УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРКИ И НАСТРОЙКИ СЧЕТЧИКОВ ЖИДКОСТИ И ГАЗА

Изобретение относится к устройствам для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа при выпуске их из производства, после ремонта, а также непосредственно на местах эксплуатации.
Известно устройство для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа [1].
Целью изобретения является снижение времени поверки и настройки и упрощение операций расчета относительной погрешности.
Известно устройство для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа [2].
Целью изобретения является упрощение настройки. Недостатком устройств является применение в них счетчика с предустановкой и реверсивного счетчика импульсов.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является создание устройства для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа.
Целью изобретения является снижение времени поверки и настройки, упрощение настройки и упрощение операций расчета относительной погрешности.
Сущность изобретения поясняется рисунком.
На фиг.1 изображена структурная схема устройства для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа.
Устройство содержит поверяемый (1) и образцовый (2) счетчики жидкости или газа, последовательно включенные на одном трубопроводе, узлы (3) и (4) съема сигналов соответственно поверяемого и образцового счетчиков.
Выходы узлов (3) и (4) съема сигналов подключены к устройству связи с объектом (УСО) (5), которое через интерфейс RS232 связано с персональным компьютером (6), в котором установлено необходимое программное обеспечение.
Устройство работает следующим образом:
Во время процесса измерения относительной погрешности импульсы снимаются с выходов (3) и (4) узлов съема сигналов.
Количество импульсов N, подсчитываемых за время измерения, пропорционально объему жидкости или газа V, пропускаемого за это время, причем:
V=k·N,
где k - коэффициент пропорциональности - передаточный коэффициент, а величина расхода Q пропорциональна частоте импульсов F, причем Q=k·F.
В память персонального компьютера заносятся следующие параметры:
- величина образцового объема - объем жидкости или газа, который должен быть пропущен через счетчики за время поверки или настройки - Уобр.
- величина расхода жидкости или газа, на котором должен быть пропущен образцовый объем - Qo6p.
Передаточные коэффициенты образцового и поверяемого счетчиков соответственно: ko6p.и kпов.
- формула расчета относительной погрешности поверяемого счетчика - δ
δ={(Упов. - Vo6p.)/ Vo6p.}·100%,
где Vпов.- объем, показанный поверяемым счетчиком за время измерения.
Измерение начинается с установления величины текущего расхода, равного величине расхода, занесенного в память персонального компьютера, причем настройка заключается в сравнении величин:
Qo6p.=ko6p.·Fo6p.и Qпов.=kпов.·Fпов.
где Fo6p.и Fпов. - частота импульсов, снимаемая с узлов съема сигналов с поверяемого и образцового счетчиков соответственно за время измерения;
Qпов. - величина расхода, считываемая с поверяемого счетчика.
При необходимости производится настройка поверяемого счетчика регулировочным устройством, следствием которой является изменение kпов.·
Поверка начинается с измерения объема жидкости или газа, проходящего через поверяемый и образцовый счетчики, и заканчивается, когда величина считанного объема образцового счетчика сравняется с величиной образцового объема, занесенного в память персонального компьютера.
Таким образом, относительная погрешность прибора § будет равна:
δ={(Кпов.·Nпов. - Кобр. No6p.) / Кобр. Noбp.) ·100%,
где Nпов. и No6p.- количество импульсов, снимаемых с узлов съема сигналов поверяемого и образцового счетчиков соответственно за время измерения.
После окончания поверки полученная величина относительной погрешности фиксируется сразу на мониторе персонального компьютера.
Это устройство имеет не только все преимущества аналогов, но и обладает гораздо большими возможностями, а именно:
- идет подсчет не только количества импульсов, но и непосредственно объема;
- идет подсчет не только частоты, но и расхода;
- возможность ввода передаточных коэффициентов, что позволяет применять один образцовый прибор для поверяемых приборов с различными передаточными коэффициентами.
Источники информации:
1. Авторское свидетельство №1485021 от 08.02.1989 год Устройство для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа.
2. Авторское свидетельство №1620855 от 15.09.1990 год Устройство для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа.