УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАБОРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЫ

Данное техническое решение относится к разделу медицинской техники, точнее к устройствам, предназначенным для забора биопробы со стенок полого органа, например мазка со стенки горла при заболевании ангиной.
Известно устройство для забора биологической пробы, содержащее емкость цилиндрической формы с торцевым отверстием, соединенным с наконечником. Внутри емкости установлен поршень, соединенный с рукояткой для его перемещения (Патент на изобретение RU 2234371 от 16.06.2000).
Известно также устройство для забора биологической пробы, содержащее рукоятку со стержнем, на конце которого закреплен рабочий элемент в виде металлической ложечки ((Иллюстрированный каталог фирмы SKLAR-WITTE GMBH 1973 г. С. 158, изделие 40-7293).
Наиболее близким по конструкции к заявляемому объекту является устройство для забора биологической пробы, содержащее рукоятку со стержнем, на конце которого закреплен рабочий элемент из электрета с электрическим потенциалом 3-5 кВ, изготовленный из полимерного материала в форме круга с овальными краями, соединенного со стержнем гибкой ножкой (патент на полезную модель РФ №112019 от 28.07.2011). Это устройство было выбрано нами в качестве прототипа.
Недостаток прототипа выражается в погрешности наведения рабочего элемента на целевую точку при заборе мазка в очаге поражения. Дело в том, что перед забором биологической пробы, например патологической слизи в очаге поражения со стенки горла при тяжелой форме ангины, горло больного обследуется врачом с помощью ларингологического зеркала. Известное устройство для забора биологической пробы не имеют в своей конструкции зеркала, поэтому врач ларинголог наводит рабочий элемент инструмента на очаг поражения, например фурункул, практически вслепую, что и приводят к указанной геометрической погрешности, особенно если очаг поражения находится глубоко в горле
Целью настоящей работы является создание устройства, конструкция которого обеспечивает возможность забора биологической пробы под визуальным контролем врача.
Технический результат полезной модели выражается в расширении арсенала технических средств ларингологии. Он достигается тем, что в устройстве для забора биологической пробы, содержащем рукоятку со стержнем, на конце которого закреплен рабочий элемент из электрета с электрическим потенциалом 3-5 кВ, изготовленный из полимерного материала в форме круга с овальными краями, соединенного со стержнем гибкой ножкой, рабочий элемент выполнен из светопрозрачного материала толщиной 2,0-3,0 мм, при этом на его тыльной стороне нанесен зеркальный слой с внешним защитным покрытием.
Далее описание сопровождается рисунками и пояснениями к ним. На фиг. 1, показана конструкция предлагаемого устройства (вид спереди), а на фиг. 2 - вид устройства сбоку. На фиг. 3 дано сечение А-А фиг. 2. На фиг. 4, 5 приведен пример использования предложенного устройства при взятие мазка со стенки горла больного при заболевании фолликулярной ангиной.
Устройство для забора биологической пробы имеет рукоятку 1 с которой жестко соединен стержень 2. Рукоятка 1 и стержень 2 изготовлены из полужесткого полимера, например полиуретана. Длина стержня 2 составляет 10-15 см. Стержень длиной 10 см используется в устройстве, предназначенном для обследовании детей. На стержне 2 закреплена насадка, содержащая соединительный колпачок 3, на котором посредством гибкой ножки 4 удерживается рабочий элемент 5. Соединительный колпачок 3 и гибкая ножка 4 изготовлены из тефлона. Рабочий элемент 5 расположен под углом α=44°-46° относительно геометрической оси стержня 2. В качестве рабочего элемента 5 использован электрет с электрическим потенциалом 3-5 кВ, изготовленный из светопрозрачного полимера, например оргстекла, толщиной 2,0-3,0 мм в форме круга с овальными краями.
Электреты являются электрическими аналогами магнитов. Они создают постоянное электрическое поле в окружающем пространстве и обладают длительным действием (до многих лет) (Физический энциклопедический словарь. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - С. 862).
Лицевая и тыльная стороны рабочего элемента 5 отполированы и расположены взаимно параллельно. Электрические заряды (+), (-) электрета проходят параллельно лицевой и тыльной сторонам рабочего элемента 5, как показано на фиг. 3. На тыльной стороне рабочего элемента 5 нанесен зеркальный слой 6, например алюминиевый толщиной 5-10 мкм методом вакуумного напыления. Зеркальный слой 6 имеет внешнее защитное покрытие 7, в качестве которого может быть использована, например пластинка из гетинакса.
Врач ларинголог вводит рабочий элемент 5 в горло больного и осматривает стенки S горла при включенном осветителе L (фиг. 4). При обнаружении очага поражения - гнойника G врач прижимает рабочий элемент 5 к гнойнику G, как показано на фиг. 5. Под действием электрического поля электрета 3-5 кВ в биологических тканях индуцируется электрический заряд противоположного знака. Так, если заряд электрета рабочего элемента имеет потенциал +4 кВ, в тканях горла индуцируется заряд - 4 кВ, в результате чего рабочий элемент притянется и прижмется к поверхности горла пациента. После этого инструмент извлекают из полости рта. При этом на поверхности рабочего элемента 5 останется слизь с поверхности горла, которая прилипает к электрету силой электрического притяжения. Эта слизь (мазок) смывается в чашечку Петри для лабораторного анализа.