ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию и направлена на повышение санитарно-гигиенических свойств тележки путем использования антибактериального покрытия, предотвращающего перенос бактериальной инфекции при ее использовании.
Из уровня техники известна тележка для размещения медицинского оборудования, содержащая снабженный колесами трубчатый металлический каркас, включающий горизонтальное П-образное основание с дугообразной передней частью, к боковым сторонам которого присоединена наклонная стойка, выполненная в виде двух фигурных штанг (RU 101255 U1, A61G 12/00, 2011). Основным недостатком такой тележки является возможность переноса различных микроорганизмов при ее использовании.
Технический результат, на получение которого направлена полезная модель, заключается в повышении санитарно-гигиенических свойств тележки медицинской путем использования антибактериального покрытия, препятствующего размножению и распространению микроорганизмов, преимущественно микробактерий, и переносу инфекции.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в тележке для размещения медицинского оборудования, содержащей снабженный колесами трубчатый металлический каркас, включающий горизонтальное П-образное основание с дугообразной передней частью, к боковым сторонам которого присоединена наклонная стойка, выполненная в виде двух фигурных штанг, согласно полезной модели, П-образное основание и наклонная стойка трубчатого металлического каркаса выполнены с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра.
Про этом фигурные штанги наклонной стойки могут быть выполнены с отогнутыми верхними концами, образующими ручки, в средней части соединены между собой перемычкой и снабжены крепежными элементам и приспособлениями для размещения медицинского оборудования.
Выполнение металлического каркаса тележки с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра, препятствует размножению и распространению микроорганизмов, преимущественно микробактерий, на поверхности тележки, что существенно повышает санитарно-гигиенические и эксплуатационные свойства тележки и снижает перенос инфекции из одного помещения в другое при перемещении тележки.
На чертеже изображен общий вид (сбоку) тележки.
Тележка для размещения медицинского оборудования включает сборный на болтах трубчатый металлический каркас с горизонтальным П-образным основанием 1, снабженным поворотными колесами 2, которое выполнено, например, гнутым из одной трубы с дугообразной передней частью 3, и наклонную стойку, выполненную в виде двух фигурных штанг 4 с отогнутыми верхними концами, образующими ручки 5, которые в средней части могут быть соединены между собой перемычкой (на чертеже не показано), при этом фигурные штанги 4 за отогнутые нижние концы 6 присоединены к боковым сторонам горизонтального основания 1. При этом П-образное основание 1 и штанги 4 наклонной стойки трубчатого металлического каркаса выполнены с антибактериальным порошковым покрытием на основе порошковой, преимущественно, эпоксидно-полиэфирной краски с антимикробными добавками, содержащими, преимущественно, наночастицы серебра или ионы серебра (например, краска порошковая эпокси-полиэфирная марки «2080 Бирюса» с наночастицами серебра (AgNP) производство фирмы «Научно-производственная компания «Наномет» http://www.nanomet.ru/; эпоксидно-полиэфирная порошковая краска марки «ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8238» производство фирмы «TEKNOS» http://www.teknos.com/).
Заявленную тележку используют для размещения и транспортировки различного съемного медицинского оборудования, которое закрепляют на фигурных штангах 4. выполненных с отверстиями 7 для фиксации крепежных элементов 8 и приспособлений (на чертеже не показано). При этом благодаря выполнению металлического каркаса тележки с антибактериальным порошковым покрытием на основе порошковой, преимущественно, эпоксидно-полиэфирной краски с антимикробными добавками, содержащими, преимущественно, наночастицы серебра или ионы серебра, которые препятствуют распространению и размножению бактерий (т.е. убивают микроорганизмы), существенно повышается ее санитарно-гигиеническиму состояние, что предотвращается возможный перенос инфекции на размещенное медицинское оборудование.