Новая разработка ООО "Глобус": ультразвуковой расходомер газа "Ирга-РУ"

измерительные приборы

Новая разработка ООО «ГЛОБУС»: ультразвуковой расходомер газа «ИРГА-РУ»

ООО «ГЛОБУС» образовано в 1989 году. Со дня основания и по настоящее время предприятие производит и разрабатывает современные контрольно-измерительные приборы для учета расхода и количества газа, пара, тепловой энергии, жидкостей; поверочные установки. За прошедшие годы освоен выпуск целого семейства приборов под фирменной маркой «Ирга», обеспечивающих успешное решение задач измерения, диспетчеризации, управления и мониторинга технологических процессов.

В настоящее время заканчивается процедура внесения в Госреестр новой разработки ООО «ГЛОБУС» - ультразвукового расходомера «Ирга-РУ» (далее - расходомер).

Принцип действия прибора основан на измерении разности времен прохождения акустической волны вдоль и против потока. Возбуждение и прием акустической волны осуществляется с помощью пьезоэлектрических датчиков.

Ультразвуковой расходомер отличается надежностью, простотой в эксплуатации и высокой точностью. «Ирга-РУ» практически не имеет аналогов по ширине диапазона

Диаметр услов- Диапазон измерений

измеряемых расходов. Динамические диапазоны измерений в пределах одного типа трубы: от 1:312 (Ду 800) до 1:2000 (Ду 32^700) (таб. 1).

Такой широкий диапазон расходов, не зависящий от состава газа, температуры и давления, получен благодаря оригинальному алгоритму обработки сигналов, поступающих от датчиков, входящих в состав расходомера.

Наличие 2-х вариантов исполнений расходомера по диапазонам позволяет выбрать требуемую модификацию без лишних затрат.

Пределы допускаемой относительной

ного прохода, Ду, мм 25 расхода, м3/ч Диапазон 1 0,03 - 30 Диапазон 2 0,03 - 24 погрешности измерений расхода в рабочих услов1 0,025Qmax — Q — ^ma ^min

32 0,08 - 160 0,08 - 120

40 0,12 - 240 0,12 - 180

50 0,2 - 400 0,2 - 300

80 0,5 - 1000 0,5 - 800

100 0,8 - 1600 0,8 - 1200 1,0

150 2,0 - 4000 2,0 - 3000

200 5,0 - 10000 5,0 - 8000

250 8,0 - 16000 8,0 - 12000

300 10,0 - 20000 10,0 - 15000

400 16,0 - 32000 16,0 - 24000

500 25,0 - 50000 25,0 - 40000

700 100 - 50000 2,0

800 160 - 50000

*- по заказу

Таб. 1 — Метрологические характеристики расходомера

Температура измеряемой среды в зависимости от исполнения от минус 55 до +170 °C

Температура окружающей среды в зависимости от исполнения от минус 55 до +80 °C

максимальное давление измеряемой от 0,15 до 32 МПа среды в трубопроводе

1,5 / 1,0*

5,0

в зависимости от исполнения По типу выходного сигнала

Напряжение питания Потребляемая мощность

- частотный

- частотный

- токовый

- HART

- числоимпульсный от 187 до 242 В

не более 10 Вт

Достоинства ультразвукового расходомера «Ирга-РУ»:

• Существуют исполнения расходомера, не требующие прямых участков

• Широкий диапазон измеряемых расходов

• Отсутствие гидравлического сопротивления

• Надежность

• Высокая точность

• Быстродействие

• Помехозащищённость

ООО «ГЛОБУС» осуществляет проектирование, монтаж, пусконаладку, гарантийное и послегарантийное обслуживание узлов учета газа, пара, жидкости и количества тепловой энергии. Сервисный отдел оказывает услуги по ремонту и калибровке измерительных приборов с обязательной сдачей в поверку.

Продукция, выпускаемая ООО «ГЛОБУС», сертифицирована, лицензирована и внесена в государственные реестры средств измерений РФ и стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и др.).

Качество и доступные цены — основные цели нашей работы.

Таб. 2 — Основные технические характеристики ультразвукового расходомера «Ирга-РУ»

74

308023, Россия, Белгород, ул. Садовая, д. 45-а Тел/факс: +7 (4722) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76 E-mail: Отдел продаж: sale@irga.ru Техническое и сервисное обслуживание: service@irga.ru Общие вопросы: globus@irga.ru www.irga.ru

Экспозиция НЕфть газ ноябрь 7 (60) 2017