ОПТИЧЕСКИЙ СВЕТОФИЛЬТР ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полезная модель относится к хроматографическому анализу серосодержащих веществ и может быть использована в пламенно-фотометрических детекторах хроматографов.
Традиционно при анализе серы с помощью пламенно-фотометрического детектора (ПФД) в его конструкции используется оптический интерференционный светофильтр с длиной волны максимального пропускания 392 нм, состоящий из последовательно склеенных поглощающего цветного стекла СС4, элементарного узкополосного светофильтра на подложке из стекла К8 и поглощающего цветного стекла СЗС22. Стекло СС4 фильтрует побочные полосы пропускания интерференционного светофильтра с коротковолновой стороны спектра, а стекло СЗС22 - с длинноволновой стороны (пламенно-фотометрический детектор 214.2.840.044 - ближайший аналог, изготовитель ЗАО СКБ "Хроматэк").
mах
mах
mах
Известная конструкция светофильтра имеет следующие недостатки. Коэффициент пропускания на длине волны максимального пропускания λ не удается получить высоким при одновременном надежном подавлении фона (<0,1%) за пределами λ из-за ограниченного выбора пленкообразующих материалов и цветных поглощающих стекол, что приводит к снижению предела детектирования. Длина волны λ=392 нм не является оптимальной с точки зрения селективности ПФД, так как на этой длине волны имеется не только излучение серы, но и мешающее излучение углеводородов. Кроме того, на этой длине волны углеводороды могут "маскировать" излучение серы.
Задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является устранение указанных недостатков, а именно улучшение основной характеристики ПФД - предела детектирования.
Указанная задача решается тем, что в оптическом светофильтре для хроматографического анализа серосодержащих веществ, содержащем поглощающие стекла, первое из которых предназначено для фильтрации мешающего излучения в коротковолновой области спектра, а второе - в длинноволновой, в качестве первого поглощающего стекла использовано стекло УФС6, формирующее полосу пропускания на длине волны λ, смещенной в ультрафиолетовую часть коротковолновой области спектра, при этом первое поглощающее стекло склеено непосредственно со вторым поглощающим стеклом марки СЗС21. Длина волны λ составляет 365 нм.
Смещение длины волны до 365 нм приводит к тому, что мешающее излучение углеводородов и их "маскирующее" действие практически отсутствуют. Стекла УФС6 и СЗС21 формируют полосу излучения серы. Коэффициент пропускания на длине волны максимального пропускания 365 нм достигает более 70% при одновременном надежном подавлении фона (<0,1%). Использование такой конструкции светофильтра позволяет улучшить предел детектирования ПФД более чем в 2 раза. Кроме того, конструкция упрощается за счет того, что отпадает необходимость в изготовлении тонкопленочного интерференционного светофильтра.