УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ

Полезная модель относится к области медицины и касается конструкции устройств, предназначенных для обработки водных растворов ионами благородных металлов.
Приготовление лечебных электролитических растворов получило широкое свое применение в середине 20 века. Например, для получения ионизированной воды известно применение установки Ключинского Л.Я. [1, SU 84328 А1, МПК C02F 1/467, приоритет 29.12.1947, опубликовано 01.01.1950].
Такое изделие содержит прозрачный цилиндр, окруженный снаружи другим прозрачным цилиндром и снабженный внутри ртутно-кварцевой горелкой. Причем на наружный цилиндр надет кожух из станиоля, присоединяемый проводом к одному из индукторов электрофорной машины.
Недостатком установки по аналогу [1] является сложность ее конструкции и громоздкость, что снижает универсальность применения такого изделия. Оно использовалось в лечебно-профилактических целях только в стационарных лечебных заведениях, и не могло применяться как индивидуальный прибор.
С середины 70 годов 20 века и в настоящее время широкое распространение получили компактные индивидуальные устройства для приготовления лечебных электролитических растворов.
Так известно более простое по конструкции, чем установка-аналог [1], устройство для приготовления лечебных электролитических растворов [2, Ионатор ЛК-27. Руководство по эксплуатации ЦФ2.940.005 РЭ. Сумский завод электронных микроскопов, 1974], которое принято за прототип полезной модели.
Оно содержит электронный блок, соединенный с вмонтированными неподвижно в картридже электродами в виде пластин из чистого серебра. Электронный блок такого устройства включает в себя три постоянных резистора, один из которых через переключатель соединен напрямую с одним из электродов, а другой соединен через полупроводниковый диод и переключатель с другим из электродов. Третий постоянный резистор подключен ко входу второго постоянного резистора и через лампу - ко входу полупроводникового диода.
Такое устройство переводит в водный раствор за одну минуту 0,1±20% мг серебра и применяется для приготовления электролитических растворов («серебряной воды»), в том числе в лечебных целях.
Считается, что ионы серебра в питьевой воде обладают противовирусной и антибактериальной активностью. Такая «серебряная вода» способствует уничтожению патогенных бактерий в кишечнике, не влияя при этом на полезную микрофлору. Ионные и коллоидные растворы серебра обладают мощным бактерицидным и противовоспалительным эффектом, ускоряют процессы заживления ран, ссадин, трофических язв, ожогов. Кроме того, известно, что изотопы атома серебра с определенной атомной массой обладают повышенным сечением захвата нейтронов [3, Физические величины. Справочник. М., Энерго-атомиздат, 1991 г., с. 1101). В связи с этим, употребление воды с ионами серебра за счет наличия его изотопов с повышенным сечением захвата нейтронов способствует профилактике онкологического заболевания.
Однако недостатком устройства-прототипа [2] считается малая эффективность его применения ввиду того, что он вырабатывает узкий общий энергетический спектр нейтронов, большая часть которых не может быть захвачена, прежде чем они будут охлаждены до определенного состояния и поглощены основными химическими элементами, составляющими человеческий организм, в котором могут быть нарушены процессы метаболизма в случае существенного увеличения концентрации ионов серебра, вырабатываемых данным изделием, что крайне нежелательно.
Поэтому задачей полезной модели является повышение эффективности применения устройства для приготовления лечебно-профилактических растворов.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для приготовления лечебных электролитических растворов (см. прилагаемую схему), содержащем электронный блок 1, собранный на резисторах 2, соединенных через переключатель 4 с вмонтированными в картридже 5 электродами 6 из благородного металла, имеется отличительный признак: в качестве благородного металла электродов 6 применено золото пробы №999,99.
Такой отличительный признак устранит упомянутые выше недостатки устройства-прототипа [2], за счет того, что золото пробы 999, 99, называемое часто «чистейшее золото», отлично проводит электричество, и не вступает в реакцию с металлами и многими химикатами [4, Железное дерево. Излучение. Золото. // Большая Российская энциклопедия, / гл. ред. Ю.С. Осипов, т. 10: М., 2004, стр. 104-116]. Это способствует расширению общего энергетического спектра нейтронов без нарушения процессов метаболизма в случае существенного увеличения концентрации ионов благородного металла в водном растворе.
Кроме того, с помощью такого изделия возможно получение целебной «золотой воды» [5, Целебное воздействие золота на организм. Электронный ресурс: http://narodnayamedicyna.ru/blog/43573442988/TSelebnoe-vozdeystvie-zolota-na-organizm?tmd=1. Дата доступа 15.12.2016] - более мощного иммуностимулятора и антидепрессанта в сравнении с лечебной «серебряной водой», получаемой с помощью устройства-прототипа [2].
Все это повысит эффективность применения устройства по полезной модели.
Другие отличительные признаки, усиливающие технический результат в отношении эффективности применения устройства по полезной модели:
- применены переменные резисторы 2;
- электроды 6 расположены в картридже 5 с возможностью их быстрого съема;
- применены электроды 6 весом в 5±0,04 грамм, длиной от 12 до 15 миллиметров и шириной от 22 до 25 миллиметров.
