СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ

1. Светоизлучающий модуль для газового детектора (500), который содержит источник (110) линейно поляризованного светового излучения (111, 515) и корпус (400) с выходным окном (120),
при этом длина волны светового излучения (111, 515), испускаемого источником (110) света, является регулируемой,
причем источник (110) света расположен в корпусе (400) таким образом, что главное направление (ОА) излучения источника (110) света образует с нормалью (N) к главной плоскости (НЕ) выходного окна (120) угол (φ) наклона от 10° до 50°, и
направление (P) поляризации светового излучения образует с плоскостью падения на выходное окно (120) угол (θ) поворота от 22,5° до 67,5°.
2. Светоизлучающий модуль по п.1, в котором угол (θ) поворота составляет от 30° до 60°, предпочтительно от 35° до 55°, в особенности 45°.
3. Светоизлучающий модуль по п.1, в котором угол (φ) наклона составляет от 20° до 40°, предпочтительно от 25° до 35°, в особенности 30°.
4. Светоизлучающий модуль по п.1, в котором выходное окно (120) имеет антиотражающее покрытие для света с поляризацией, перпендикулярной и параллельной плоскости падения пучка.
5. Светоизлучающий модуль по п.1, в котором выходное окно (120) имеет толщину по меньшей мере 0,2 мм, предпочтительно по меньшей мере 1 мм, и самое большее 1,5 мм.
6. Светоизлучающий модуль по п.1, в котором источник (110) света выполнен в виде лазерного диода, в частности, в виде лазерного диода поверхностного излучения с вертикальным объемным резонатором (VCSEL).
7. Светоизлучающий модуль по одному из пп.1-6, в котором источник (110) света является одномодовым.
8. Светоизлучающий модуль по п.7, в котором источник (110) света содержит одномодовый лазерный диод или стеклянное волокно, в частности, одномодовое, из которого испускается одномодовое световое излучение (111, 115).
9. Газовый детектор (500), содержащий светоизлучающий модуль (511), выполненный по одному из пп.1-8.
10. Применение светоизлучающего модуля (511) по одному из пп.1-8, в оптическом газовом детекторе (500) для регистрации спектра поглощения.
11. Способ регистрации спектра поглощения в оптическом газовом детекторе (500) по п.9, в котором исследуемый объем просвечивают испущенным от источника (110) света по существу монохроматическим световым излучением (111, 515), имеющим по меньшей мере одну первую и отличающуюся от нее вторую длины волны, и соответственно измеряют поглощение светового излучения (111, 515) первой и второй длин волн в исследуемом объеме.