УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Полезная модель относится к области ортопедической стоматологии и касается конструкции аппарата для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава.
Наиболее близким по технической сущности является устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава, содержащее базис, выполненный в виде пластинки со средствами фиксации и опорными плоскостями из пластмассы для крепления на нижней челюсти, см. Зизевский С.А. «Ортопедическое лечение дисфункций височно-нижнечелюстного сустава», Методические рекомендации для врачей - курсантов, Казань, 1998, с.14-15.,
Недостатком известного устройства является длительность лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава, т.к. возможность устройства ограничена перемещением нижней челюсти только по вертикальной оси, а для дополнительного перемещения нижней челюсти по сагиттальной и по поперечной оси необходимо изготавливать новое устройство.
Задачей полезной модели является сокращение сроков лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава.
Техническая задача решается тем, что устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава, содержащее базис, выполненный в виде пластинки со средствами фиксации и опорными плоскостями, в котором опорные плоскости выполнены в виде ряда металлических пластин, одни концы которых закреплены по внутреннему периметру базиса, а свободные концы закруглены, при этом металлические пластины выполнены с возможностью деформирования по форме, необходимой для перемещения нижней челюсти по поперечной, вертикальной и по сагиттальной оси, причем металлические пластины имеют ионно-плазменное нитридотитаногафниевое покрытие толщиной 2-5 мкм.
Решение технической задачи позволяет сократить сроки лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фигуре 1 показано устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава.
На фигуре 2 показано устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава при перемещении нижней челюсти по поперечной оси.
На фигуре 3 показано устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава при перемещении нижней челюсти по вертикальной оси.
На фигуре 4 показано устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава при перемещении нижней челюсти по сагиттальной оси.
Устройство, см. фиг.1, включает базис 1, выполненный в виде пластинки со средствами фиксации 2 и опорными плоскостями 3. Опорные плоскости пластинки 3 выполнены в виде ряда металлических пластин для перемещения нижней челюсти 5, которые имеют ионно-плазменное нитридотитаногафниевое покрытие толщиной 2-5 мкм 4. Металлические пластины одним концом закреплены по внутреннему периметру базиса 1 свободные концы пластин закруглены, при этом пластины выполнены с возможностью деформирования по форме, необходимой для перемещения нижней челюсти по поперечной, по вертикальной и по сагиттальной оси.
Устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава работает следующим образом.
Базис 1 с металлическими пластинами 3, с ионно-плазменным нитридотитаногафниевым покрытием толщиной 2-5 мкм. 4 устанавливают на нижней челюсти 5, см. фигуры 2, 3, 4.
Металлические пластины с закругленными свободными концами деформируются по форме, необходимой для перемещения нижней челюсти по поперечной оси (фиг.2), по вертикальной оси (фиг.3), по сагиттальной оси (фиг.4).
При закрывании рта пластины 3 с ионно-плазменным нитридотитаногафниевым покрытием толщиной 2-5 мкм. 4 перемещают нижнюю челюсть 5 в требуемом направлении.
В процессе лечения достигается перемещение нижней челюсти за счет деформирования пластин.
Устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава испытано Республиканской стоматологической поликлиникой Министерства здравоохранения Республики Татарстан в ортопедическом отделении.
Приводим данные по срокам лечения с использованием заявляемого устройства
Таблица
Вид устройства
Количество больных
Время лечения, дней
Устройство по прототипу
7
140-160
Устройство с ионно-плазменным покрытием толщиной 2 мкм
7
80-90
Устройство с ионно-плазменным покрытием толщиной 5 мкм
7
80-90
Устройство без покрытия
7
90-100
Таким образом, заявляемое устройство удобно для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава, обеспечивая перемещение нижней челюсти по поперечной, вертикальной, сагиттальной оси и отпадает необходимость изготовления дополнительных устройств, в результате позволяет сократить сроки лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава одного больного.