Лабораторный ферментер

Полезная модель относится к биотехнологии, а именно к лабораторным ферментерам для культивирования микроорганизмов.
Известен принимаемый за прототип лабораторный ферментер (SU №1731805 МПК С12М 1/34 опубл. 07.05.1992) предназначенный для непрерывного культивирования микроорганизмов. Лабораторный ферментер содержит светопрозрачный стакан с крышкой, источник света, установленный в крышке, фоторезистор, расположенный под дном стакана, и магнитную мешалку.
Недостатком данного устройства является сложность конструкции и медленное наращивание собственной биомассы микроорганизмов и неэффективная глубинная аэрация культуральной жидкости.
Технической задачей, на которое направлена полезная модель, является упрощение конструкции ферментера, увеличение скорости наращивания собственной биомассы микроорганизмов за счет полного перемещения культуральной жидкости и обеспечения воздействия на микроорганизмы электромагнитного излучения.
Задача решается тем что, для непрерывного перемешивания культуральной жидкости производится без использования механических устройств а за счет изменения температур путем установки на одной половине наружной поверхности корпуса рубашки для горячей воды, на другой половине корпуса рубашка для холодной воды, при этом вода подается непрерывно и ее расход регулируется кранами, что определяет общую температуру культуральной жидкости, на которую непрерывно воздействует электромагнитное излучение.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором на фиг. 1 схематично изображен общий вид лабораторного ферментера.
Лабораторный ферментер содержит светопрозрачный корпус 1, рубашку для горячей воды 2 охватывающую половину светопрозрачного корпуса 1, крышку 3, светильники 4, гидроизоляцию 5, электромагнитный излучатель 6, вертикальный трубопровод 7 для подачи воздуха и горизонтальные отводные трубки 8 имеющие по всей длине отверстия 9, рубашку для холодной воды 10 охватывающей половину светопрозрачного корпуса 1, выходные патрубки 11 для холодной воды и 12 для горячей воды на которых установлены регулировочные краны истечения объема воды 13 и 14. Температура культуральной жидкости контролируется датчиками 15 и 16 установленных внутри корпуса 1.
Лабораторный ферментер работает следующим образом.
В светопрозрачный корпус 1 помещается культуральная жидкость закрывается крышкой 3 включаются светильники 4, горячая вода подается в рубашку 2 и вытекает через патрубок 12 и регулировочный кран объема истечения 13, холодная вода подается в рубашку 10 и вытекает через патрубок 11 и регулировочный кран объема истечения 14, включается электромагнитный излучаеть 6 имеющий гидроизоляцию 5, подключенный от стабильного источника тока. Подача воздуха осуществляется через вертикальный трубопровод 7 в горизонтальные отводные трубки 8 и воздух через отверстия 9 выходит в культуральную жидкость по всему объему светопрозрачного корпуса 1.
При прохождении горячей воды по рубашке 2 происходит нагревание культуральной жидкости в местах соприкосновения ее с нагретым светопрозрачным корпусом 1. При прохождении холодной воды по рубашке 10 происходит охлаждение культуральной жидкости в местах соприкосновения ее с охлажденным светопрозрачным корпусом 1. При установлении разных температур внутри светопрозрачного корпуса 1, культуральная жидкость начинает активное взаимопроникновение и перемешивается для уменьшения разности температур, при этом идут процессы перемешивания культуральной жидкости во всем объеме светопрозрачного корпуса 1. Выходящие пузырьки воздуха из горизонтальных трубок 8 через отверстия 9 будут перемещаться не строго вертикально вверх, а будут захватывается потоками перемещаемой культуральной жидкости и совершать хаотичное движение в соответствии с перемещением всего потока культуральной жидкости что позволит попадать пузырькам воздуха во все части объема культуральной жидкости. Постоянно создаваемое электромагнитное излучение оказывается положительное воздействие на рост перемещающихся организмов в культуральной жидкости, и оказывают благоприятное влияние на наращивание собственной биомассы микроорганизмов. Температура культуральной жидкости контролируется датчиками 15 и 16 установленных внутри светопрозрачного корпуса 1 при достижении критических температур горячей воды происходит регулирование истечением из крана 14. При полном закрытии крана 14 температура культуральной жидкости снижается, а при открытии повышается.