Сравнительный экспериментальный анализ коэффициента пульсации разрядных и светодиодных источников света для растениеводства

05.20.02 УДК 628.9

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ РАЗРЯДНЫХ И СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

© 2019

Надежда Петровна Кондратьева, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», Ижевск

Аннотация

Введение: пульсации светового потока оказывают негативное влияние на центральную нервную систему, вызывая чувство усталости, снижение работоспособности, и на органы зрения, вызывая их раздражение и ухудшение. Цель работы - исследование коэффициента пульсации искусственных источников света, предназначенных для использования в теплицах.

Материалы и методы: измерения коэффициента пульсации освещенности проводились в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 54945-2012. В качестве средства измерения использовался сертифицированный пуль-сметр-люксметр ТКА-ПКМ (08). Измерения проведены для светильников ЖСП с лампами ДНаЗ фирмы ОАО КЭТЗ, светильников фирмы S&Q с индукционными круглыми лампами, светодиодных светильников ДСО-16 фирмы ОКБ Луч.

Результаты: установлено, что коэффициент пульсации тепличных светильников с натриевыми лампами высокого давления составляет 87,7...92 %. Коэффициент пульсации тепличных светильников с индукционными лампами - 5,6 %, светодиодных светильников - 0,6 %. Установлено, что изменение уровня питающего напряжения влияет на величину коэффициента пульсаций для светильников с натриевыми лампами высокого давления и не влияет на величину коэффициента пульсаций для светильников с индукционными лампами и светодиодных светильников. С помощью программы MS Ех8е1 получены математические выражения изменения фактического коэффициента пульсации светильников с натриевыми лампами высокого давления при изменении уровня питающего напряжения.

Обсуждение: установлено, что коэффициент пульсации действующих тепличных светильников с натриевыми лампами высокого давления больше, чем коэффициент пульсации перспективных светодиодных светильников и светильников с индукционными лампами. Низкий уровень коэффициента пульсации светодиодных и индукционных светильников позволяет упростить схему подключения их к отдельным фазам с поперечных рядов на продольные ряды.

Заключение: коэффициент пульсации светодиодных светильников и светильников с индукционными лампами меньше, чем коэффициент пульсации действующих тепличных светильников с натриевыми лампами высокого давления, что позволяет упростить схему подключения светильников к отдельным фазам с поперечных рядов на продольные и снизить на 25 % потери электроэнергии при эксплуатации.

Ключевые слова: коэффициент пульсации, лампа высокого давления, разрядные и светодиодные источники света, растениеводство, схема подключения.

Для цитирования: Кондратьева Н. П., Терентьев П. В., Филатов Д. А. Сравнительный экспериментальный анализ коэффициента пульсации разрядных и светодиодных источников света для растениеводства // Вестник НГИЭИ. 2019. № 9 (100). С. 46-56.

COMPARATIVE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PULSATION COEFFICIENT OF DISCHARGE AND LED LIGHT SOURCES FOR PLANT PRODUCTION

© 2019

Nadezhda Petrovna Kondratyeva, Dr. Sci. (Engineering), professor, head of the chair «Automated electric drive» Izhevsk state agricultural Academy (Russia) Dmitry Alekseevich Filatov, Ph. D. (Engineering), associate professor

Nizhny Novgorod State Agricultural Academy

Abstract

Introduction: Pulsations of the light flux have a negative effect on the central nervous system, causing a feeling of fatigue, decreased performance, and on the organs of vision, causing their irritation and deterioration. The purpose of the work is to study the ripple coefficient of artificial light sources intended for use in greenhouses. Materials and methods: The measurements of the ripple coefficient of illumination were carried out in accordance with the recommendations of GOST R 54945-2012. As a means of measurement, a certified TKA-PKM pulse meter-luxmeter (08) was used. The measurements were made for ZhSP lamps with DNAZ lamps of KETZ OJSC, S&Q lamps with induction round lamps, and DSO-16 LED lamps of OKB Luch firm.

Results: It is established that the ripple coefficient of greenhouse lamps with high-pressure sodium lamps is 87.7...92 %. The ripple coefficient of greenhouse lamps with induction lamps is 5.6 %, LED lamps - 0.6 %. It was found that a change in the supply voltage level affects the value of the ripple factor for luminaires with high-pressure sodium lamps and does not affect the value of the ripple factor for luminaires with induction lamps and LED lamps. Using the MS Exsel program, mathematical expressions are obtained for the change in the actual pulsation coefficient of fixtures with high-pressure sodium lamps with a change in the supply voltage level.

