МНОГОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР

Многочастотный электростимулятор относится к медицинской технике и может использоваться в медицинских учреждениях и бытовых условиях для лечебных целей как обезболиватель и стимулятор для восстановительного лечения тканей, органов и систем, особенно нервов и мышц, утративших свою нормальную функцию в результате болезни или травмы.
Известен аналог аппликатор Ляпко [см. патент РФ 2195917 26.04.2012]. Резиновый коврик, с иглами выполненными в виде стержня с острием на одном конце и нанесенным покрытие с образованием вблизи острия зоны, составленной, по меньшей мере, из двух материалов с разными электрохимическими потенциалами. Такое выполнение игл обеспечивает как механическое, так и электрическое действие на соответствующую зону тела пользователя.
Недостатком этого устройства является статическое воздействие электрических потенциалов возникающих между иглами.
Известен патент на изобретение [см. патент RU 2106885 20.03.1998] многоканальный электростимулятор «Альтаир». Электростимулятор малогабаритный МИОРИТМ 040 (Альтаир) предназначен для многоканального электрического воздействия низкочастотными импульсными токами, модулированными по амплитуде и частоте. Повышенное число каналов позволяет одновременно воздействовать на ряд сопряженных структур, что расширяет область применения и повышает эффективность лечения.
Недостатком данного прибора является сложность в бытовом использовании, широкая площадь электродов не позволяющая точно воздействовать на нервные окончания.
В качестве ближайшего аналога выбрано устройство для низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-8", в котором используются модулированные синусоидальные токи. Согласно инструкции к прибору - Микроконтроллер устройства формирует напряжение синусоидальной формы с частотой 5 кГц, модулирует его напряжением синусоидальной формы с частотой от 10 Гц до 150 Гц. Задает глубину модуляции от 0% до 150%, обеспечивает плавное нарастание и спад токов в каналах при работе в кольцевом режиме.
К недостатками этого устройства прототипа относятся: ограниченность 4мя электродами, большой выбор программ, что усложняет использования прибора в бытовых условиях и приводит к его удорожанию, электроды представляют из себя электропроводящую цельную поверхность по которой во всех точках соприкосновения с телом человека протекает одинаковый импульсно-модулированный ток.
Задачей предлагаемой полезной модели является совместить в себе принципы работы аппликатора Ляпко и прибора Амплипульс-8. Для этого к микроконтроллерному блоку формирования импульсов подключены через соединительный кабель электроды, установленные в силиконовый(резиновый) коврик, выполненные в форме притупленных игл, к которым подается импульсный ток.
Лечебный результат получается за счет воздействия на нервные окончания через токопроводящие иглы импульсным током разной частоты, что вызывает физиологическую реакцию организма человека в виде сокращения мышц под электродами. Большое количество электродов и частая циклическая смена частот импульсов не дадут произойти эффекту привыкания организма к электрическому воздействию. С целью удешевления и упрощения эксплуатации, прибор имеет автоматический цикл смены частоты импульсов между электродами, для управления используется кнопка смены частотного режима и регулятор силы тока.
Поставленная задача решается благодаря тому, как и в прототипе прибора Амплипульс-8, содержится блок формирования импульсов и несколько электродов. Но предусмотрены следующие отличия:
в качестве источника импульсного воздействия используется силиконовый(резиновый) коврик с расположенном на нем притупленными игольчатыми электродами, выполненными из токопроводящего материала, к которым по кабелю подводится ток от задающего импульсы устройства.
Игольчатые электроды соединены между собой в рядах так, что импульсный ток, протекающий по ряду электродов, чередуется с рядом электродов, объединенным в общий провод.
Количество электродов, выполненных в виде соединенных в цепочку, токопроводящих притупленных игл, определяется зоной воздействия на теле человека (суставные отделы меньшее количество электродов, поясничный и шейный, отдел большее количество электродов).
Программа формирования импульсов передает на каждый последующий электродный ряд (канал) импульсы с частотой кратной согласно следующей последовательности 1:2:3:4 и т.д. и периодической сменой их между собой по кругу.
Кроме того постоянное изменение частоты импульсов, задаваемых программой управления, не требует модуляции, так как смена импульсов на большом количестве электродов не создает привыкание участка тела на котором производится воздействие.
В качестве управления прибора имеется только кнопка смены частотного режима и регулятор силы тока воздействия, что значительно облегчает работу с прибором, особенно в бытовых условиях.
Упрощение конструкции блока формирования импульсов приводит к удешевлению конструкции. Автоматический режим работы упрощает ее использование в бытовых условиях. Наличие большого количества электродов позволяет усилить лечебный эффект в проблемном месте на теле человека.
Заявляемая полезная модель обладает совокупностью существенных признаков, неизвестных из уровня техники для объектов аналогичного назначения, что позволяет сделать вывод о ее соответствии критерию «новизна».
Полезная модель поясняется чертежами:
Фиг. 1 структурная схема устройства,
Фиг. 2 вид коврика с электродами сбоку,
Фиг. 3 вид коврика с электродами сверху,
Фиг. 4 устройство коврика с электродами,
Фиг. 5 электрическая схема коврика с электродами,
Фиг. 6 функциональная схема блока формирования импульсов.
Заявляемый многочастотный электростимулятор фиг. 1 состоит из блока формирования импульсов 2, к которому кабелем 4 подключен коврик с электродами 3. Питающее напряжение осуществляется от внешнего источника 1 или установленной внутри батареи 5 типа «Крона».
Тело коврика 10 с электродами фиг. 2 и фиг. 3 выполнено из диэлектрического материала (силикон, резина), безопасного для организма человека и имеющего возможность подвергаться термической обработке. В коврик установлены токопроводящие электроды 6, соединенные между собой токопроводящими проводами посредством пайки 7 проводами 8, объединенными в кабель 4. Электрическая схема соединения электродов представлена на Фиг. 5. Между каждым проводом (каналом) 8 с протекающим по нему импульсным током располагается общий провод (земля) 9. Количество каналов и форма коврика с электродами определяется местом применения устройства на теле человека.
Импульсы тока, воздействующие на организм человека, формируется в микроконтроллерном блоке формирования импульсов 2 Фиг. 6. Соотношение формируемых частот в каналах 1:2:3:4… Или 5000 Гц : 2500 Гц : 1667 Гц : 1250 Гц и т.д. В низкочастотном режиме, устанавливаемом переключателем 11 частоты распределяются по каналам 100 Гц : 50 Гц : 33 Гц : 25 Гц и т.д. Через определенное количество циклов, которые тоже меняются во времени, происходит смена частоты импульсов по каналам и далее по кругу. Сила тока воздействия устанавливается регулятором 12 и определяется по яркости свечения индикатора 13.