СПОСОБ ЭКСПРЕСС-ПРОГНОЗА ОБЩЕЙ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
METHOD OF EXPRESS FORECAST OF TOTAL BACTERIAL CONTENT OF AIR ENVIRONMENT

Изобретение относится к способам контроля уровня микробной обсемененности воздушной среды.
3
3
Известным способом контроля уровня бактериальной обсемененности воздушной среды является определение общего количества микроорганизмов в 1 м воздуха (КОЕ/м) (СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»). При этом более расширенным термином является «микробная обсемененность» (МУ 2.1.4.1057-01 «Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды»).
Согласно известному способу производят забор определенного объема исследуемого воздуха с использованием различных приборов, обеспечивающих равномерное распределение частиц на поверхности питательных сред (авторское свидетельство SU 1303611 от 15.04.87; авторское свидетельство SU 1546481 от 28.02.90; авторское свидетельство SU 1620476 от 15.01.91; МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды»; МУ 2.1.4.1057-01; МУК 4.2.1089-02 «Использование установки обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» и контроль микробной обсемененности воздуха при ее работе»), с последующими выделением, посевом, культивированием, идентификацией и подсчетом в единице объема воздуха количества микроорганизмов.
Основными существенными недостатками известных способов являются сложность большая продолжительность определения уровня микробной обсемененности воздушной среды (не менее двух суток) и непригодность для экспресс-прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды.
Наиболее близким аналогом - прототипом заявляемого технического решения является способ оценки бактериальной контаминации воздуха при микробиологическом мониторинге окружающей среды при производстве медицинских иммунобиологических препаратов (МУК 4.2.734-99). Согласно известному техническому решению производят забор определенного объема исследуемого воздуха с использованием различных приборов, удовлетворяющих по диапазону пробоотбора требованиям, предъявляемым уровню допустимой контаминации к классам чистоты А, В (100), С (10000) и D (100000), с последующими выделением, посевом, культивированием, идентификацией и подсчетом в единице объема воздуха количества микроорганизмов. Для репрезентативной оценки бактериальной нагрузки воздушной среды при использовании известного технического решения необходимо соблюдение целого ряда условий, например: объем пробы воздуха должен быть достаточным как для обнаружения микроорганизмов в заданном объеме воздуха, так и для роста дискретных и пригодных к подсчету колоний и устанавливается опытным путем, с учетом концентрации микроорганизмов в тестируемой зоне; питательная среда должна поддерживать рост широкого спектра микроорганизмов, включая дрожжи и грибы, ее ростовые свойства должны быть проверены соответствующими тест-штаммами; все выявленные в процессе мониторинга микроорганизмы подлежат макроскопической, микроскопической и биохимической идентификации.
Основными недостатками прототипа являются сложность и большая продолжительность (до двух суток) определения общей микробной обсемененности воздушной среды, что не позволяет проводить исследование в режиме реального времени (в виде экспресс-прогноза).
Главной задачей изобретения является обеспечение проведения в режиме реального времени экспресс-прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды.
Поставленная задача реализуется за счет того, что при экспресс-прогнозе уровня общей микробной обсемененности воздушной среды определяют количества аэрозольных частиц с диаметром 0,3 мкм, 0,5 мкм и 1,0 мкм в единице объема воздуха с использованием счетчика аэрозольных частиц, а затем рассчитывают прогнозируемую общую микробную обсемененность воздушной среды по формуле:
0,5
1,0
Y=0,0003(n+n)-1,2,
по меньшей мере, при одном из условий
0,3
0,5
0,5
1,0
n≤2,95 n и/или n≤3,99n,
где: Y - прогнозируемая общая микробная обсемененность воздушной среды, КОЕ в единице объема воздуха;
0,3
n - количество аэрозольных частиц диаметром 0,3 мкм в единице объема воздуха;
0,5
n - количество аэрозольных частиц диаметром 0,5 мкм в единице объема воздуха;
1,0
n - количество аэрозольных частиц диаметром 1,0 мкм в единице объема воздуха;
0,0003; 2,95 и 3,99 - коэффициенты;
1,2 - корректирующая безразмерная величина.
Коэффициенты и корректирующая безразмерная величина, обеспечивающие информативность прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды обследуемого помещения, определены экспериментальным путем.
