РУЛОННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Заявляемый объект относится к клеящим материалам в виде тонкой пленки, в частности к рулонной клейкой ленте (скотч ленте), и предназначен для юстировки рентгенографической аппаратуры, а также для ограждения опасных зон с повышенной радиацией при авариях на атомных объектах.
Известна рулонная скотч лента в виде скатанной в рулон тонкой прочной ленты, с обеих сторон покрытой стойким клеевым слоем (Патент РФ №2235669 от 14.01.2002 г. [1]).
Известна также рулонная клейкая лента с односторонним клеевым слоем и функцией переноса изображения (Патент US 2002114910 (A1) от 22.08.2002 г. [2]).
Наиболее близкой по конструкции к заявляемому объекту является рулонная клейкая лента, содержащая пленку из полимерного материала толщиной 40-50 мкм с клеящейся подложкой (Патент РФ №2476472 от 2.11.2011 г. [3]). Этот аналог был выбран нами в качестве прототипа.
Недостатком прототипа [3], как и всех известных аналогов [1], [2], является то, что их строение не обладает свойством рентгенолюминесценции и поэтому они не могут быть использованы при юстировке рентгенографических аппаратов и индикации зоны с повышенной радиацией.
Технический результат полезной модели выражается в расширении арсенала рулонных клейких лент путем создания ленты, способной люминесцировать при ее облучении ионизирующим излучением (рентгеновским или гамма). Он достигается тем, что в рулонной клейкой ленте, содержащей пленку из полимерного материала толщиной 40-50 мкм с клеящейся подложкой, внешняя поверхность пленки покрыта слоем эластичного светопрозрачного полимера толщиной 1,5-2,0 мм, заполненным кристаллами люминофора, закрытого клейкой легкоснимаемой светозащитной полимерной пленкой.
Далее описание сопровождается чертежами и пояснениями к ним.
На фиг. 1 показано строение предложенной рулонной клейкой ленты; на фиг. 2 приведен пример применения клейкой ленты при юстировке светового локализатора рентгеновского излучателя, а на фиг. 3 - пример проверки положения съемочного стола относительно рентгеновского штатива.
Клейкая лента 1, свернутая в рулон 2 содержит пленку 3 из прочного полимерного материала, например полипропилена, толщиной 40-50 мкм с клеящейся подложкой 4. Внешняя поверхность пленки 3 покрыта слоем 5 эластичного светопрозрачного полимера, например силикона, толщиной 1,5-2,0 мм, заполненным кристаллами люминофора 6, например порошком гадолиния, имеющего высокий энергетический выход (высокую светоотдачу). Слой 5 закрыт клейкой легкоснимаемой светозащитной полимерной пленкой 7 толщиной 20-30 мкм, например из полипропилена черного цвета.
Предложенная рулонная клейкая лента предназначена в первую очередь для использования при юстировке рентгеновских аппаратов медицинского и технического назначения.
На фиг. 2 приведен пример использования предложенной клейкой ленты при юстировке светового локализатора рентгеновского излучателя. Световой локализатор предназначен для маркировки границ радиационного пучка, который используется при рентгенографии. Световой локализатор, как правило, размещается в глубинной диафрагме рентгеновского излучателя и снабжен котировочными винтами. В настоящее время преимущественно используются локализаторы, созданные на основе малоэнергетичных лазеров. При правильной юстировке локализатора его световое поле должно совпадать с радиационным полем рентгеновского пучка.
Юстировка выполняется в затененном помещении рентгеновского кабинета следующим образом. На внешнюю поверхность деки 8 рентгеновского стола наклеиваются отрезки 9 клейкой ленты 1. После наклейки каждого отрезка 9 с его внешней поверхности снимается светозащитная пленка 7. После завершения наклейки отрезков 9 ленты 1 они образуют квадрат, стороны которого проходят параллельно продольной и поперечной осям деки 8 рентгеновского стола. После этого, включают лазерный локализатор и перемещая рентгеновский излучатель (не показан) над декой 8 рентгеновского стола добиваются того, чтобы световое изображение 10 (световой квадрат) локализатора вписалось в квадрат, образованный отрезками 9 ленты 1, как показано на фиг. 2. При включении рентгеновского излучателя (используется режим рентгеноскопии при напряжении на рентгеновской трубке ~40 кВ) кристаллы люминофора 6, находящиеся в слое 5 клейкой ленты 1, вспыхивают. Их свечение образует световой квадрат 11 или 12 на отрезках 9 ленты 1 (фиг. 2). Световой квадрат указывает границы рентгеновского пучка. При правильной настройке локализатора, его световой квадрат 10 должен граничить со световым квадратом 11 рентгеновского пучка. В противном случае наблюдается децентрация между световым квадратом 10 лазерного локализатора и световым квадратом 12 рентгеновского пучка. Децентрацию устраняют котировочными винтами лазерного локализатора.
На фиг. 3 показана проверка положения съемочного стола относительно рентгеновского штатива (вид сверху). В идеальном положении продольная ось xx рентгеновского стола 13, проходящая по середине деки 14, должна быть параллельна направляющей 15 рентгеновского штатива 16, на котором закреплен рентгеновский излучатель 17.
a
a
Проверка осуществляется в затененном помещении рентгеновского кабинета следующим образом. На деку 14 вдоль оси xx наклеивают клейкую ленту 1. При этом ось xx должна проходить по середине ленты 1. После этого снимают светозащитную пленку 7. Штатив 16 перемещают но направляющей 15 в крайнее левое положение стола 13 (в позицию A), диафрагмируют рентгеновский излучатель 17 до получения узкого рентгеновского луча. Включают рентгеновский излучатель 17 в режиме скопии при напряжении на рентгеновской трубке ~40 кВ и путем перемещения излучателя 17 над декой 14 рентгеновского стола 13 наводят рентгеновский луч на ось xx, при этом должно наблюдаться свечение люминофора 6 в слое 5 пленки 1 в форме небольшого пятна в точке , находящейся на оси xx. После этого штатив 16 перемещают по направляющей 15 в противоположный конец стола 13 (в позицию B). При идеальном положении стола 13 световое пятно люминофора 6 останется на оси xx, в точке b. В случае нарушения параллельности между осью xx и направляющей 15 световое пятно сместится в точку c. При этом, угол между осью xx и направляющей 15 будет равен arctg bc/b.
Другой областью применения новой рулонной клейкой ленты может быть атомная промышленность, точнее чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на атомных объектах. Рулонная клейкая лента, содержащая слой люминофора, светящейся под действием гамма-излучения, является надежным индикатором радиации, поэтому ее целесообразно использовать для ограждения опасных зон с повышенной радиацией при авариях на атомных объектах, например на атомных электростанциях.