УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ПРОБ

УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ НЮБ
Заявляемая полезная модель относится к аналитической химии, в частности к подготовке проб для последующего анализа, преимущественно кислотным разложением, путем обработки пробы, помещённой, например, в кислоту, в сверхвысокочастотном (СВЧ) поле, и может быть использована при анализе проб различного характера (минеральных, биологических и др.).
Разложение пробы вещества ставит целью перевести его в состояние (в подавляющем числе случаев в растворХ обеспечивающее количественное определение соответствующих элементов. Наиболее употребительны разложение различными реактивами и при помощи сплавления. В том и другом случае применяется нагрев пробы 1.
В последнее время для подготовки проб все щире используется обработка в СВЧ-поле 2, установки для этого включают в качестве обязательного элемента СВЧ-печи. К СВЧпечам подключаются различные вспомогательные контролирующие устройства, например, контролирующие температуру, давление, влажность 2, с.45; 3; 4; 5, и устройства для отвода газов 2, с.45.
Разложение проб ведут, как правило, в специальных: закрытых сосудах, где при воздействии СВЧ-поля развиваются высокие температура и давление, которые, в целях сохранения проб и обеспечения безопасности, следует постоянно контролировать 2, с.48-50, 131-190. Недостаточная изученность процессов, происходящих в жидкофазных системах в условиях высокочастотного нагрева, заставляет специалистов тщательно подбирать параметры обработки каждой пробы. Например, разложение фосфатной породы ведут в течение 2 мин. при 100%-ной мощности печи, сульфидной руды - в течение 3 мин. при 40%-ной мощности 2, с.73,75 и т.д. Поэтому параметры разложения поддерживаются, как правило, вручную, реже - с помощью роботизированных систем 2, с.269-289.
Наиболее близкой к заявляемой является установка для разложения проб, включающая микроволновый блок с датчиками температуры и давления и блок сбора и обработки данных 2, с 143. Недостатком известного рещения является необходимость ручного управления разложением пробы на основе постоянного контроля температуры и давления.
Поставленная задача решается за счет того, что установка для разложения проб, содержащая микроволновый блок с датчиками температуры и давления и блок сбора и обработки данных, дополнительно содержит блок управления мощностью микроволнового блока, который подключен к микроволновому блоку и блоку сбора и обработки данных.
Блок-схема заявляемого устройства представлена на рисунке. Микроволновый блок представляет собой микроволновую печь 1 и размещенные в ней сосуды д.ля разложения проб 2 с датчиками давления 3 и температуры 4. Выход датчиков подключен к блоку сбора и обработки данных 5. Выход блока сбора и обработки данных подключен к блоку управления мощностью микроволнового блока 6, который в свою очередь подключен к микроволновому блоку.
Заявляемое устройство работает следующим образом. В микроволновую печь помещают сосуды с пробами и включают блок управления мощностью микроволнового блока. Сигналы датчиков давления и температуры обрабатываются в блоке сбора и обработки данных, где в зависимости от давления в сосудах вырабатьгоается сигнал управления мощностью микроволновой печи. При превышении давления выше допустимого генератор СВЧ-энергии печи отключается. Таким образом предотвращаются аварийные ситуации, связанные с превышением давления (разрыв сосудов, потеря проб, повреждение рабочего пространства микроволновой печи реактгаами и т.д.).
Лабораторные испытания показали работоспособность и безаварийность заявляемого устройства, что может быть подтверждено документально. 1. 2. 3. 4. ЛИТЕРАТУРА П.А. Суворовская, В.И.Титов, В.М.Бродская и др. Технический анализ в цветной металлургии. М.: «Металлургиздат, 1957, с.23-25. Пробоподготовка в микроволновых печах. Теория и практика. Перевод с англ, под ред. Н.М.Кузьмина. М.: «Мир, 1991. Патент США № 4 456 806, МПК П 05 В 6/68, опубл. 26.06.84. Патент США № 4 766 279, МПК П 05 В 6/68, опубл. 23.08.88.