ВАКУУМНЫЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ПНЕВМОМАССАЖЁР

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам баротерапевтического воздействия, которое используется в офтальмологии.
Известны массажеры на следующих принципах работы: воздушный (описан в тайваньских патентах №М338070 и №М288185), вибрационный массажер акупунктурных точек (описан в тайваньских патентах №М468311 и №1314451), массажер горячего компресса (Заявка: 2016125123, Публикация №172564). Основным недостаткам указанных технических решений является в первую очередь - невозможность использования в клинической практике за счет малого количества регулируемых параметров. Из этого следует и меньшая эффективность для конкретного пациента с конкретной патологией. Также данные аппараты являются переносными, но эффективное создание точных пневматических импульсов возможно только аппаратом с большими ресиверами, поддерживающими необходимое давление. В компактных решениях это невозможно, так как давление значительно падает в подводящих элементах.
Техническая задача, на которую было направлено данное техническое решение, - создание клинического аппарата для проведения пневмомассажа глаз с большим выбором входящих параметров, повышенной эффективностью и удобством использования.
Решение этой задачи достигается за счет того, что аппарат включает в себя исполнительный блок, необходимый для точного достижения заданных входящих параметров - давления, от -100 бар (относительно атмосферного) до +100 бар (относительно атмосферного) и частоты, от 0,5 до 3 Гц и возможности работы в режиме кардиосинхронизации, когда частота работы аппарата синхронизируется с пульсом пациента; очки с подводящими шлангами, передающими давление в рабочую камеру очков; датчика пульса, обеспечивающего кардиосинхронизацию и сетевого адаптера, подключающего исполнительный блок к электрической сети. Исполнительный блок, в свою очередь, состоит из двух литровых ресиверов, необходимых для поддерживания точного давления и быстрой передачи его в очки с подводящими шлангами. Один ресивер поддерживает нижнюю границу заданного давления, вторая - верхнюю границу давления. С помощью системы из 5 пневматических клапанов давление передается в очки поочередно, то с одного ресивера, то с другого, с частотой, заданной во входящих параметрах. Входящие параметры для массажера - давление, время процедуры, частота импульсов, выбор канала воздействия (область воздействия: правый глаз, левый глаз, оба) - задаются с сенсорного экрана, расположенного в верхней части исполнительного блока. Аппарат инновационно поддерживает режим кардиосинхронизации. Для этого сигнал с датчика пульса синхронизируется с моментом подачи пневмоимпульса, что обеспечивает массажное воздействие в момент, когда сосуды глаза максимально наполнены кровью, за счет чего достигается высокая эффективность массажа. Контроль давления осуществляется датчиками давления, расположенными в ресиверах исполнительного блока, эти значения вкупе с параметрами процедуры и пульсом пациента (при работе в режиме кардиосинхронизации) выводятся на дисплей аппарат во время процедуры лечения. Границы давления заданы так, что аппарат может воздействовать в трех разных режимах: гипобарическом (одна граница давления отрицательная, вторая - равна атмосферному), гипербарическом (одна граница давления положительная, вторая - равна атмосферному) и биполярном (одна граница давления отрицательная, вторая - положительная). Также в аппарате возможно сохранение параметров 10 процедур - для их быстрого запуска при применении для большого количества пациентов с одной патологией.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является наиболее эффективный массаж глаз за счет большого выбора параметров процедуры лечения, подстраиваемых под каждого пациента и патологию и режима кардиосинхронизации, точного достижения заданных параметров давления, благодаря большим ресиверам и системе подачи давления в очки.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, на которых изображено:
на фиг. 1 - общая схема работы аппарата;
на фиг. 2 - схема подачи пневмоипульсов в очки;
на фиг. 3 - сборочный чертеж исполнительного блока;
на фиг. 4 - спецификация сборочного чертежа исполнительного блока.
Описание общей схемы аппарата, изображенной на фиг. 1. Исполнительный блок аппарата включает в себя блок управляющей электроники, в том числе дисплей, для задания, сохранения и управления параметрами процедуры лечения; блок силовой электроники для обеспечения управляющей электроники необходимым электрическим током и напряжением и пневмоблоком, включающим в себя 5 пневматических клапанов, два ресивера, два пневматических компрессора, каждый из которых имеет по два двигателя, шесть воздушных фильтров и соединяющие трубки.
К исполнительному блоку подключается внешний сетевой блок питания для подключения к электрической цепи; очки с подводящими шлангами и датчик пульса.
Способ подачи пневмоимпульсов схематично показан на фиг. 2. Два ресивера поддерживают две границы давления, заданные в параметрах процедуры лечения. Р+- поддерживает верхнюю границу, Р- - нижнюю границу. Каждый из ресиверов подключается к своему компрессору. Компрессоры имеют электродвигатель для создания давления в ресиверах. Двигатели закачивают воздух из атмосферы через воздушные фильтры (Ф). После того как в ресиверах установилось заданное давление, клапаном одного ресивера формируется верхнее значение давления пневмоимпульса, подавая давление из одного из ресиверов в очки с подводящими шлангами. Давление удерживается по времени в очках согласно частоте импульсов, заданной в параметрах процедуры или равной частоте пульса пациента, если аппарат работает в режиме кардиосинхронизации со скважностью 50%. Затем давление сбрасывается до атмосферного с помощью клапана 3 (гипобарический, гипербарический режим), либо подается нижнее значение пневмоимпульса со другого ресивера (пневмоклапаны 4, 5; если верхнее значение задавалось пневмоклапаном 4, то нижнее пневмоклапаном 5 и наоборот) - биполярный режим работы. Затем формируется следующий импульс и так далее - до времени окончания процедуры лечения. Пневмоклапаны 1, 2 необходимы если воздействие оказывается только на один глаз.
Сами значения давления (в том числе и максимальные: -100 и +100 мбар) создаются в ресиверах с помощью насосов, имеющих мощность более 5 литров в минуту и имеющие максимальные показатели по создаваемому давлению: +1 бар и -600 мбар. Датчики давления, расположенные в ресиверах, позволяют с погрешностью до 1% увидеть значения давления на дисплее аппарата и убедиться в корректной работе аппарата.
Для удобства использования аппарата в каждом конкретном офтальмологическом кабинете предусмотрено 10 сохраненных процедур. Врач определяет, в каких режимах аппарат используется наиболее часто, после чего, задает эти параметры в аппарате, но не начинает процедуру. Далее, удерживая кнопку с номером ячейки памяти, в которую врач хочет записать данные параметры, параметры процедуры переписываются в эту ячейку памяти. После этого, для того, чтобы задать параметры именно этой процедуры не нужно вносить все данные, а достаточно нажать на номер ячейки с сохраненными данными и все параметры примут значения сохраненных. Перезапись значений осуществляется также длительным нажатием на номер ячейки, после чего новые параметры записываются на значения старых.