Устройство для моделирования термического ожога в эксперименте на лабораторных животных

Полезная модель относится к области медицины, в частности к устройствам, предназначенным для моделирования термического ожога в эксперименте на лабораторных животных, с целью улучшения метода лечения данной патологии.
Известны способы моделирования ожоговой раны кожи III степени в эксперименте на лабораторном животном (Патент на изобретение №2472232, G09B 23/28, A61N 5/06, опубл. 10.01.2013).
Недостатками данного метода является то, что он требует использования специального технически сложного и дорогостоящего оборудования, кроме того отсутствует прямой контроль температуры медной пластины непосредственно в момент нанесения ожога.
В основу полезной модели положено создание устройства для моделирования термического ожога в эксперименте на лабораторных животных, позволяющего формировать ожоги заданной глубины и площади на лабораторных животных с целью более точной оценки параметров ожога - площади ожога и глубины проникновения.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что устройство для моделирования термического ожога в эксперименте на лабораторных животных путем нанесения ожога, содержит: нагревательный элемент, рабочую поверхность в виде медной насадки, термодатчик установленный непосредственно в медной насадке, подключенный к мультиметру, фазовый регулятор мощности, тензометрический датчик установленный в рукоятке нагревательного элемента.
Полезная модель поясняется фиг. 1, на которой показано устройство для моделирования термического ожога в эксперименте на лабораторных животных.
2
В конструкции в качестве нагревателя используется бытовой электрический паяльник [1], работающий от сети (220 В w=50 Гц) мощностью 100 Вт. Для регуляции температуры паяльника, он подключен к сети через фазовый регулятор мощности [2]. К паяльнику присоединяется специально изготовленная на токарном станке насадка из меди [3], нужного диаметра 20 мм, площадь 3,14 см. Хвостовик насадки по диаметру совпадает с диаметром стержня стандартного пальника. Для измерения температуры насадки непосредственно в момент ожога используется высокоточный термодатчик [4], представляющий собой термопару, прикрепленную в отверстие, сделанное на наконечнике. Термопара подключена к мультиметру [5] посредствам длинного провода для удобства работы. Для измерения давления создаваемого при выполнении ожога используется тензометрический датчик силы (датчик усилия) EMS70 [6] предназначенный для измерения усилий сжатия, установленный на рукоятке паяльника и передающего информацию на мультиметр. Уникальность прибора в том, что есть возможность регулировать и измерять t в момент ожога, контролировать давление на кожу, создаваемое прибором, и рассчитывать площадь, тем самым можно создавать ожоги различной площади и степени.
Предлагаемое устройство применяют следующим образом.
Первым этапом является наркотизация животных для этого на передней брюшной стенке формируется складка и тонкой иглой внутрибрюшинно вводится раствора анестетика. Крысу, находящуюся под наркозом фиксируют на доске.
Второй этап - подготовка поверхности кожи крысы. Для этого машинкой для стрижки шести выбривается участок на спине удобного размера.
Третий этап - введение воздуха. Шприцом с тонкой иглой делается прокол сбоку от выбритого участка и закачивается до 30-40 мл воздуха, для предотвращения прогревания глубь лежащих тканей.
2
2
Четвертый этап - нанесение ожога. Рабочая поверхность прибора нагревается до 250°C и затем удерживается на поверхности кожи крысы в течение 10 секунд. В нашем случае давление составило 1 кПа, из которых 800 Па создавалось массой самого прибора (250 г) и 200 Па дополнительного усилия. Учитывая, что площадь поверхности насадки равно 3,14 см, а площадь поверхности крысы 319,9 см, то площадь ожога составляет примерно 1%. Поэтому есть возможно нанесения ожогов разной площади
Расчет площади поверхности кожи крысы производится по формуле, предложенной M.Lee в 1929 г.:
0,66
S=12,54×М,
2
где S - поверхность тела, см; М - масса тела животного, кг.
Наблюдения.
Образующиеся в результате ожоги III степени имеют округлую форму, дно ран темно-желтого цвета, по периферии раны отмечается небольшое кол-во пузырей.
Преимущества предложенного способа в том, что есть возможность регулировать и измерять t° в момент ожога и рассчитывать его площадь, тем самым создавать стандартизированные ожоги различной степени и площади.