Discussion: It has been established that the ripple coefficient of existing greenhouse lamps with high-pressure sodium lamps is greater than the ripple coefficient of promising LED lamps and lamps with induction lamps. The low ripple coefficient of LED and induction luminaires makes it possible to simplify the circuit of connecting them to individual phases from transverse rows to longitudinal rows

Conclusion: The ripple coefficient of LED luminaires and luminaires with induction lamps is lower than the ripple coefficient of existing greenhouse luminaires with high-pressure sodium lamps, which allows to simplify the connection of luminaires to individual phases from transverse rows to longitudinal and to reduce energy losses by 25 % during operation.

Keywords: ripple coefficient, high pressure lamp, discharge and LED light sources, crop production, wiring diagram.

For citation: Kondratyeva N. P., Filatov D. A., Terentyev P. V. Comparative experimental analysis of pulsation coefficient of discharge and led light sources for plant production // Bulletin NGIEI. 2019. № 9 (100). P. 46-56.

Введение

Одной из приоритетных задач в развитии всего агропромышленного комплекса является развитие тепличного растениеводства [1, с. 4; 2, с. 3]. На сегодняшний день распространенными технологиями в светокультуре растений являются светильники типа ЖСП с лампами ДНаЗ. В настоящее время как в России, так и за рубежом проводятся исследования по замене данных светильников на светодиодные и индукционные светильники для облучения растений.

В работе [3, с. 173] показаны результаты исследования выращивания растений томата (Solanum Lycopersicum L.) сорт Полонез F1 двумя различными по спектру системами облучения при обеспече-

нии одинакового уровня фотонной облученности (140 мкмольс-2м-2). В первой зоне использовали облучатель, состоящий из люминесцентных ламп типа OSRAM L58W/840 LUMILUX Cool White и OSRAM L58W/77 FLUORA, по 8 штук каждых, смонтированных на одном каркасе с чередованием. Во второй зоне использовали такой же облучатель с добавлением PCB светодиодов Star с длинами волн 630 и 735 нм (по 40 шт. каждых). Для обеспечения одинакового уровня фотонной облученности высоту подвеса облучателей устанавливали различными (0,38 м для спектра тип I и 0,71 м - для спектра тип II). Освещенность в зонах выращивания растений при этом составляла 11,9 и 9,7 кЛк соответственно. Продолжительность облучения в сутки (фотопери-

од) устанавливали 16 ч. Установлено, что изменение доли длинноволнового диапазона ФАР с 37 до 50 % (на 13 %) ведет к существенной разнице практически всех биометрических показателей растений в процессе их выращивания и изменению величины коэффициента энергоэкологичности с 22 до 38 % (на 16 %).

В работе [4, с. 260] показаны результаты исследования выращивания корнеплоды корневого сорта петрушки Урожайная двумя различными по спектру системами облучения при обеспечении одинакового уровня фотонной облученности (80 мкмольс-1м-2). В первой зоне использовали светодиодные облучатели фирмы «Ледел» марки L-fito, в количестве 5 шт., закрепленных на штангах с шагом 0,3 м, размещенных на высоте 1,17 м над верхушками растений. Единичная мощность облучателя 60 Вт, тип КСС-Д, состоит из 10 синих, 10 белых и 30 красных светодиодов (СД). Спектр, задаваемый соотношением интенсивности излучения в синем (400-500 нм), зеленом (500-600 нм) и красном (600-700 нм) спектральных диапазонах ФАР составлял 31 % : 9 % : 60 %. Во второй зоне использовали облучатель ЖСП30-400-010 «Reflux» с натриевой лампой (НА) мощностью 400 Вт, размещенный на высоте 1,07 м над верхушками растений. Спектр излучения в синем (400-500 нм), зеленом (500-600 нм) и красном (600-700 нм) спектральных диапазонах ФАР 9 % : 54 % : 37 %. Продолжительность облучения в сутки (фотопериод) устанавливали 8 ч. При одинаковой фотонной облученности по причине различного спектрального состава освещенность под СД была почти в 5 раз меньше, чем под НА (2,06 и 9,7 кЛк соответственно), при этом облученность ФАР была больше на 25 % (22,1 и 17,7 Втм-2 соответственно). В конце эксперимента (на 22 сутки) фиксировали количество листьев в розетке и их длину, сырую массу листьев и содержание в них сухого вещества, билатеральные признаки в листьях петрушки. Установлено, что количество листьев и сухая масса вещества петрушки сопоставимы, а длина и масса листьев под СД на 20 % меньше чем под НА.

