СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам для фототерапии.
Для лечения заболеваний пародонта используются процедуры фототерапии с помощью ламповых, лазерных (3) и светодиодных источников света (1, 4).
Наиболее оптимальными являются светодиодные устройства, испускающие монохроматический синий свет, так как оптическое излучение этого диапазона оказывает регулирующее действие на обменные процессы в организме, положительно влияет на состояние иммунного статуса и регенеративные процессы; местное воздействие синего света приводит к снятию болевого синдрома и купированию воспалительных явлений, при этом синий свет способствует улучшению кровотока на уровне микроциркуляции (2).
Известны два светодиодных устройства, излучающие синий свет: устройство АСТП-4-3 (1) и устройство, представленное в полезной модели №49454 (4).
Устройство АСТП-4-3 состоит из прямоугольного корпуса, в который вмонтированы панель управления и рабочая панель с матрицей из синих светодидов, длина волны излучения 430-450 нм, питание осуществляется от электросети через адаптер. Процедура фототерапии проводится бесконтактным способом.
Более совершенным устройством является «Оптико-электронное устройство для облучения преддверия полости рта при заболеваниях пародонта» (4), которое взято в качестве аналога. Устройство (4) состоит из матрицы светодиодов синего света, вмонтированных в каппу из медицинского силикона и блока автономного питания. Устройство (4) позволяет проводить полноценное облучение тканей преддверия полости
рта при заболеваниях пародонта, в отличие от устройства АСТП-4-3, компактно, физиологично.
Однако, устройство (4) имеет значительный недостаток - оно представляет собой устройство для индивидуального использования, так как форма каппы предусматривает необходимость точного повторения анатомических параметров преддверия полости рта пациента.
Изготовление каппы требует значительных затрат (близких к изготовлению съемных зубных протезов). Особенно сложно изготовление каппы у пациентов с деформации и нарушениями прикуса зубов (открытый, прямой прикус, прогения, прогнатия), несмотря на дороговизну и сложность изготовления является устройством однократного курсового применения, так как не предусматривает смену источника питания.
Задачей полезной модели является создание устройства для облучения тканей преддверия полости рта для массового использования, эффективного и недорогого в изготовлении.
Поставленная цель достигается тем, что используются светодиодные источники света, вмонтированные в эластичные силиконовые шланги, располагающиеся на слизистой оболочке преддверия полости рта в виде двух петель, равномерно облучающих синим светом оба альвеолярных отростка: верхней и нижней челюсти и плотно прилегающих к тканям при сокращении жевательной мускулатуры и круговой мышцы рта. Долговечность прибора обеспечивается сменным источником питания.
Устройство (Фиг.1) состоит из корпуса 1 с отходящими от него крыльями 2, изготовленного из пластмассы. В корпусе расположен блок автономного питания 3 с чипом программного управления 4, позволяющим контролировать время процедуры и характер светового потока (постоянный или импульсный). От корпуса 1, позади «крыльев» 2 отходят силиконовые шланги 5 от обычной системы переливания крови в виде двух самостоятельных петель; внутри шлангов 5 расположены
светоизлучающие диоды 6, кумулятивно соединенные с блоком питания 3 и чипом управления 4. Пространство между светодиодами заполнено прозрачным силиконом. На верхней стенке корпуса имеется съемная крышка 7 для замены блока питания 3. Устройство включается магнитным ключом 8.
Устройство работает следующим образом: устройство помещают в преддверие полости рта при сомкнутом положении зубов, при этом петли силиконовых шлангов ввиду своей эластичности под влиянием сократившихся жевательных мышц принимают форму, точно повторяющую контуры альвеолярных отростков, располагаясь сверху и снизу по переходной складке преддверия полости рта. Круговая мышца рта плотно фиксирует крылья корпуса и отходящие от него силиконовые шланги. Магнитным ключом 8 включают устройство, выбирая программу постоянного или импульсного светоизлучения. По истечении времени процедуры устройство автоматически отключается.
Устройство имеет следующие преимущества:
1) Может быть использовано любым индивидуумом, как с нормальным, так и деформированным прикусом, так как эластичные силиконовые петли полностью повторяют контуры альвеолярных отростков, плотно прижимаясь к слизистой оболочке под действием сократившихся жевательных мышц и круговой мышцы рта (при закрытом рте).
2) Устройство дешево и технически просто в изготовлении и эксплуатации.
3) Позволяет проводить как импульсное, так и постоянное дозированное облучение тканей пародонта.
4) Возможность замены источника питания делает устройство более долговечным и удешевляет стоимость лечения.
Литература
1. Буйлин В.А., Ларюшин А.И., Никитина М.В. // Свето-лазерная терапия. Тверь, Триада, 2004.
2. Карандашов В.И., Петухов Е.Б., Зродников B.C. // Фототерапия. М., Мед., 2001.
3. Клементов А.В., Мироненко Г.С. // Физиотерапия заболеваний пародонта. Лен. Медицина, 1979.
4. ПМ №.49454 U1, 27.11.2005 (Оптико-электронное устройство для облучения преддверия полости рта при заболеваниях пародонта).