СВЕТОЛУЧЕВАЯ ПОВЯЗКА

СВЕТОЛУЧЕВАЯ ПОВЯЗКА.
Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к физиотерапевтическим установкам, в которых используется энергия электромагнитного излучения.
В течение последних 20 лет низкоэнергетическое излучение в красной области спектра применяется для лечения нагнаивающихся ран, трофических язв, воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов. С этой целью используются различные типы терапевтических установок на базе низкоэнергетического гелий-неонового лазера.
Известна светолучевая повязка (заявка Франции N 2592798, МКИ А 61 N 5/06, 1987), содержащая гибкую эластичную основу (в виде ткани или пленки) с большим числом оптических волокон с открытыми торцами, равномерно расположенными на поверхности повязки так, что повязка излучает свет равномерно на большой площади. Это устройство имеет неудобство в эксплуатации. Для эффективного введения света в световолокна необходимо иметь дополнительное сложное оптическое устройство ввода излучения. Кроме этого, невозможность резкого изгиба волокон обуславливает дополнительные сложности в эксплуатации.
Поставленной задачей является упрощение конструкции.
Поставленная задача достигается за счёт использования в качестве источника света матрицы полупроводниковых светоизлучающих диодов, закрепленных в эластичной гибкой пластине с плотностью не чаще одного световода на 0,3 кв.см.
МКИ5 А 61 N 5/06
. . V -(
На фиг. 2 изображена электрическая схема светолучевой повязки.
Устройство состоит из пластины 1 толщиной 4-8 мм, изготовленной из эластичного материала (например, силиконовой резины)) в которую герметично вмонтированы полупроводниковые светоизлучающие диоды 2 типа У106А, соединенные параллельно электрической цепью и питающиеся от источника постоянного тока 3 с напряжением 2В. Полупроводниковые диоды, излучающие красный монохроматический свет (660 +. 10 нм), расположены на расстоянии минимум 0,3 см друг от друга, что при угле излучения в 60 позволяет создать равномерное световое пятно, с мощностью светового потока 30 МВТ, что позволяет проникнуть в мягкие ткани на глубину 50-60 мм.
Передняя светоизлучающая поверхность устройства покрыта прозрачной пленкой из фторопласта 4, что обеспечивает, рассеяное излучение, герметичность светоизлучающих диодов и позволяет проводить все виды холодной стерилизации.
Площадь светового потока зависит от размеров матрицы и может быть изменена, в соответствии с конкретными задачами.
Устройство работает следующим образом: на пораженную поверхность накладывают марлевую салфетку, смоченную физиологическим раствором. Поверхность светолучевой повязки протирают этиловым спиртом-ректификатом и легко прижимают к марлевой салфетке. Устройство фиксируют марлевой повязкой или лейкопластырем , затем подключают к источнику питания. Источник питания 3 включают в электросеть 220В/50Гц, выходное напряжение источника питания составляет 6В постоянного напряжения, рабочий ток - 0,2А.
г
Приложенное напряжение вызывает излучение матрицы светоизлучающих диодов 2. Время облучения определяется требуемой дозой облучения, которая устанавливается в соответствии с методикой лечения.
Стоимость светоизлучающего диода при той же мощности излучения ниже стоимости лазера на три порядка, напряжение питания 2В совершенно безопасно, ресурс диода практически неограничен - 25000 часов. Площадь и конфигурация матрицы могут быть изменены в зависимости от конкретных требований.
Светолучевая повязка в отличие от прототипа не требует для использования специального помещения и может накладываться в палате. Допустимо и применение в домашних условиях.