В работе [5, с. 58] показаны результаты исследования выращивания гибридов гладкоплодного огурца Мономах F1, томата Т-34 F^ краснолистно-го салата сорта Энтони. Облучатели включали различные комбинации синих (B1), зеленых (Gr), красных (Rt), дальних красных (FRt) СИД. Для томата оптимально сочетание спектра ФАР: синяя область спектра (400-500 нм) - 20 %, зеленая (500-600 нм) -20 %, красная (600-700 нм) - 60 %; для огурца справедливо соотношение 20 : 40 : 40 соответствен-

но. Влияние состава спектрального излучения на удлинение междоузлий и увеличение площади листа, то есть фитохромные реакции растений на красный и дальний красный свет, синергетический характер которых объясняется эффектом Эмерсона [6, с. 101]. На синтез антоцианов (красного пигмента) краснолистных зеленных культур влияет излучение в ультрафиолетовом (УФ) и синем диапазоне длин волн (320-470 нм). Однако высокая доля синего излучения (более 25 %) тормозит рост листовой пластины, что в конечном итоге снижает урожайность [7, с. 185; 8, с. 237]. Для контроля использовали натриевую лампу высокого давления 400 Вт (НЛВД). Время облучения соответствовало 16-часовому световому периоду. Облученность ФАР составляла: огурец и томат - 40 Вт/м2, салат -30 Вт/м2. Дневная и ночная температуры - 23-25 °С и 18-20 °С соответственно. Применение СИД в составе фитооблучателей при прочих равных условиях позволяет снизить их электропотребление приблизительно в 2 раза по сравнению с облучателями НЛВД. Сравнительные испытания облучателей показали, что в случае с СИД урожайность огурца и салата сопоставима с вариантом НЛВД, а урожай томата под НЛВД ниже СИД на 37 %.

Применение светодиодов в фитооблучателях позволяет создавать различные сочетания цветов в одном светильнике [9, с. 227].

Сопоставимые результаты имеются и с индукционными источниками света [10, с. 336].

Анализ показал, что все эти исследования посвящены влиянию систем освещения на растения. Исследования коэффициента пульсации светильников отсутствуют. Параметры микроклимата рабочих помещений влияют на общее состояние здоровья работников и качество их работы [11, с. 214; 12, с. 104]. Основными рабочими помещениями на тепличных комбинатах являются теплицы для выращивания овощей и зелени. Один из параметров микроклимата - освещение. Один из параметров освещения - коэффициент пульсации искусственной освещенности. Коэффициент пульсации Кп (%) - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света в осветительных установках при питании их переменным током [13, с. 3]. Пульсации светового потока оказывают негативное влияние на центральную нервную систему, вызывая чувство усталости, снижение работоспособности, и на органы зрения, вызывая их раздражение и ухудшение [14, с. 173]. Отрицательное воздействие пульсация светового потока на работоспособность человека оказывает как при дли-

тельном пребывании в условиях пульсирующего освещения, так и при кратковременном, в течение 15-30 минут. Неблагоприятное действие пульсации на организм человека возрастает с увеличением ее глубины [15, с. 1]. Поэтому цель работы - исследование коэффициента пульсации искусственных источников света, предназначенных для использования в теплицах, является актуальной.

Материалы и методы Теоретически коэффициент пульсации Кп определяется по выражению: Е - Е

^ _ макс_мин ^ 0 0

пон 2  Е '

2 Еср

где Eмакс, Емин - максимальное, минимальное значение освещенности за период ее колебания, лк; Еср -среднее значение освещенности за период ее колебания, лк.

За короткий промежуток времени значение освещенности может многократно изменяться. Поэтому необходимо использовать специализированные средства измерения. Измерения коэффициента пульсации освещенности проводились в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 54945-2012. В качестве средства измерения использовался сертифицированный пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ (08), внешний вид которого показан на рисунке 1. Измерения коэффициента пульсации проводились при освещенности от естественного освещения не более 10 % значения нормируемой освещенности.

Рис. 1. Внешний вид пульсметра-люксметра ТКА-ПКМ

Измерения проведены для светильников ЖСП с лампами ДНаТ, ДНаЗ и ЭмПРА ОАО КЭТЗ, светильников фирмы S&Q с индукционными круглыми лампами, светодиодных светильников ДСО-16 фирмы ОКБ Луч. Измерения проводились на 2 источниках света каждого типа по 3 измерения каждой точки.