В основу заявляемого изобретения положена обеспечивающая решение поставленной задачи новая совокупность оригинальных отличительных признаков.
Впервые проводится прогноз уровня общей микробной обсемененности воздушной среды.
3
Впервые для определения прогнозируемой общей микробной обсемененности воздушной среды используются диаметры аэрозольных частиц и количества аэрозольных частиц определенных диаметров в единице объема воздуха. Использование для прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды определения в единице объема воздуха (1 м) количества аэрозольных частиц диаметром 0,3 мкм, количества аэрозольных частиц диаметром 0,5 мкм и количества аэрозольных частиц диаметром 1,0 мкм, обусловлено тем, что в соответствии с полученными собственными результатами исследования соотношение количеств этих частиц коррелирует с микробной обсемененностью воздуха, а именно, при наличии микробной обсемененности воздуха количество частиц меньшего диаметра уменьшается, количество частиц большего диаметра увеличивается. Это, в свою очередь, связано с более выраженной адгезией живых микроорганизмов и их большими размерами по сравнению с неживыми в воздушной среде.
Впервые прогнозируемое общее количество микроорганизмов (КОЕ) в единице объема воздуха (прогнозируемая общая микробная обсемененность воздушной среды) рассчитывается по формуле, включающей показатели количества аэрозольных частиц диаметром 0,5 мкм и 1,0 мкм в единице объема воздуха с учетом соотношения количеств аэрозольных частиц диаметром 0,3 мкм, 0,5 мкм и 1,0 мкм в единице объема воздуха.
Из патентно-технической литературы и практики контроля уровня микробной обсемененности воздушной среды неизвестно о способе экспресс-прогноза уровня общей микробной обсемененности воздушной среды, который был бы идентичен заявляемому.
Отсюда правомерен вывод о соответствия заявляемого решения критерию «новизна».
Указанная выше совокупность существенных признаков необходима и достаточна для получения технического результата - обеспечения проведения в режиме реального времени экспресс-прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды. Между существующими признаками и решаемой задачей существует причинно-следственная связь, где каждый признак необходим и влияет на получение технического результата, а вместе взятые признаки достаточны для его получения. Правомерен вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «изобретательский уровень».
Предлагаемый способ может быть реализован многократно с использованием присущих ему существенных признаков, а значит, заявляемое техническое решение соответствует критерию «промышленная применимость».
Заявляемое изобретение апробировано в условиях производства медицинских иммунобиологических препаратов. Ниже приводятся результаты этой апробации. При этом приведенные примеры экспресс-прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды показывают конкретную реализацию заявляемого изобретения, но не ограничивают объем притязаний формулы заявляемого изобретения.
Пример 1. Проводили экспресс-прогноз уровня общей микробной обсемененности воздушной среды помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов класса чистоты «С» в оснащенном состоянии, то есть при неработающем технологическом оборудовании, при включенной вентиляции, но без присутствия обслуживающего персонала.
В качестве счетчика аэрозольных частиц был использован портативный счетчик частиц аэрозолей Solair 3100 фирмы Lighthouse Worldwide Solutions, США (Портативный счетчик частиц Solair 3100 // Cleanroom Instruments - «Клинрум Инструментс»: [сайт]. - URL: http://clri.ru/ftpgetfile.php?id=21 (дата обращения: 31.07.2011)).
3
0,3
0,5
1,0
Определяли количества аэрозольных частиц с диаметром 0,3 мкм, 0,5 мкм и 1,0 мкм в единице объема (1 м) воздуха с использованием счетчика аэрозольных частиц Solair 3100. При этом количество аэрозольных частиц диаметром 0,3 мкм в единице объема воздуха (n) составило 573525, количество аэрозольных частиц диаметром 0,5 мкм в единице объема воздуха (n) составило 179227, а количество аэрозольных частиц диаметром 1,0 мкм в единице объема воздуха (n) составило 43714.
Рассчитывали соотношения количеств аэрозольных частиц:
0,3
0,5
0,5
n=573525≈3,2×179227=3,2n>2,95n;
0,5
1,0
1,0
n=179227≈4,1×43714=4,1n>3,99n.
