УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ

Устройство относится к области приборостроения, а именно к технике измерения потоков жидкости электромагнитным методом и предназначено для поверки водосчетчиков, установленных в квартирах и других местах потребления воды, методом сравнения объема воды, измеренного поверяемым счетчиком с объемом, измеренным установкой.
Известно устройство для поверки расходомеров [1], в качестве средства измерения в котором использован электромагнитный первичный преобразователь, состоящий из двух катушек возбуждения магнитного поля, участка трубопровода и двух электродов, в канале первичного преобразователя установлена индукционная катушка, которая подключена к интегрирующему преобразователю. В цепь питания катушек возбуждения включено электрическое сопротивление, напряжение с интегрирующего преобразователя и с сопротивления подведены к измерителю отношения напряжения. Питание катушек возбуждения производится от источника переменного тока.
В качестве наиболее близкого технического решения может быть принято устройство для поверки счетчиков воды [2], содержащее гидравлическую сеть, в состав которой входят подающий патрубок, емкость для взвешивания воды и весы, при этом, гидравлическая сеть устройства заключена в компактный корпус, разомкнута и снабжена патрубком для подключения к действующему водопроводу, гибким соединительным шлангом, реле блока, электронным блоком управления, электромагнитным клапаном, стеклянной трубкой, инфракрасным термометром, а также дисплеем и клавиатурой весов.
Недостатком известного устройства является неудобство эксплуатации и цикличность работы, вызванные необходимостью периодически опорожнять емкость для взвешивания воды.
Техническим результатом заявленного устройства является создание переносной установки для поверки счетчиков жидкости, работающей в непрерывном режиме и упрощение процесса ее эксплуатации.
Указанный технический результат достигается благодаря применению в заявленной установке, состоящей из средства измерения, в качестве которого использован высокоточный (образцовый) электромагнитный расходомер, снабженного вводным и отводным шлангами, электрически связанного с контроллером, имеющим индикатор, размещенных в едином компактном корпусе.
Заявленное устройство поясняется чертежами, где на Фиг.1 изображена функциональная схема переносной поверочной установки, на Фиг.2 изображен внешний вид контроллера, а на Фиг.3 изображен внешний вид выносного блока управления.
Установка переносная поверочная состоит из эталонного средства измерения - высокоточного (образцового) электромагнитного расходомера 1, выход которого электрически связан со входом 2 контроллера 3. К расходомеру 1 подключены гибкий вводной шланг 4 и гибкий отводной шланг 5. Контроллер 3 снабжен жидкокристаллическим индикатором 6 и подключен к источнику постоянного тока 7, в качестве которого может быть использован блок питания или аккумуляторная батарея. Для управления установкой при ее эксплуатации в труднодоступных местах к контроллеру 3 может подключаться посредством кабеля 8 выносной блок 9, снабженный жидкокристаллическим индикатором 10. Все компоненты установки размещены в едином компактном корпусе 11.
Поверка счетчиков воды, находящихся непосредственно на месте их эксплуатации проводится согласно [3] и [4].
Подготовка к работе:
Вводной шланг 4 установки с помощью быстроразъемного зажима присоединяют к системе водоснабжения 12, в которой установлен поверяемый счетчик 13. Отводной шланг 5 опускают в раковину, либо иное сантехническое устройство, соединенное с канализацией. Настраивают расход воды на требуемый по условиям испытания уровень при помощи вентиля 14 (водозапорная арматура), имеющегося в системе водоснабжения 12. Включают установку посредством кнопки управления питанием «Вкл/выкл». На жидкокристаллическом индикаторе контроллера появится надпись:
Т
е
с
т
к
о
н
т
р
о
л
л
е
р
а
После самотестирования контроллера на его индикаторе должна высветиться надпись:
Б
а
т
а
р
е
я
Х
Х
Х
%
В случае обнаружения внутренней ошибки контроллера на его индикаторе появится соответствующее сообщение об ошибке.