Результаты

Проведены исследования уровня Кп различных типов тепличных светильников при выходе на номинальный режим, при номинальном режиме работы, при отклонении уровня питающего напряжения.

На рисунке 2 показаны результаты замера уровня Кп при выходе на номинальный режим светильника с лампой ДНаЗ.

Рис. 2. Коэффициент пульсации при выходе на номинальный режим для светильника с лампой ДНаЗ Fig. 2. Ripple coefficient when reaching the nominal mode for the luminaire with HPS lamp

Из рисунка 2 видно, что в течение первых 300 секунд (5 минут) Кп светильника с лампой ДНаЗ колеблется в диапазоне 50...100 %. Затем стабилизируется на уровне 87,7.88,4 %.

На рисунке 3 показаны результаты исследования влияния уровня питающего напряжения на уровень Кп светильника с лампой ДНаЗ. На основании результатов исследований с помощью про-

граммы MS Exse1 получено математическое выражение изменения фактического коэффициента пульсации Кп при изменении уровня питающего напряжения:

Кг, — Кг

(0,47 • К - 0,89 • Ки +1,42),

R2 = 0,9579,

где КП - коэффициент пульсации при номиналь-

ном напряжении, %; Kv —

Цф

и„.

изменение уров-

ня питающего напряжения, о. е.; иф - фактическое напряжение, В; ином - номинальное напряжение, В; Я2 - коэффициент детерминации, о. е.

Рис. 3. Зависимость коэффициента пульсации от уровня питающего напряжения для светильника с лампой ДНаЗ Fig. 3. Dependence of the ripple coefficient on the supply voltage level for a luminaire with HPS lamp

На рисунке 4 показаны результаты замера уровня Кп при выходе на номинальный режим светильника с лампой ДНаТ.

Из рисунке 4 видно, что в течение первых 600 секунд (10 минут) Кп светильника с лампой ДНаТ колеблется в диапазоне 49,8.100 %. Затем стабилизируется на уровне 90,6.92 %.

Рис. 4. Коэффициент пульсации при выходе на номинальный режим для светильника с лампой ДНаТ Fig. 4. Ripple coefficient when reaching the nominal mode for luminaire with HPS lamp

На рисунке 5 показаны результаты исследо- уровень Кп светильника с лампой ДНаТ. На основа-вания влияния уровня питающего напряжения на нии результатов исследований с помощью про-

граммы М8 Ех8е1 получено математическое выражение изменения фактического коэффициента пульсации Кп при изменении уровня питающего напряжения:

Кп = КПяом • (1,12 • KU - 2,39 • Ku + 2,27),

R2 = 0,938.

95,00

s

в ^ 94,50 '2 £

- M 94,00

X -—

S I 93,50 Ê E

s 93.00

-S 92.50

С 92.00

-Е- i

' H 91,50 91.00

Л,

Ч*'

N

<

• н

н  * 1  L Ж <  4

<

198 202 206 210 214 21Я 222 226 230 234 23Е 242

Напряжение питанияU, В Supply voltageU, Y

Рис. 5. Зависимость коэффициента пульсации от уровня питающего напряжения для светильника с лампой ДНаТ Fig. 5. Dependence of the ripple coefficient on the supply voltage level for a luminaire with HPS lamp

Рис. 6. Коэффициент пульсации при выходе на номинальный режим для светильника с индукционной лампой Fig. 6. Ripple coefficient when reaching nominal mode for luminaire with induction lamp

На рисунке 6 показаны результаты замера уровня Кп при выходе на номинальный режим светильника с индукционной лампой.

Из рисунка 6 видно, что в течение первых 14 минут Кп светильника с индукционной лампой колеблется в диапазоне 5,7.9,7 %. Затем стабилизируется на уровне 5,6 %. Изменение уровня питающего напряжения не влияет на уровень Кп светильника с индукционной лампой и равняется номинальному значению.

Исследование светодиодного светильника показали, что Кп мгновенно выходит на номинальный режим на уровне 0,6 %. Изменение уровня питающего напряжения не влияет на уровень Кп светодиодного светильника и равняется номинальному значению.

Обсуждение Согласно ГОСТ Р 55710-2013 [16, с. 7] допустимый Кп для сельскохозяйственных объектов составляет 20 %. Проведенные исследования показа-

ли, что Кп светильников с лампами ДНаТ и ДНаЗ с электромагнитными ПРА, применяемыми на подавляющем большинстве тепличных комбинатов России, не удовлетворяет требованиям ГОСТ.

