УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ ШАГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Полезная модель относится к электрическим приборам, в частности к индикаторам величины постоянного или переменного электрического напряжения. Этот прибор применяется для индикации электрического напряжения (разности электрических потенциалов), которая возникает между двумя точками на земле на расстоянии, равном длине ступни человека, при нахождении его в опасной зоне - зоне шагового напряжения. Шаговое напряжение возникает при однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью - в электроустановках напряжением 6-35 кВ, например, случае замыкания одного провода воздушной линии электропередачи напряжением 6-35 кВ на землю или конструкцию опоры.
Устройство индикации шагового напряжения предназначено для работы при любых погодных условиях и температуре наружного воздуха от -40°С до +40°С и не требует источника питания (энергонезависимое).
Известны сигнализаторы напряжения касочные СНК-10 (СНК-35), производства ООО «Карнеол» (Московская обл., г. Долгопрудный, а/я 103), сигнализаторы напряжения касочные «Радиус» производства ООО «НПЦ «Электробезопасность» (Кировская обл., г. Киров, а/я 57), которые предназначены для предупреждения человека о приближении его на расстояние менее двух метров к токоведущим частям, находящимся под напряжением 6-10 кВ, однако они имеют встроенные (зависимые) источники питания.
Известны сигнализаторы напряжения СНИ-6-10-У2 «Кристалл» производства «ИНВАР - ЭЛТРАНС» (г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5, оф.512, 615), которые предназначены для предупреждения работающего персонала о наличии напряжения на проводах линий электропередачи напряжением 6-10 кВ и имеют встроенные (зависимые) источники питания.
Известны сигнализаторы напряжения индивидуальные универсальные СИИУ производства Компании «ДИЭЛЕКТРИК» (127411, г. Москва, а/я 1), которые предназначены для оповещения человека о приближении его к токоведущим частям воздушных линий электропередачи 6-10 кВ, находящихся под напряжением, и имеют встроенные (зависимые) источники питания.
Известны сигнализаторы напряжения индивидуальные касочные «СНИКМ 6-10» производства ООО »Энергозащита» (Республика Армения, г. Ереван), которые предназначены для предупреждения персонала, работающего на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ, о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к проводам, находящихся под напряжением, на опасное расстояние и имеют встроенные (зависимые) источники питания.
Вышеуказанные сигнализаторы имеют встроенные (зависимые) источники питания, что снижают их надежность работы, так как источник питания может потерять свою работоспособность с последующей потерей диагностирующей функции устройства.
Наиболее близким по технической сущности из известных приборов является прибор, описанный в полезной модели 123168 (заявка 2012116339/28 от 23.04.2012). Сигнализатор наличия шагового напряжения автоматический индивидуальный, содержащий измерительный орган, модуль звуковой сигнализации, помещенные в прочный пластмассовый корпус, защищающий элементы прибора от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков, двух изолированных многожильных медных гибких проводов, соединенных с токопроводящими электродами, укрепленными на подошве каждой обуви человека. Данный сигнализатор наличия шагового напряжения предусматривает расположение по одному токопроводящему электроду в каждой из подошв обуви человека, соединение электродов с сигнализатором с помощью проводников, закрепленных на одежде или теле человека, что снижает его надежность работы и приносит неудобства при применении. Принцип действия прибора подразумевает расположение в зоне действия шагового напряжение обеих ног человека, следовательно, не исключается прохождение электрического тока через тело человека до момента срабатывания сигнализации.
Технической задачей полезной модели является разработка сигнализатора напряжения, который покажет наличие шагового напряжения даже при нахождении одной ноги в опасной зоне растекания по земле электрического тока. Решение задачи обеспечит безопасность персонала предприятия в этой зоне.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве индикации шагового напряжения электрического тока, состоящем из двух токопроводящих электродов, изолированных друг от друга, соединенных в электрическую схему, генерирующую звуковой сигнал при появлении разности потенциала электрического тока между электродами, согласно полезной модели пара электродов с электрической схемой расположены на максимальном расстоянии друг от друга на подошве обуви человека.
Разработанное устройство не требует крепления к телу или одежде человека изолированных проводов. Во-вторых, для оповещения человека о зоне действия шагового напряжения достаточно нахождения в зоне действия шагового напряжения одной ноги человека. Возможно применение одним человеком двух устройств - одно устройство в левой обуви, второе устройство в правой обуви для информирования человека о наличии шагового напряжения независимо от того правая или левая нога человека первой попадет в зону шагового напряжения.
Для пояснения принципа работы устройства рассмотрим фиг. 1. Зона шагового напряжения 1 появляется, например, в результате обрыва проводника электрического тока уровня напряжения 6 кВ 6, смонтированного на опорах воздушной ЛЭП 5. При нахождении в зоне шагового напряжения одной ноги человека между изолированными друг от друга электродами 2, расположенными на максимальном расстоянии друг от друга на подошве обуви человека, образуется разность потенциала электрического тока. Данный потенциал электрического тока по электропроводникам 3 передается в генератор звукового сигнала 4, где потенциал электрического тока преобразуется в звуковой сигнал. Звуковой сигнал оповещает человека о нахождении в потенциально опасной зоне - зоне шагового напряжения.