Нажимают кнопку «ВВОД». На индикаторе контроллера появятся значения текущего времени и даты:
Б
а
т
а
р
е
я
Х
Х
Х
%
Ч
Ч
:
М
М
Д
Д
:
М
М
:
Г
Г
Использование установки:
После подготовки к работе соединяют выход поверяемого счетчика со входом контроллера. При поверке счетчиков, оборудованных узлом оптоэлектронного съема сигналов необходимо установить оптосчитыватель на поверяемый прибор и подключить его кабель ко входу измерительного канала контроллера. При поверке счетчиков с импульсным выходом сигналов необходимо подключить соответствующий кабель ко входу измерительного канала контроллера. Открыть вентиль и включить питание установки нажатием на кнопку «Вкл/выкл». После появления на индикаторе контроллера сообщения «Режим проверки приборов» нажимают кнопку «ВВОД», появится следующее сообщение:
Н
о
м
е
р
п
р
о
т
о
к
о
л
а
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Нажимают кнопку «ВВОД». На индикаторе контроллера появится сообщение:
Режим:
старт/стоп
С помощью кнопок «←» и «→» выбирают «Импульсный режим»:
Режим:
импульсный
Нажимают кнопку «ВВОД». После появления на индикаторе контроллера сообщения:
Введите объем
000 л.
вводят коэффициент пересчета количества пришедших с поверяемого счетчика импульсов в объем протекшей воды в литрах. Нажать кнопку «ВВОД». Для возврата к предыдущему шагу нажимают кнопку «СБРОС». После появления на индикаторе контроллера сообщения:
Введите л/имп.
с помощью кнопок «←» и «→», «+» и «-» вводят значение объема воды, пропускаемой через установку при каждом измерении на выбранном расходе. Нажимают кнопку «ВВОД». Если значение литров на импульс превышает введенное значение объема, на индикаторе контроллера сообщения:
Ошибка объема повторите ввод
После корректного ввода значений объема и количества литров на импульс на индикаторах контроллера и выносного блока появятся значение текущего расхода воды, измеряемого установкой:
Расход Z.ZZZ м куб/ч
Настраивают расход воды на требуемый по условиям испытания уровень при помощи вентиля. Для возврата к предыдущему шагу нажимают кнопку «СБРОС». Запуск процесса измерения производят нажатием кнопки «ВВОД». На индикаторе контроллера появляется сообщение:
Ожидание имп.Z.ZZZ м куб/ч
После прихода первого импульса от поверяемого счетчика на индикаторе контроллера появляется значение объема воды, измеренного установкой (верхняя строка) и время, прошедшее с начала измерения в секундах (нижняя строка):
###U240###U240###U240###U240###U240###U240###U240ml
###U240###U240###U240.###U240сек.
На жидкокристаллическом индикаторе выносного блока управления высвечивается значение объема в литрах, измеренного установкой. При достижении заданного объема воды, измеренного поверяемым счетчиком, процесс текущего измерения заканчивается. На индикаторе контроллера появляются значения объемов воды, измеренных установкой (верхняя строка) время, прошедшее с начала измерения в секундах (нижняя строка) и значение погрешности поверяемого счетчика (справа в нижней строке):
###U240###U240###U240###U240###U240###U240###U240ml
###U240###U240###U240.###U240сек
###U240###U240.###U240###U240%
На жидкокристаллическом индикаторе выносного блока управления высвечивается значение погрешности поверяемого счетчика,
Погрешность рассчитывается по формуле (I):
где: Vп - объем воды, измеренный поверяемым счетчиком, м куб.
Vэ - объем воды, измеренный установкой, м куб.