Применение разрядных ламп высокого давления (РЛВД) с электронными ПРА не приводит к существенному снижению Кп из-за относительно низкой частоты выходного тока (порядка 135 Гц), ограниченной физическими особенностями работы горелок ламп. Наиболее распространенным спосо-

бом снижения Кп для РЛВД в осветительных установках с трехфазными групповыми линиями является расфазировка (поочередное присоединение светильников к разным фазам сети) [17, с. 1].

Проведенный анализ системы освещения теплиц показал, что подключение рядов светильников с лампами ДНаЗ в 1 одной типовой теплице выполнено по схеме, показанной на рисунке 7. Это позволяет снизить Кп до 9.11 %, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 55710-2013.

А А А

В В В

с с с

А А А

В В В

С С С

А А  А

В В В

J ряд

1 ряд 1 ряд

Рис. 7. Действующая схема поперечного подключения тепличных светильников на базе ламп ДНаТ Fig. 7. The current scheme for the transverse connection of greenhouse lamps based HPS lamps

Проведенные исследования светодиодных светильников и светильников с индукционными лампами показали, что их Кп удовлетворяет требо-

ваниям Р 55710-2013 без специальных схем. Это позволяет упростить схему подключения светильников продольными рядами по фазам (рис. 8).

В-В-В-В-В-В-В-В-В 2 ряд

Рис. 8. Перспективная схема продольного подключения тепличных светильников с индукционными лампами или светодиодных светильников Fig. 8. Perspective scheme of longitudinal connection of greenhouse lamps with induction lamps or LED lamps

Проведен технико-экономический сравнительный анализ двух вариантов схем подключения светильников для типовой теплицы размерами 81^6,4 м. В теплице система освещения выполнена тремя ря-

дами по 41 шт. в ряду. Цена на электротехническое оборудование и монтажные работы взята из источников [18, с. 1; 19, с. 1; 20, с. 1; 21, с. 83]. Результаты сравнительного анализа показаны в таблице 1.

Таблица 1. Результаты сравнительного технико-экономического анализа схем подключения тепличных светильников

Table 1. The results of a comparative feasibility study of the connection schemes for greenhouse lamps

№ Характеристика / Схема подключения рядов к отдельным фазам / Scheme of connecting rows to individual phases

п/п Characteristic Поперечные / Transverse Продольные / Longitudinal

1 2 3 4

1

Мощность на линию, кВт / Power per line, kW

Стоимость кабеля, тыс. руб. / Cable cost, thousand rubles

6,15

18,45

71,64

66,24

7

Окончание таблицы 1 / End of table 1

1 2 3 4

8 Прокладка кабеля, руб./п. м / Cable routing, rubles / m 100,00 100,00

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

Прокладка кабеля, тыс. руб. / Cable routing, thousand rubles Монтаж распределительной коробки, руб. /шт. Installation of a junction box, rub. / units Монтаж распределительной коробки, тыс. руб. / Installation of a junction box, thousand rubles Клемма 3-проводная, руб. /шт. / 3-wire terminal, rub. /PC.

Клемма 3-проводная, руб. / 3-wire terminal, rub.

Капитальные затраты, тыс. руб. /

Capital costs, thousand rubles

Экономия капитальных затрат, тыс. руб. /

Saving on capital costs, thousand roubles.

Удельное сопротивление, Ом/км /

Resistivity, Om / km

Сопротивление, Ом / Resistance, Om

Потери электроэнергии, кВтч /

Loss of electricity, kWh

Затраты на потери, тыс. руб. /

Costs of losses, thousand rubles

72,00

24,00

400,00 400,00

49,20 49,20

26,00 26,00

9,59 9,59

202,43 139,44

- 62,99

4,61 1,15

0,37 0,09

23 420,28 17 527,10

123,42

92,37

20

Экономия эксплуатационных затрат на электроэнергию, тыс. руб./год / Savings in operating costs for electricity, thousand rubles / year

31,06

Заключение

На основании проведенных исследований коэффициента пульсации тепличных светильников сформулированы следующие выводы:

- коэффициент пульсации Кп действующих тепличных светильников с лампами ДНаТ (ДНаЗ) с питанием 220 В больше, чем перспективных светодиодных светильников и светильников с индукционными лампами. Коэффициент пульсации тепличных светильников с лампами ДНаТ составляет 90,6.92 %, с лампами ДНаЗ 87,7.88,4 %, что не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 55710-2013, а коэффициент пульсации тепличных светильников с индукционными лампами - 5,6 %, светодиодных светильников - 0,6 %, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 55710-2013;

