ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СПОРО-ПЫЛЬЦЕВОМУ УЛОВИТЕЛЮ АЛЛЕРГЕНОВ

Предлагаемая полезная модель относится к биологии - аэропалинологии, а также медицине (аллергологии), и предназначена для увеличения качества сбора споро-пыльцевой продукции пыльцеулавливающей ловушкой.
Аллергические болезни занимают лидирующую позицию в структуре заболеваемости во всем мире и характеризуются неуклонным ростом распространенности и нарастанием тяжести течения, что относится, в том числе, и к поллинозу. Заболеваемость поллинозом ежегодно по всему миру возрастает, достигая 15-39% от общего числа жителей планеты. При этом распространенность данного заболевания в южных регионах РФ, таких как Краснодарский край, Сочи, Ставрополь отмечается у 40-50% населения. Пыльца аллергенных растений - основной фактор развития данного заболевания. Характерной особенностью пыльцевых зерен является их высокая ферментативная активность, наличие различных аллергенных белков. Попадая в организм человека, аллергены пыльцы индуцируют повышенный синтез специфических IgE. Соединение пыльцевых антигенов с IgE-антителами приводит к выделению медиаторов аллергии, которые индуцируют аллергическое воспаление дыхательных путей с развитием отека слизистых оболочек, повышением продукции слизи, спазмом гладкой мускулатуры, зудом. Эти патофизиологические реакции реализуются через 15-20 минут после воздействия аллергена и определяют клиническую картину заболевания. Также, среди известных на сегодняшний день этиологических факторов аллергических заболеваний и коморбидных состояний, помимо пыльцы, отмечаются споры плесневых грибов. Полимерные вещества, входящие в состав клеточной стенки грибов, являются распространенными аллергенами, способствующими стимуляции иммунного ответа. За счет малых размеров (в среднем диаметр составляет 3-30 мкм), споры грибов могут глубоко проникать в респираторный тракт, вызывая активный иммунный ответ. Эффективная диагностика, профилактика и лечение сезонных аллергических заболеваний зависят от динамического постоянного мониторинга аллергофона окружающей среды, который подразумевает выявление количественного и качественного состава пыльцы и особенностей его сезонной динамики, выявление суточного ритма пыления, пика нарастания пыльцы аллергенных растений и составление актуальных календарей пыления, все это характеризует необходимость непрерывного проведения аэропалиномониторнга.
В настоящее время аэропалинологические исследования осуществляют пыльцеуловителями следующих типов: гравитационные и импакторные. Большая часть таких установок не имеет защиты, что ограничивает объем пропускаемого воздуха и является риском попадания воды и иных инородных агентов в барабан, создавая препятствие качественному полноценному сбору пыльцы. Это:
1. Устройство для сбора пыльцы с растений для аллергодиагностических проб (Россия) (патент № RU 156381 U1) - импакторный пыльцеуловитель, состоящий из колбы-пыльцесборника, корпуса высотой 10 см и диаметром 4,5 см для создания разреженного пространства при всасывании воздуха пылесосом. Корпус имеет расположенную сверху входную трубку для собираемой пыльцы и соосно расположенные: встроенную в корпус трубку воздуховода, для ограничения прямого прохождения воздуха с пыльцой в пылесос, который выполнен с возможностью подключения наружным концом к пылесосу, и притертую к горловине колбы-пыльцесборника входную трубку. Заборный раструб не имеет защиты входного отверстия - в колбу проникают не только пыльцевые зерна аллергенных растений, но и чужеродные частицы, влага.
2. Волюметрический пыльцеуловитель Lanzoni VPPS 2000 (Италия) (Принципы и методы аэропалинологических исследований / под ред. Н.Р. Мейер-Меликян, Е.Э. Северова, Г.П. Тапочка и др. - М: 1999. - 48 с.; https://www.lanzoni.it/campionatore-pollini) - импакторная ловушка, представляющая собой устройство для автономного сбора образцов пыльцы растений. Изготовлен пыльцеуловитель из алюминия, имеет встроенный барабан для сбора образцов, оснащенный электромотором, обеспечивающим производительность от 5 до 12 л/мин. Не имеет системы, которая снижает попадание атмосферных осадков, а также различного мусора.