Для выполнения следующих измерений на текущем расходе нажимают кнопку «ВВОД» на контроллере или «Старт/Стоп» на выносном пульте управления. В этом случае процесс измерения возобновляется. Для проведения измерений на другом значении расхода, либо для завершения поверки нажимают кнопку «СБРОС». На индикаторе контроллера появляется надпись:
Новый протокол
Да
Нет
При нажатии кнопки «ВВОД» процесс измерения начинается на новом значении поверочного расхода. При нажатии кнопки «СБРОС» процесс поверки завершается, номер протокола поверки увеличивается на единицу.
Поверка счетчиков в режиме «Старт/Стоп».
После подготовки к работе открыть вентиль и включить питание установки. После появления на индикаторе контроллера сообщения «Режим проверки приборов» нажимают кнопку «ВВОД», появится следующее сообщение:
Н
о
м
е
р
п
р
о
т
о
к
о
л
а
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Нажимают кнопку «ВВОД». На индикаторе контроллера появится сообщение:
Режим:
старт/стоп
Нажимают кнопку «ВВОД». На индикаторе контроллера появится сообщение:
Введите объем
000 л.
вводят значение объема воды, пропускаемой через установку при каждом измерении на выбранном расходе. Нажимают кнопку «ВВОД». Для возврата к предыдущему шагу нажимают кнопку «СБРОС». На индикаторах контроллера и выносного блока появятся значение текущего расхода воды, измеряемого установкой:
Расход
Z.ZZZ м куб/ч
Настраивают расход воды на требуемый по условиям испытания уровень при помощи вентиля 12. Для возврата к предыдущему шагу нажимают кнопку «СБРОС». Фиксируют начальные показания счетного механизма поверяемого счетчика, и нажать кнопку «Старт/Стоп» на выносном блоке управления. На индикаторе контроллера появляется значение объема воды, измеренного установкой (верхняя строка) и время, прошедшее с начала измерения в секундах (нижняя строка):
###U240###U240###U240###U240###U240###U240###U240ml
###U240###U240.###U240###U240сек.
На индикаторе выносного блока появится значение объема воды, измеренного установкой. При достижении заданного объема воды, измеренного поверяемым счетчиком, нажимают кнопку «Старт/Стоп» на выносном блоке управления и процесс текущего измерения заканчивается. На индикаторе контроллера появляются значения объемов воды, измеренных установкой (верхняя строка) время, прошедшее с начала измерения в секундах (нижняя строка) и значение погрешности поверяемого счетчика (справа в нижней строке):
###U240###U240###U240###U240###U240###U240###U240ml
###U240###U240###U240.###U240сек ###U240###U240.###U240###U240%
На жидкокристаллическом индикаторе выносного блока управления высвечивается значение погрешности поверяемого счетчика. Погрешность рассчитывается по формуле (1).
Для выполнения следующих измерений на текущем расходе нажимают кнопку «ВВОД» на контроллере или «Старт/Стоп» на выносном пульте управления. В этом случае процесс измерения возобновляется. Для проведения измерений на другом значении расхода, либо для завершения поверки нажимают кнопку «СБРОС». На индикаторе контроллера появляется надпись:
Новый протокол
Да
Нет
При нажатии кнопки «ВВОД» процесс измерения начинается на новом значении поверочного расхода. При нажатии кнопки «СБРОС» процесс поверки завершается, результаты сохраняются в памяти контроллера, номер протокола поверки увеличивается на единицу. Далее процесс поверки повторяют.
Заявленная портативная установка производится на предприятии ФГУ «Кировский ЦСМ».
Список литературы:
[1] - патент на изобретение RU №2146042 «Способ градуировки и поверки электромагнитных расходомеров», G01F 25/00, Опубликовано: 2000.02.27 БИ №6.
[2] - патент на полезную модель RU №58701, «Устройство для поверки счетчиков воды», МПК G01F 25/00, Опубликовано: 27.11.2006 БИ №33.
[3] - МИ 1592-99 «Счетчики воды. Методика поверки»
[4] - ГОСТ 8.156-83 «Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки».