ЭЛЕКТРОД ДЛЯ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО АНАЛИЗА МАСЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ

Электрод для атомно-эмиссионного анализа масел и жидкостей.
МПК G01 N21/01
Полезная модель относится к подготовке или вводу образца подлежащего анализу, и может, в частности, использоваться для атомноэмиссионного анализа отработанных масел на предмет обнаружения и определения количественного содержания металлических частиц, являющихся продуктами износа трущихся поверхностей.
Известен электрод, с помощью которого проводят атомно-эмиссионный анализ масел и жидкостей. Он представляет собой графитовый цилиндр с центральным углублением в виде кратера. При подготовке к анализу закапывают каплю масла в кратер электрода, а затем испаряют до сухого остатка в муфельной печи в течение 40-60 минут; операцию проводят 10 раз (Кюрегян С.К., Маренов М.М., Журнал Прикладной Спектроскопии .№4, 1966г.). Педостатком применения такого способа является большое время, затрачиваемое на подготовку к анализу, т.к. масло плохо сорбирует в
электрод и его приходится выпаривать в муфельной печи, а для повышения чувствительности анализа повторять операцию 10 раз.
При другом способе использования такого электрода в его кратер вводят предварительно озолённую и прокаленную навеску масла, перемешанную с угольным порошком. ( Г.К. Ким, Н.С. Ефграфов, Т.К. Айдаров, Журнал Прикладной Спектроскопии, т. 46, №6, 1987г.). Недостатком такого способа также является достаточно большое время, затрачиваемое на
подготовку к анализу, что ограничивает его применение в случаях, когда требуется проведение экспресс анализа.
Для сравнительного анализа с заявляемой полезной моделью выбран электрод, входящий в устройство по А.С. № 1594388 «Устройство для введения исследуемого вещества в разрядный промежуток при спектральном анализе, МПК G 01 N 21/01, опубл. Бюл. №35 от 23.09.90г.В этом устройстве нижний электрод выполнен в виде графитового
цилиндра с центральным углублением для пористого наполнения. Непосредственно перед проведением анализа в пористое вещество капельным способом вводят исследуемое масло, которое сорбирует в пористое вещество. При этом на поверхности пористого вещества осаждаются частицы износа, содержащиеся в исследуемом масле.
Однако такой электрод не обеспечивает достаточную достоверность и информативность анализа ввиду того, что в этом случае для анализа используется малое количество масла, которое не обеспечивает попадания в электрод всех диагностически важных частиц износа. А для того, чтобы использовать количество масла, обеспечивающего достоверность анализа, требуется существенное увеличение времени на пробоподготовку, что является неприемлемым в случаях, когда требуется проведение экспресс анализа.
Задачей полезной модели является создание электрода, обеспечивающего повышение чувствительности, воспроизводимости и информативности атомно-эмиссионного анализа масел и жидкостей, с одновременным уменьшением времени, затрачиваемого на проведение пробоподготовки.
Поставленная задача достигается тем, что в электроде для атомноэмиссионного аналгоа масел и жидкостей, представляющем собой цилиндрический графитовый корпус с центральным углублением для пористого наполнения, корпус выполнен со сквозными продольными отверстиями.
Сущность полезной модели поясняется на Фиг. 1. Здесь:
1.Корпус электрода.
2.Сквозные продольные отверстия.
3.Углубление.
4.Пористое вещество.
Электрод представляет собой устройство, в котором корпус выполнен в виде сплошного графитового цилиндра, имеющего центральное углубление 3 для пористого вещества 4 и сквозные продольные отверстия 2.
Электрод используется следующим образом:
В углубление 3 с пористьШ веществом 4 корпуса 1 электрода заливают исследуемую жидкость, а через продольные отверстия 2, с помощью насоса, осуществляют откачку жидкости, при этом вещества, содержащиеся в исследуемой жидкости, осаждаются в пористом веществе 4. Далее электрод используется в качестве нижнего электрода при атомно-эмиссионном анализе.
Таким образом, электрод, благодаря наличию сквозных отверстий в корпусе, существенно сокращает время, затрачиваемое на проведение пробоподготовки. При этом электрод позволяет использовать объём масла, обеспечивающего попадание в пористое вещество достаточного количества диагностически важных частиц износа, содержащихся в масле. Благодаря этому повыщается чувствительность, воспроизводимость результатов и информативность анализа. Электрод достаточно прост по конструкции и не сложен в изготовлении.