- изменение уровня питающего напряжения влияет на величину коэффициента пульсаций для

светильников с лампами ДНаТ (ДНаЗ) и не влияет на величину коэффициента пульсаций для светильников с индукционными лампами и светодиодных светильников. С помощью программы MS Exsel получены математические выражения изменения фактического коэффициента пульсации Кп светильников с лампами ДНаТ (ДНаЗ) при изменении уровня питающего напряжения;

- низкий уровень коэффициента пульсации светодиодных и индукционных светильников позволяет упростить схему подключения их к отдельным фазам с поперечных рядов на продольные. Проведенный технико-экономический сравнительный анализ двух вариантов для типовой теплицы показал, что схема подключения светильников к отдельным фазам продольными рядами имеет на 30 % меньше капитальные затраты и на 25 % меньше потери электроэнергии при эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. План реализации государственной программы Развитие АПК на 2017-2019 годы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mcx-nnov.ru/programma_razv_apk/ План реализации государственной программы Развитие АПК на 2017-2019 годы.

2. Постановление Правительства Нижегородской области от 06.03.2015 № 118 «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://docs.cntd.ru/document/465505664/ Постановление Правительства Нижегородской области от 06.03.2015 № 118 «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».

3. Ракутько С. А., Ракутько Е. Н. Влияние спектрального состава излучения на энергоэкологичность светокультуры // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2019. № 1 (54). С. 168-174.

4. Ракутько С. А., Васькин А. Н., Ракутько Е. Н. Статистический анализ флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков листьев петрушки (petroselinum tuberosum) при выгонке под различным спектром излучения // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2017. № 1 (46). С. 253-261.

5. Смирнов А. А., Прошкин Ю. А., Соколов А. В. Оптимизация спектрального состава и энергетической эффективности фитооблучателей // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. № 1 (34). С. 53-60.

6. Hao X., Little C., Zheng J. M., Cao R. Far-red LEDs improve fruit production in greenhouse tomato grown under high-pressure sodium lighting. Acta Horticulturale. 2016. № 1134. P. 95-102

7. Goto E., Hayashi K., Furuyama S., Hikosaka S., Ishigami Y. Effect of UV light on phytochemical accumulation and expression of anthocyanin biosynthesis genes in red leaf lettuce // Acta Horticulturale. 2016. № 1134. P. 179-186.

8. Nicole C. C. S., Charalambous F., Martinakos S., van de Voort S., Li Z., Verhoog M., Krijn M. Lettuce growth and quality optimization in a plant factory // Acta Horticulturale. 2016. № 1134. P. 231-238.

9. Yuferev L., Sokolov A. Energy-Efficient Lighting System for Greenhouse Plants // Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development. IGI Global. 2018. P. 204-229.

10. Ракутько С. А., Ракутько Е. Н., Васькин А. Н. Сравнительная оценка энергоэкологичности светокультуры салата (Lactuca Sativa L.) под натриевыми и индукционными лампами // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2016. № 43. С. 331-338.

11. Артюхин А. А. Профилактика профессиональных и экологических факторов риска. Волгоград, 2004.

288 с.

12. Краснощекова В. Н., Илюхин Н. В., Романова С. С., Ахметова Л. Х. Влияние световой среды на процесс утомления зрительного анализатора у оперативного персонала // Гигиена труда и медицинская экология. 2015. № 3. С. 98-105.

13. ГОСТ Р 54945-2012 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности. Стандартинформ: Москва. 2012. 15 с.

14. Воронин В. А. Качество освещения и охрана труда // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2016. № 2. С. 171-174.

15. Как влияют разные лампочки на здоровье человека? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vgil.ru/2011/10/08/kak-vliyayut-raznyie-lampochki-na-zdorov/ Как влияют разные лампочки на здоровье человека?

16. ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений. Москва. Стандартинформ. 2014. 20 с.

17. Коэффициент пульсации в осветительных установках [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://heliocity.ru/koehfficient-pulsacii/ Коэффициент пульсации в осветительных установках.

18. Электротехнические работы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://remontnn.ru/o-nas/nashi-ceny/#tab3/ Электротехнические работы.

19. Каталог товаров: NYМ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.etm.ru/catalog/ ?searchValue=NYM/ Каталог товаров: NYМ.

