Дозатор жидких лекарственных препаратов

Полезная модель относится к области медицины, а именно к устройствам для дозирования жидких лекарственных препаратов. Предлагаемое устройство предназначено для дозирования строго определенного количества капель жидкого лекарства при самостоятельном использовании пациентами (преимущественно слабовидящими, слепыми и пожилыми людьми) в домашних условиях.
Известны дозирующие устройства в виде пипеток с цилиндрическим стеклянным корпусом и резиновым колпачком. Образование капли и ее отрыв от нижнего конца этого устройства осуществляется нажатием пальцев пациента на резиновый колпачок. При этом невозможно гарантировать во всех случаях введение одной капли лекарственного средства(БМЭ. - М, 1977. - Т.7. - С. 438).
Известна пипетка (патент RU №2530119, МПК B01L 3/02), содержащая цилиндрический корпус, к которому съемным образом прикрепляют наконечник пипетки, и поршень прикрепленный к рабочему участку (штоку), подобному бруску, которым управляют движением поршня, выдвигая его вперед и отводя назад, причем поршень отводят назад для всасывания жидкости и выдвигают вперед для извлечения жидкости. Пипетка дополнительно включает в себя средство оповещения положения поршня, которое уведомляет, что поршень выдвинут вперед на величину, соответствующую предварительно определенному размеру.
Известное устройство обладает сложной конструкцией, требует особо точного изготовления и при этом им практически невозможно пользоваться слабовидящим, слепым и пожилым людям для получения точной дозы лекарственного средства.
Известна говорящая пипетка (патент RU №172632, МПК B01L3/02), взятая в качестве прототипа, содержащая цилиндрический корпус, имеющий резервуар для жидкого препарата с выходным отверстием. В корпусе подвижно установлен шток, на котором размещены два поршня. Устройство содержит также средство оповещения, которое выполнено в виде двух конструктивных блоков, каждый из которых включает выключатель, источник питания и голосовой программируемый модуль оповещения.
Известное устройство обеспечивает оперирование объемом жидкого лекарственного препарата в количестве 5 или 10 капель. Это делает невозможным применение данного устройства при необходимости использования другого количества капель (одной, двух, трех и т.д.). Кроме того, данное устройство недостаточно удобно в выполнении всех необходимых действий слабовидящими и пожилыми людьми.
Задачей заявленной полезной модели является повышение точности дозирования и повышение удобства пользования.
Поставленная задача решается тем, что дозатор жидких лекарственных препаратов, содержащий корпус с держателем резервуара жидкого препарата и средство оповещения, снабжен сенсорным столом с системой регистрации и подсчета капель, падающих из резервуара. Держатель резервуара жидкого препарата выполнен в виде кронштейна, установленного в корпусе с возможностью поворота.
Заявленное устройство позволяет повысить точность дозирования и удобство пользования. Оно обеспечивает любому человеку и, прежде всего, слепым, слабовидящим и пожилым людям надежность, безопасность и удобство выполнения операции по извлечению необходимой дозы жидкого лекарственного препарата.
Устройство поясняется чертежом, на котором изображено:
фиг. 1 - дозатор жидких лекарственных препаратов (аксонометрическая проекция);
фиг. 2 - дозатор жидких лекарственных препаратов с установленным в него контейнером (вид спереди);
фиг. 3 - дозатор жидких лекарственных препаратов с повернутым резервуаром (вид справа);
фиг. 4 - структурная схема системы регистрации и подсчета капель дозатора лекарственных средств.
Устройство содержит корпус 1 (фиг. 1) с держателем 2, выполненным в виде поворотного кронштейна, сенсорный стол 3 и средство оповещения, содержащее динамик 4 и микрофон 5. Устройство содержит также кнопку 6 (фиг. 2) «Запись», кнопку 7 «Отмена», кнопку 8 «Старт», кнопку 9 (фиг. 3) «Вкл/Выкл», энкодер 10 (фиг. 2). В держателе 2 установлен RFID сенсор 11 (фиг. 1). Резервуар 12 (фиг. 3) с лекарственным препаратом установлен в держателе 2 (фиг. 1), а на сенсорном столе 3 стоит мерный стаканчик 13 (фиг. 2). Устройство содержит систему регистрации и подсчета капель, которая включает датчик 14 (фиг. 4), усилитель 15, аналого-цифровой преобразователь 16, систему цифровых фильтров 17, устройство автоматической регулировки уровня 18, блок управления системой 19, микропроцессор 20, усилитель низких частот 21, блок периферии 22, драйвер шагового двигателя 23, шаговый двигатель 24, узел поворота 25 держателя, источник питания 26, модуль памяти 27, блок светодиодной подсветки 28.