Учитывая отсутствие обоих условий для расчета прогнозируемой общей микробной обсемененности воздушной среды, расчет прогнозируемой общей микробной обсемененности воздушной среды не проводили, что явилось основанием для продолжения испытаний данного помещения в функционирующем состоянии.
3
Значение общей микробной обсемененности, полученное по известному методу (МУК 4.2.734-99), составило 7 КОЕ/м.
Продолжительность экспресс-прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов составила 4 минуты.
Пример 2. В соответствии с примером 1 проводили экспресс-прогноз уровня общей микробной обсемененности воздушной среды помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов класса чистоты «С» в функционирующем состоянии, то есть при работающем технологическом оборудовании, при включенной вентиляции и в присутствии обслуживающего персонала, одетого в нестерильную одежду.
3
0,3
0,5
1,0
Определяли количества аэрозольных частиц с диаметром 0,3 мкм, 0,5 мкм и 1,0 мкм в единице объема (1 м) воздуха с использованием счетчика аэрозольных частиц Solair 3100. При этом количество аэрозольных частиц диаметром 0,3 мкм в единице объема воздуха (n) составило 746850, количество аэрозольных частиц диаметром 0,5 мкм в единице объема воздуха (n) составило 287250, а количество аэрозольных частиц диаметром 1,0 мкм в единице объема воздуха (n) составило 95750.
Рассчитывали соотношения количеств аэрозольных частиц:
0,3
0,5
0,5
n=746850≈2,6×287250-2,6n<2,95n;
0,5
1,0
1,0
n=287250≈3,0×95750-3,0n<3,99n.
0,3
0,5
0,5
1,0
Учитывая наличие обоих условий для расчета прогнозируемой общей микробной обсемененности воздушной среды (n≤2,95n и n≤3,99n), рассчитывали прогнозируемую общую микробную обсемененность воздушной среды по формуле:
0,5
1,0
Y=0,0003(n+n)-1,2,
3
где: Y - прогнозируемая общая микробная обсемененность воздушной среды, КОЕ на единицу объема воздуха (1 м);
0,3
3
n - количество аэрозольных частиц диаметром 0,3 мкм в единице объема воздуха (1 м);
0,5
3
n - количество аэрозольных частиц диаметром 0,5 мкм в единице объема воздуха (1 м);
1,0
3
n - количество аэрозольных частиц диаметром 1,0 мкм в единице объема воздуха (1 м);
0,0003; 2,95 и 3,99 - коэффициенты;
1,2 - корректирующая безразмерная величина.
2
3
Y=0,0003(287250+95750) - 1,2≈114 (КОЕ/м)
3
Рассчитанное значение прогнозируемой общей микробной обсемененности воздушной среды помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов подтвердилось значением общей микробной обсемененности, полученным по известному методу (МУК 4.2.734-99), которое составило 109 КОЕ/м.
В связи с превышением значения общей микробной обсемененности воздушной среды максимально допустимого количества живых микроорганизмов в помещении класса чистоты «С» (МУ-44-116 департамента ГСЭН Минздрава России) эксплуатация данного помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов прекращена.
Продолжительность экспресс-прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов составила 5 минут.
Пример 3. В соответствии с примером 1 проводили экспресс-прогноз уровня общей микробной обсемененности воздушной среды помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов класса чистоты «С» в функционирующем состоянии, то есть при работающем технологическом оборудовании, при включенной вентиляции и в присутствии обслуживающего персонала, одетого в стерильную одежду.
3
0,3
0,5
1,0
Определяли количества аэрозольных частиц с диаметром 0,3 мкм, 0,5 мкм и 1,0 мкм в единице объема (1 м) воздуха с использованием счетчика аэрозольных частиц Solair 3100. При этом количество аэрозольных частиц диаметром 0,3 мкм в единице объема воздуха (n) составило 685125, количество аэрозольных частиц диаметром 0,5 мкм в единице объема воздуха (n) составило 228375, а количество аэрозольных частиц диаметром 1,0 мкм в единице объема воздуха (n) составило 78750.
Рассчитывали соотношения количеств аэрозольных частиц:
0,3
0,5
0,5
n=685125=3,0×228375=3,0n>2,95n;
0,5
1,0
1,0
n=228375=2,9×78750=2,9n<3,99n.
