещают на столе, затем прикладывают нагрузку на яйцо. Деформация яйца фиксируется по количеству горящих лапочек, которые связаны сложной кинематической схемой с измерительным стержнем. Недостатком прибора является очень сложное конструктивное исполнение.
Известен прибор (см. а.с. 384481, МПК А01К 43/00) для измерения упругой деформации скорлупы яиц. Прибор включает нижнюю и верхнюю панели, жестко соединенные штангами. В центре панели имеется отверстие с резьбой для винта-маховика. Над маховиком расположен подъемный столик с направляющими штырьками и стержнем, который нижним закругленным концом касается гладкого торца винта-маховика. Стержень ходит по направляющей трубке, укрепленной на штангах. На верхней панели закреплен микроиндикатор с опорной призмой на измерительном стержне. Опорная призма является местом приложения давления груза, укрепленного на конце длинного плеча рычага. Под нижней панелью имеется коромысло, длинное плечо которого касается кнопки, короткое - штока для подъема рычага с грузом. На нижний конец штока надета пружина. Описанный прибор выбран в качестве прототипа.
Прибор работает следующим образом. Испытуемое яйцо кладется на подъемный столик, а затем вращением винта-маховика подводится до упора в шарик измерительного стержня до установки стрелки микроиндикатора на нуль. При установке на нуль измерительный стержень приподнимается и поднимает рычаг с грузом, который теперь всей тяжестью давит на яйцо, сжимая его. Затем нажатием кнопки при помощи штока рычаг с грузом снимаются с шорной призмы и освобожденное от давления груза яйцо, распрямляясь, поднимает стержень, а стрелка микроиндикатора фиксирует величину упругой деформации. Далее обратным вращением маховика столик опускается, кнопка освобождается, шток под действием пружины опускается, давит на правое плечо коромысла, а левое поднимает кнопку в исходное положение.
Недостатком прибора является ошибка при измерении упругости яйца, обусловленная тем, что яйцо при измерении опирается на два штырька подъемного столика, следовательно, при приложении нагрузки на яйцо его деформация происходит и сверху при контакте с измерительным стержнем микроиндикатора и снизу при контакте со штырьками подъемного столика.
Техническим результатом полезной модели является повышение точности прибора для измерения упругой деформации скорлупы яиц.
Технический результат достигается тем, что устройство содержит верхнюю и нижнюю панели, жестко соединенные штангами, причем на нижней панели установлен винт-маховик, в центре которого размещен стержень, на верхней части которого закреплен подъемный столик с опорной поверхностью для размещения яйца, а на верхней панели установлен микроиндикатор с опорной призмой на измерительном стержне, связанным посредством рычага с грузом, опорная поверхность подъемного столика для размещения яйца имеет форму овала.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен общий вид прибора для измерения упругой деформации скорлупы яиц.
Прибор включает нижнюю 1 и верхнюю 2 панели, жестко соединенные штангами 3. На нижней панели 1 установлен винт-маховик 4, в центре которого размещен стержень 6, на верхней части которого закреплен подъемный столик 5. В центре панели имеется отверстие с резьбой для винта-маховика 4. Над маховиком расположен подъемный столик 5 с опорной поверхностью для размещения яйца, имеющей форму овала, повторяющей форму поверхности контактирующего яйца. Подъемный столик 5 снабжен стержнем 6, который нижним закругленным концом касается гладкого торца винта-маховика. Стержень 6 перемещается по направляющей трубке 7, укрепленной на штангах. На верхней панели закреплен микроиндикатор 8 с опорной призмой 9 на измерительном стержне 10. Опорная призма 9 является местом приложения давления груза 11, укрепленного на конце длинного плеча рычага 12. Под нижней панелью имеется коромысло 13, длинное плечо которого касается кнопки 14, короткое - штока 15 для подъема рычага с грузом. На нижний конец штока надета пружина 16.
Прибор работает следующим образом. Оцениваемое яйцо кладется на подъемный столик 5, а затем вращением винта-маховика 4 подводится до упора в шарик измерительного стержня 10 до установки стрелки микроиндикатора 8 на ноль. При установке на ноль измерительный стержень 10 приподнимается и поднимает рычаг 12 с грузом 11, который теперь всей тяжестью давит на яйцо, сжимая его, а затем нажатием кнопки 14 при помощи штока 15 рычаг 12 с грузом 11 снимают с опорной призмы 9 и освобожденное от давления груза яйцо, распрямляясь, поднимает измерительный стержень 10, а стрелка микроиндикатора 8 фиксирует величину упругой деформации. Затем обратным вращением винта-маховика 4 подъемный столик 5 опускают, кнопка 14 освобождается, шток 15 под действием пружины 16 опускается, давит на правое плечо коромысла 13, а левое поднимает кнопку 14 в исходное положение, и измерительный стержень 10 микроиндикатора 8 опускается до упора, после чего проводят следующее измерение.
В связи с тем, что подъемный столик 5 с опорной поверхностью для размещения яйца, имеющей форму овала, повторяющей форму поверхности контактирующего яйца, при приложении нагрузки на яйцо его деформация происходит только сверху при контакте с измерительным стержнем 10 микроиндикатора 8, а снизу при контакте опорной поверхности подъемного столика 5 деформация яйца несопоставима по причине того, что площадь контакта поверхности измерительного стержня намного меньше площади контакта опорной поверхности подъемного столика для размещения яйца. По сравнению с прототипом, у которого яйцо при измерении опирается на два штырька подъемного столика, при приложении нагрузки на яйцо его деформация происходит и сверху и снизу, у предлагаемого прибора этот недостаток отсутствует, в результате чего повышается точность измерения упругой деформации скорлупы яиц.