Устройство работает следующим образом.
Пользователь устанавливает резервуар 12 (фиг. 3) (при необходимости на резервуар наклеивается RFID метка) в держатель 2 (фиг. 1), а на сенсорный стол 3 ставит мерный стаканчик 13 (фиг. 2) и нажатием на кнопку 9 (фиг. 3) включает устройство. После включения на блоки 14 (фиг. 4), 15, 16, 20 и 23 подается питание от источника 26, устройство включается. Поворот энкодера 10 (фиг. 2) передает информацию о количестве капель на блок управления 19 (фиг. 4). После фиксации положения энкодера 10 (фиг. 2) на выход динамика 4 (фиг. 1) подается голосовой сигнал, информирующий пользователя о заданном количестве капель.
После нажатия кнопки 8 (фиг. 2) «Старт» блок управления подает сигнал на драйвер шагового двигателя 23 (фиг. 4), который посредством шагового двигателя 24 приводит в действие механизм узла поворота 25, при помощи которого поворачивается поворотный держатель 2 (фиг. 1). При этом датчики угла поворота, входящие в состав узла поворота, контролируют требуемый наклон емкости. По завершению поворота на угол до 180 градусов из резервуара 12 (фиг. 3) в мерный стаканчик 13 (фиг. 2) начинает капать лекарство, что, посредством вибрации, приводит к изменению геометрических размеров резистивного слоя датчика 14 (фиг. 4) и, как следствие, к изменению сопротивления элементов, включенных по схеме измерительного моста Уитстона. Полученные данные передаются на усилитель 15, попадают на аналогово-цифровой преобразователь 16 и далее в виде дискретной последовательности импульсов регистрируются блоком управления 19 в составе микропроцессорного блока. При регистрации каждой капли на динамик подается звуковой сигнал. После того как количество зарегистрированных ударов совпало с количеством заданным энкодером 10 (фиг. 2), на драйвер шагового двигателя 23 (фиг. 4) подается сигнал о возврате поворотного держателя 2 (фиг. 1) в исходное состояние, а на динамик 4 подается голосовое сообщение о количестве доставленного средства (например: «15 капель»).
Если во время подачи средства пользователь нажмет кнопку 7 (фиг. 2) «Отмена», то на блок управления 19 (фиг. 4) будет подан сигнал о прерывании подачи лекарственного средства, что приведет к повороту держателя 2 (фиг. 1) в исходное состояние, а также к голосовому сигналу, сообщающему об отмене операции.
Для автоматической подачи лекарственных средств используются предварительные настройки. Предварительная настройка распознается сенсором по RFID-метке, которую пользователь наклеивает на резервуар 12 (фиг. 3) (пузырек) с лекарственным средством, а затем устанавливает пузырек в обычном порядке в держатель 2 (фиг. 1). В результате RFID-метка попадает в область действия RFID-сенсора 11, который считывает ID метки, а блок управления 19 (фиг. 4) выбирает предварительную настройку из памяти 27, соответствующий этому ID, устанавливает необходимое количество капель и сообщает пользователю голосовую подсказку. Например: «Настойка валерианы». Голосовое примечание записывается пользователем при создании предварительной настройки.
Если RFID-метка пуста, то оператор получает следующую голосовую информацию: «Запись пуста».
Запись (перезапись) данных по RFID метке осуществляется при помощи кнопки 6 (фиг. 2) «Запись», при нажатии на которую на блок управления 19 (фиг. 4) приходит сигнал начала записи голосового комментария и устройство выдает сообщение вида: «Готов к записи. Произнесите голосовой комментарий.»
Микрофон 5 (фиг. 1) регистрирует голосовой комментарий. После чего пользователь нажимает кнопку 7 (фиг. 2) «Отмена» для сохранения комментария.
По результатам этого действия голосовой комментарий записывается в модуль памяти 27 (фиг. 4) через блок управления, а пользователь получает новое сообщение: «Установите количество капель для лекарственного средства».
Далее пользователь задает энкодером 10 (фиг. 2) необходимое количество капель для лекарственного средства и нажимает кнопку 6 «Запись». По результатам этого действия пользователь получает новое сообщение: «Для лекарства записана следующая настройка: [Голосовой комментарий пользователя]. Дозировка [число заданное энкодером] капель»
На любом из этапов пользователь может нажать кнопку 7 «Отмена». В этом случае на блок управления 19 (фиг. 4) попадает сигнал об отмене задания предустановки, и данные не сохраняются.