ТЕНЗОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ОБРАЗЦА ПРИ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ

Уровень техники.
Известен электромеханический тензометр., состоящий из корпуса в виде скобы и закреплённых в корпусе неподвижной и подвижной ножевых опор, последняя из которых выполнена в виде упругого элемента равного сопротивления с наклеенными тензорезисторами, снабжённый указателем и фиксатором угла взаимного поворота частей корпуса ( см. Авт. свид. №1539514, МПК G 01 В 7/18, Б.И.№4-90г.)
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является тензометр для испытаний образца при сложном напряжённом состоянии, содержащий промежзточную и две опорные скобы, иглы, установленные с возможностью перемещения вдоль своих осей в
опорных скобах и предназначенных для взаимодействия с поверхностью образца, и тензопреобразователи для измерений продольной, поперечной и угловой деформации образца, связанные с промежуточной и опорными скобами ( см. Авт. свид. №1647236. МПК G01 В 7/18, Б.И. №17-91г.).
Недостатками вышеупомянутых технических решений является недостаточная точность измерений при высоких температурах, сложность конструкции, сложность установки на образец.
Суш;ность изобретения.
В основе создания полезной модели лежит разработка конструкции тензометра, позволяющего измерять угловые и линейные деформации в широких пределах при высоких температурах с достаточной точностью, производить эксперименты на трубчатых образцах разного поперечного сечения, упрошать установку тензометра на образец и кроме того, имеет место упрощение конструкции.
Поставленная задача достигается тем, что известный тензометр, включающий корпус, состоящий из параллельных колец, подпружиненных игл, расположенных во втулках с возможностью скольжения, и тензодатчиков, снабжён гибкими элементами, вынесенными за пределы области нагрева и закреплёнными на верхнем
кольце, а также упорами, закреплёнными на нижнем кольце, при этом расстояние между кольцами фиксировано.
Наличие гибких элементов с возможностью вынесения их за пределы области нагрева и крепление на верхнем кольце позволяет измерять угловые и линейные деформации при высоких температурах.
Наличие упоров способствует измерению угловых и линейных деформаций.
Наличие фиксированного расстояния между кольцами позволяет устанавливать тензометр с достаточной точностью.
Сведения, подтверждаюгцие возможность
осуществления полезной модели.
Тензометр для измерения деформаций образца при сложном напряжённом состоянии включает корпус, состоящий из верхнего и нижнего колец 1,2 , подпружиненных игл 3, расположенньг : во втулках 4 с возможностью скольжения, и тензодатчиков 5. Тензометр снабжён гибкими элементами 6 с наклеенными на них тензодатчиками 5, и присоединёнными к ним проводами 7, которые закреплены на верхнем кольце 1 за пределами области нагрева и упорами 8. закреплёнными носредством штанги 9 на нижнем кольце 2.
Устройство работает следующим образом. Перед началом испытаний тензометр устанавливается на образец, центрируется и закрепляется с помощью подпружиненных игл 3. При нагружении образца гибкие элементы б с наклеенными на них тензодатчиками 5 упираются в упоры 7, возникают деформации гибких элементов 6 и наклеенных на них тензодатчиков 5, которые регистрируются измерительной аппаратурой.
Промыщленная применимость.
Полезная модель разработана и изготовлена в лаборатории кафедры СМТУиП Тверского государственного технического университета.