20. Каталог товаров: NYМ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://xcabel.ru/products/nym/ Каталог товаров: NYМ.

21. Kondrateva N. P., Filatov D. A., Terentyev P. V., Maksimov 1.1., Pushkarenko N. N. Study of the pulsation coefficient and its influence on the design solution of promising lighting system for greenhouses // Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективы развития аграрных наук». Чебоксары, 2019. С. 83-85.

Дата поступления статьи в редакцию 25.06.2019, принята к публикации 29.07.2019.

Информация об авторах: Кондратьева Надежда Петровна, доктор технических наук, профессор заведующий кафедрой «Автоматизированный электропривод»

Адрес: ФГБОУ ВО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 426069, Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Студенческая, 11 E-mail: aep_isha@mail.ru Spin-код: 1447-0720

Филатов Дмитрий Алексеевич, кандидат технических наук,

доцент кафедры «Механизация животноводства и электрификация сельского хозяйства»

Адрес: ФГБОУ ВО Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, 603107, Россия,

Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 97

E-mail: filatov_da@inbox.ru

Spin-код: 8417-4833

Терентьев Павел Валерьевич, кандидат технических наук,

доцент кафедры «Механизация животноводства и электрификация сельского хозяйства»

Адрес: ФГБОУ ВО Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, 603107, Россия,

Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 97

E-mail: terentyevpv@inbox.ru

Spin-код: 1644-5368

Заявленный вклад авторов: Кондратьева Надежда Петровна: общее руководство проектом, анализ и дополнение текста статьи. Филатов Дмитрий Алексеевич: сбор и обработка материалов, подготовка первоначального варианта текста. Терентьев Павел Валерьевич: сбор и обработка материалов, подготовка первоначального варианта текста.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Plan realizacii gosudarstvennoj programmy Razvitie APK na 2017-2019 gody [Elektronnyj resurs]. Available at: http://www.mcx-nnov.ru/programma_razv_apk/.

2. Postanovlenie Pravitel'stva Nizhegorodskoj oblasti ot 06.03.2015 No. 118 «Razvitie agropromyshlennogo kompleksa Nizhegorodskoj oblasti» [Elektronnyj resurs]. Available at: http://docs.cntd.ru/document/465505664/

3. Rakut'ko S. A., Rakut'ko E. N. Vliyanie spektral'nogo sostava izlucheniya na energoekologichnost' sveto-kul'tury [The influence of the spectral composition of radiation on the energy-ecological compatibility of light culture], Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of St. Petersburg State Agrarian University], 2019, No. 1 (54), pp. 168-174.

4. Rakut'ko S. A., Vas'kin A. N., Rakut'ko E. N. Statisticheskij analiz fluktuiruyushchej asimmetrii bilat-eral'nyh priznakov list'ev petrushki (petroselinum tuberosum) pri vygonke pod razlichnym spektrom izlucheniya [Statistical analysis of fluctuating asymmetry of bilateral signs of parsley leaves (petroselinum tuberosum) during distillation under a different emission spectrum], Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the St. Petersburg State Agrarian University], 2017, No. 1 (46), pp. 253-261.

5. Smirnov A. A., Proshkin Yu. A., Sokolov A. V. Optimizaciya spektral'nogo sostava i energeticheskoj effek-tivnosti fitoobluchatelej [Optimization of the spectral composition and energy efficiency of phytoradiators], El-ektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK [Electrotechnologies and electrical equipment in the agricultural sector], 2019, No. 1 (34), pp. 53-60.

6. Hao X., Little C., Zheng J. M., Cao R. Far-red LEDs improve fruit production in greenhouse tomato grown under high-pressure sodium lighting, Acta Horticulturale, 2016, No. 1134, pp. 95-102.

7. Goto E., Hayashi K., Furuyama S., Hikosaka S., Ishigami Y. Effect of UV light on phytochemical accumulation and expression of anthocyanin biosynthesis genes in red leaf lettuce, Acta Horticulturale, 2016, No. 1134, pp.179-186.

8. Nicole C. C. S., Charalambous F., Martinakos S., van de Voort S., Li Z., Verhoog M., Krijn M. Lettuce growth and quality optimization in a plant factory, Acta Horticulturale, 2016, No. 1134, pp. 231-238.

9. Yuferev L., Sokolov A. Energy-Efficient Lighting System for Greenhouse Plants. Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development, IGI Global, 2018, pp. 204-229.

10. Rakut'ko S. A., Rakut'ko E. N., Vas'kin A. N. Sravnitel'naya ocenka energoekologichnosti svetokul'tury salata (Lactuca Sativa L.) pod natrievymi i indukcionnymi lampami [A comparative assessment of the energy-ecological compatibility of lettuce culture (Lactuca sativa L.) under sodium and induction lamps], Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of St. Petersburg State Agrarian University], 2016, No. 43, pp. 331-338.

11. Artyuhin A. A. Profilaktika professional'nyh i ekologicheskih faktorov riska [Prevention of occupational and environmental risk factors], Volgograd, 2004, 288 p.

12. Krasnoshchekova V. N., Ilyuhin N. V., Romanova S. S., Ahmetova L. H. Vliyanie svetovoj sredy na process utomleniya zritel'nogo analizatora u operativnogo personala [The influence of the light environment on the process of fatigue of the visual analyzer in operational personnel], Gigiena truda i medicinskaya ekologiya [Occupational health and medical ecology], 2015, No. 3, pp. 98-105.

13. GOST R 54945-2012 Zdaniya i sooruzheniya. Metody izmereniya koefficienta pul'sacii osveshchennosti [Buildings and constructions. Methods of measuring the ripple coefficient of illumination], Moscow, Standartinform, 2012. 15 p.

14. Voronin V. A. Kachestvo osveshcheniya i ohrana truda [Lighting quality and labor protection], Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Kuzbass State Technical University], 2016, No. 2, pp. 171-174.

15. Kak vliyayut raznye lampochki na zdorov'e cheloveka? [Elektronnyj resurs]. Available at: http://vgil.ru/2011/ 10/08/kak-vliyayut-raznyie-lampochki-na-zdorov/ Kak vliyayut raznye lampochki na zdorov'e che-loveka?

16. GOST R 55710-2013 Osveshchenie rabochih mest vnutri zdanij. Normy i metody izmerenij [Lighting workplaces inside buildings. Norms and methods of measurements]. Moskva. Standartinform: 2014. 20 p.

17. Koefficient pul'sacii v osvetitel'nyh ustanovkah [Elektronnyj resurs]. Available at: https://heliocity.ru/koehfficient-pulsacii/ Koefficient pul'sacii v osvetitel'nyh ustanovkah.

18. Elektrotekhnicheskie raboty [Elektronnyj resurs]. Available at: http://remontnn.ru/o-nas/nashi-ceny/#tab3/ Elektrotekhnicheskie raboty.

19. Katalog tovarov: NYM [Elektronnyj resurs]. Available at: https://www.etm.ru/catalog/ ?search-Value=NYM/ Katalog tovarov: NYM.

20. Katalog tovarov: NYM [Elektronnyj resurs]. Available at: https://xcabel.ru/products/nym/ Katalog tovarov: NYM.

21. Kondrateva N. P., Filatov D. A., Terentyev P. V., Maksimov I. I., Pushkarenko N. N. Study of the pulsation coefficient and its influence on the design solution of promising lighting system for greenhouses, Materialy Mezhdu-narodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Perspektivy razvitiya agrarnyh nauk» [Materials of the International scientific-practical conference «Prospects of development of agrarian Sciences»], Cheboksary, 2019. pp. 83-85.

Submitted 25.06.2019; revised 29.07.2019.

About the authors:

Nadezhda P. Kondratyeva, Dr. Sci. (Engineering), professor, head of chair «Automated electric drive» Address: Izhevsk state agricultural Academy, 426069, Russia, ANS Republic, Izhevsk, Studencheskaya Street, 11 E-mail: aep_isha@mail.ru Spin-Kog: 1447-0720

Dmitry A. Filatov, Ph. D. (Engineering), associate professor of the chair of Mechanization of Livestock and Electrification of Agriculture

Address: Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 603107, Russia, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 97 E-mail: filatov_da@inbox.ru Spin-code: 8417-4833

Pavel V. Terentyev, Ph. D. (Engineering), associate professor of the chair of Mechanization of Livestock and Electrification of Agriculture

Address: Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 603107, Russia, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 97 E-mail: terentyevpv@inbox.ru Spin-code: 1644-5368

Contribution of the authors: Nadezhda P. Kondratyeva: managed the research project, analyzing and supplementing the text. Dmitry A. Filatov: collection and processing of materials, preparation of the initial version of the text. Pavel V. Terentyev: collection and processing of materials, preparation of the initial version of the text.

All authors have read and approved the final manuscript.