Устройство для вклеивания зуба in vitro для проведения циклических испытаний зуба на осевое сжатие

Полезная модель относится к медицине, а именно к экспериментальной стоматологии и предназначена для исследования технологии лечения зубов и эффективности применения стоматологических лечебных материалов и может быть использована на подготовительном этапе для проведения циклических испытаний зубов in vitro на осевое сжатие в любом разделе стоматологии: терапии, ортопедии, ортодонтии.
В известной нам научной и патентной литературе подобных устройств для проведения циклических испытаний зубов in vitro на осевое сжатие не обнаружено.
Технический результат: обеспечение возможности вклеивания биопрепарата зуба с целью центрирования и прижатия корней зуба в дно опоры.
Указанный технический результат достигается тем, что содержит нижнее основание и верхнее основание, соединенное неподвижно с нижним основанием посредством направляющих с двумя фиксаторами, при этом в центральном отверстии нижнего основания расположена зафиксированная прижимной шайбой с винтами нижняя опора сжатия с внутренним пазом для установки биопрепарата зуба и свободным пространством для заполнения его клеем, причем на биопрепарате зуба расположен колпачок в виде конуса из слепочного материала, а в верхнем основании установлен и зафиксирован посредством верхнего фиксатора прижимной шток с пружиной с возможностью осевого поджима корней биопрепарата зуба в дно паза нижней опоры сжатия.
На фиг. 1 представлен общий вид устройства для вклеивания зуба in vitro для проведения циклических испытаний зуба на осевое сжатие, которое состоит из двух оснований: верхнего 1 и нижнего 2, выполненных из алюминиевого сплава Д16Т. В верхнем основании 1 запрессованы две направляющие 3, выполненные из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т и в центральном отверстии установлен прижимной шток 4, изготовленный из алюминиевого сплава Д16Т с верхним фиксатором 5, выполненным из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т и пружина 6, выполненная из нержавеющей нагартованной проволоки марки 12Х18Н10Т. В нижнем основании 2 выполнены два отверстия для движения основания 2 на направляющих 3 и в центре расположено цилиндрическое отверстие для установки нижней опоры сжатия 7, выполненной из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. На верхний торец нижней опоры сжатия 7 установлена прижимная шайба 8, выполненная из алюминиевого сплава Д16Т и через два отверстия прижимная шайба 8 крепится к нижнему основанию 2 винтами 9. Нижнее основание 2 зафиксировано относительно верхнего 1 через направляющие 3 двумя нижними фиксаторами 10, выполненными из нержавеющей нагартованной проволоки марки 12Х18Н10Т. В нижней опоре сжатия 7 выполнен паз симметричный центру опоры шириной 6 мм, длиной 10 мм и глубиной 10 мм. В паз нижней опоры сжатия 7 установлен биопрепарат зуба 11 с колпачком в виде конуса 12 из слепочного материала «Express STD» фирмы 3М ESPE (США). После поджатая прижимным штоком 4 и пружиной 6 колпачка в виде конуса 12 паз нижней опоры сжатия 7, в котором расположен биопрепарат зуба 11, заполняют клеем ВК-9 наполнитель - двуокись титана (ОСТ 1 80215-84) 13 и сохраняют в таком положении в течение 24 часов до полного отверждения.
Устройство для вклеивания зуба in vitro для проведения циклических испытаний зуба на осевое сжатие работает следующим образом: в центральное отверстие верхнего основания 1 устанавливают прижимной шток 4 с пружиной 6 и фиксируют верхним фиксатором 5. В два отверстия нижнего основания 2 устанавливают верхнее основание 1 вместе с направляющими 3 и фиксируют двумя нижними фиксаторами 10. В центральное отверстие нижнего основания 2 устанавливают нижнюю опору сжатия 7. На верхний торец нижней опоры сжатия 7 устанавливают прижимную шайбу 8 и крепят двумя винтами 9 к нижнему основанию 2. Биопрепарат зуба 11 с колпачком в виде конуса 12 помещают в паз нижней опоры сжатия 7. Вынимают верхний фиксатор 5 прижимного штока 4, и под действием пружины 6 прижимной шток 4 фиксирует биопрепарат зуба 11 по колпачку в виде конуса 12. Этим действием выполнено совмещение продольной оси биопрепарата зуба 11 с осью нижней опоры сжатия 7 и поджим корней биопрепарата зуба 11 в дно паза нижней опоры сжатия 7. Свободное пространство паза нижней опоры сжатия 7 заполняют клеем ВК-9 наполнитель - двуокись титана 13 и сохраняют в таком положении в течение 24 часов до полного отверждения.