Сущность полезной модели поясняется принципиальной схемой устройства для приготовления лечебно-профилактических растворов.
Такое устройство представляет собой электронный блок 1, содержащий переменные резисторы 2, снабженные органами управления 3 и соединенные через переключатель 4 с вмонтированными в картридже 5 электродами 6 из чистого золота пробы №999,99.
Могут применяться электроды 6 весом в 5±0,04 грамм, длиной от 12 до 15 миллиметров и шириной от 22 до 25 миллиметров;
Автором полезной модели в качестве таких электродов 6 применялись пяти граммовые золотые слитки [6, Золотые стандартные слитки. ГОСТ 28058-89] по сертификатам Национального банка Республики Беларусь серии АА №№022861 и 022862.
Переменные резисторы 2 выполнены с возможностью изменения своего электрического сопротивления за счет вывода (не показано) их органов управления 3 наружу картриджа 5.
Электроды 6 расположены в картридже 5 с возможностью их быстрого съема с помощью известных технических приемов, например (не показано), с помощью байонетного соединения, приемный узел которого закреплен внутри картриджа 5.
Через штыри 7, переменные резисторы 2 имеют возможность подсоединения к источнику электропитания. Если в качестве него будет применяться источник переменного тока, то тогда один из переменных резисторов своим выходом перед переключателем 4 будет соединен (не показано) с выпрямителем, например, с полупроводниковым диодом, как в устройстве-аналоге [2].
Устройство по полезной модели выполнено с возможностью производства за 10 секунд 0,05±0,01 миллиграмм золота пробы №999,99 в одном литре водного раствора
Также возможно, что вместо одного из электродов 6 может быть вставлен электрод, выполненный из другого металла, например, из серебра, платины, или нержавеющей стали.
Устройство для приготовления лечебных электролитических растворов применяется следующим образом.
Предварительно устанавливают с помощью органов управления 3 нужную величину электрического сопротивления переменных резисторов 2.
Далее погружают картридж 5 с электродами 6 в емкость с водой (не показано) и фиксируют его там. Затем соединяют штыри 7 с источником электропитания (не показан) и замыкают электрическую цепь через переключатель 4 на время, необходимое для приготовления электролического раствора с содержанием ионов чистого золота.
При этом возможно, с помощью предварительной настройки электрического сопротивления переменных резисторов 2, получить за 10 секунд работы устройства наиболее целебный электролитический раствор для эффективного воздействия на опухолевые образования, в количестве 0,05±0,01 миллиграмм золота пробы №999,99 в одном литре водного раствора.
В процессе приготовления лечебного раствора возможно также с помощью органов управления 3 изменение электрического сопротивление переменных резисторов 2.
После приготовления лечебного электролитического раствора разъединяют электрическую цепь через переключатель 4, вынимают устройство из емкости, и применяют приготовленный раствор по своему назначению.
При необходимости приготовления таких растворов с другим составом ионов благородных металлов, перед очередным процессом приготовления лечебного электролитического раствора, один из электродов 6, или даже оба, меняют на электроды из других благородных металлов, или даже из нержавеющей (медицинской) стали. Для этого ослабляют байонетное соединение электродов 6, вынимают их из приемного узла такого соединения в картридже 5 и вставляют в него другие электроды, выполненные или из чистого золота, или из другого благородного металла, например, из золота другой пробы, серебра, платины или из различных комбинаций всех упомянутых благородных металлов, или из комбинации «благородный металл - нержавеющая (медицинская) сталь».
Внедрение устройства по полезной модели позволит повысить эффективность его применения в лечебных и профилактических целях, используя целебный эффект получаемой коллоидной водной смеси «золотой воды», в том числе за счет основного механизма ее воздействия на организм человека - остановки наночастицами золота ангиогенеза в опухолях и образования новых кровеносных сосудов в пораженных органе или ткани.
Кроме того, обеспечение возможности описанной выше оперативной замены электродов из различных металлов в картридже 5, а также обеспечение возможности с помощью органов управления 3 менять электрическое сопротивление переменных резисторов 2, перед процессом, или даже в процессе получения лечебных электролитических растворов, повысит универсальность применения устройства для их приготовления
Источники информации:
1. SU 84328 А1, МПК C02F 1/467, приоритет 29.12.1947, опубликовано 01.01.1950.
2. Ионатор ЛК-27. Руководство по эксплуатации ЦФ2.940.005 РЭ. Сумский завод электронных микроскопов, 1974 [прототип].
3. Физические величины. Справочник. М., Энергоатомиздат, 1991 г., С. 1101.
4. Железное дерево. Излучение. Золото. // Большая Российская энциклопедия, / гл. ред. Ю.С. Осипов, т. 10: М., 2004 г., стр. 104-116.
5. Целебное воздействие золота на организм. Электронный ресурс - http://narodnayamedicyna.ru/blog/43573442988/TSelebnoe-vozdeystvie-zolota-na-organizm?tmd=1. Дата доступа 27.02.2018 г.
6. Золотые стандартные слитки. ГОСТ 28058-89.