0,5
1,0
Учитывая наличие одного из условий для расчета прогнозируемой общей микробной обсемененности воздушной среды (n≤3,99n), рассчитывали прогнозируемую общую микробную обсемененность воздушной среды по формуле:
0,5
1,0
Y=0,0003(n+n)-1,2,
3
где: Y - прогнозируемая общая микробная обсемененность воздушной среды, КОЕ на единицу объема воздуха (1 м);
0,3
3
n - количество аэрозольных частиц диаметром 0,3 мкм в единице объема воздуха (1 м);
0,5
3
n - количество аэрозольных частиц диаметром 0,5 мкм в единице объема воздуха (1 м);
1,0
3
n - количество аэрозольных частиц диаметром 1,0 мкм в единице объема воздуха (1 м);
0,0003; 2,95 и 3,99 - коэффициенты;
1,2 - корректирующая безразмерная величина.
2
3
Y=0,0003(228375+78750) - 1,2≈91 (КОЕ/м)
3
Рассчитанное значение прогнозируемой общей микробной обсемененности воздушной среды помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов подтвердилось значением общей микробной обсемененности, полученным по известному методу (МУК 4.2.734-99), которое составило 83 КОЕ/м.
В связи с отсутствием превышения значения общей микробной обсемененности воздушной среды максимально допустимого количества живых микроорганизмов в помещении класса чистоты «С» (МУ-44-116 департамента ГСЭН Минздрава России) эксплуатация данного помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов разрешена.
Продолжительность экспресс-прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды помещения производства медицинских иммунобиологических препаратов составила 5 минут.
Пример 4. Неоднократное сопоставление результатов экспресс-прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды помещений по заявляемому способу и по известному методу (МУК 4.2.734-99) показало достаточную информативность экспресс-прогноза при использовании заявляемого способа. Часть данных исследований приведена в таблице.
№ п/п
Показатели для расчета прогнозируемой общей микробной обсемененности воздушной среды
Прогнозируемая общая микробная обсемененность воздушной среды, КОЕ/м<sup>3 </sup>(Y)
Общая микробная обсемененность, полученная по МУК 4.2.734-99, КОЕ/м<sup>3</sup>
Количество частиц 0,3 мкм в 1 м<sup>3</sup> воздуха (n<sub>0,3</sub>)
Количество частиц 0,5 мкм в 1 м<sup>3</sup> воздуха(n<sub>0,5</sub>)
Количество частиц 1,0 мкм в 1 м<sup>3</sup> воздуха(n<sub>1,0</sub>)
Соответствие условиям n<sub>0,3</sub>≤2,95n<sub>0,5</sub> и/или n<sub>0,5</sub><3,99n<sub>1,0</sub>
1.
573525
179227
43714
Нет
Не рассчитывалась
7
2.
746850
287250
95750
Да
114
109
3.
685125
228375
78750
Да
91
83
4.
802345
323491
94264
Да
124
127
5.
665411
229452
58833
Да
85
83
6.
667516
230178
59021
Да
86
82
7.
952735
398703
107619
Да
151
146
8.
536415
166723
39641
Нет
Не рассчитывалась
8
9.
663711
228566
58684
Да
84
80
10.
667346
230119
59005
Да
85
81
11.
665689
229548
58858
Да
85
81
12.
663474
228784
58663
Да
85
80
13.
667258
230089
58997
Да
86
82
14.
665486
229478
58841
Да
85
81
15.
664051
228983
58714
Да
85
80
Примечания:
1) номера пунктов соответствуют номерам экспериментов;
2) строки 1, 2 и 3 соответствуют примерам 1, 2 и 3;
3) количества аэрозольных частиц диаметром 0,3 мкм, 0,5 мкм и 1,0 мкм определялись с использованием счетчика аэрозольных частиц Solair 3100;
4) забор проб для определения общей микробной обсемененности по МУК 4.2.734-99 производился с использованием пробоотборника биологически активных частиц ActivCjunt 90C.
Таким образом, в примерах показаны преимущества заявляемого технического решения по сравнению с прототипом, заключающиеся в обеспечении проведения в режиме реального времени экспресс-прогноза общей микробной обсемененности воздушной среды на основе приборного контроля при упрощении и уменьшении продолжительности анализа при использовании заявляемого способа.