3. Волюметрический пыльцеуловитель Burkard (Англия) (Принципы и методы аэропалинологических исследований / под ред. Н.Р. Мейер-Меликян, Е.Э. Северова, Т.П. Тапочка и др. - М: 1999. - 48 с.; http://burkard.co.ukyproduct) - импакторная ловушка, представляющая собой компактный блок со встроенным вакуумным насосом, предназначенный для отбора проб взвешенных в воздухе частиц, таких как споры гриба и пыльца. Ловушка изготовлена из легких по весу материалов, детали обработаны для предотвращения коррозии эмалью. Производительность - 10 л/мин. Ловушка не имеет системы, которая устраняет любую конденсацию воды или воды, высасываемой из трещины во время гроз с сильным ветром, а также не защищает от попадания чужеродных агентов, что влияет на качество собираемой аллергенной пыльцы.
Задачей полезной модели является разработка безопасного для сборщика, простого в монтаже и использовании, высокоэффективного приспособления для увеличения качества сбора пыльцы, что обеспечит повышение производительности сбора и ее комплексности.
Техническим результатом полезной модели является простое и надежное в использовании приспособление к споро-пыльцевому уловителю аллергенов, предназначенное для отсеивания чужеродных частиц и способное частично защитить от чужеродных частиц барабанное устройство ловушек.
Данная полезная модель - съемная воронка для захвата пыльцы предназначена для увеличения эффективности сбора споро-пыльцевой продукции. За счет формы и способа установки приспособления (тело воронки с сеткой диаметром отверстий 0,1 см смещено под углом 60° относительно продольной оси и наклонено при установке вниз), имеется способность препятствия попадания влаги и чужеродных частиц в приемник, что приводит к повышению достоверности получаемого результата - улучшения качества споро-пыльцевого слоя, образуемого на ленте барабана при высасывании насосом/потоком воздуха из отверстия во время дождя, гроз с сильным ветром, снега, росы.
Сущностью предлагаемого приспособления к споро-пыльцевому уловителю аллергенов является выполненная в форме воронки модель с сеткой диаметром отверстий 0,1 см, которая крепится под углом в 60° относительно продольной оси к входному отверстию пыльцеуловителя.
Воронку крепят к входному отверстию пыльцеуловителя. Пыльца проходит с потоками воздуха, либо через нагнетающую помпу в сборник, при этом отсеиваются чужеродные частицы и влага. Устройство можно использовать многократно.
Для лучшего понимания устройство схематично приведено на фиг. 1 - общий вид, где 1 - воронка; 2 - сетка с диаметром отверстий 0,1 см; 3, 4, 5 - крепление.
Устройство используют следующим образом: воронку 1 с сеткой внутри 2 присоединяют с помощью крепления 3-5 под входное отверстие пыльцеуловителя. Тело воронки смещено под углом 60° относительно продольной оси и наклонено при установке вниз. Всасываемый воздух со споро-пыльцевой массой, проходя через устройство, попадает в колбу-пыльцесборник пыльцеуловителя.
Пример 1. Для споро-пыльцевого анализа использовали импакторный волюметрический пыльцеуловитель Burkard (Англия). При помощи крепления присоединили воронку под углом 60° со съемной сеткой к входному отверстию пыльцеуловителя. При работе пыльцеуловителя отдельные компоненты пыльцы избирательно всасывались через входное отверстие и оседали на липкой поверхности барабана. Загрязнения, находящиеся в воздушных потоках вместе с пыльцой, задерживались на сетке. При возникновении неблагоприятных метеорологических условий (дождь с ветром, снег, град) воронка защищает входное отверстие. По истечении времени исследования устройство отсоединяют, сетку, с диаметром отверстий 0,1 см, очищают от загрязнений. Результатом является чистый споро-пыльцевой слой, который при микрокопировании, легче идентифицируется, при этом сохраняя свои качественные и количественные показатели.
Пример 2. Для получения споро-пыльцевой массы использовали волюметрический пыльцеуловитель Lanzoni VPPS 2000 (Италия). Для улучшения качества сбора на входное отверстие пыльцеуловителя прикрепили воронку под углом 60° со съемной сеткой. При работе пыльцеуловителя отдельные компоненты пыльцы избирательно всасывались через входное отверстие и оседали на липкой поверхности барабана. Загрязнения, находящиеся в воздушных потоках вместе с пыльцой, оседают на сетке. При возникновении неблагоприятных метеорологических условий (дождь с ветром, снег, град) воронка защищает входное отверстие пыльцеуловителя. По истечении времени исследования устройство отсоединяют, сетку с диаметром отверстий 0,1 см очищают от загрязнений. Результатом является чистый споро-пыльцевой слой, который при микрокопировании легче идентифицируется, при этом сохраняя свои качественные и количественные показатели.