ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ РЕМОНТНОГО КОТЛОВАНА

Полезная модель относится к устройствам, используемых при строительстве и ремонте трубопроводов для контроля крутизны откосов ремонтного котлована.
Ближайшим аналогом является Угломер, содержащий корпус, круглую шкалу, закрепленную на корпусе, указатель, установленный на оси в центре круглой шкалы с возможностью поворота, лазер (см. например, http://all-make.ru/raznye/163-prostejshij-uglomer-svoimi-rukami.html).
Недостатком ближайшего аналога является наличие отвеса с грузом, который в полевых условиях подвержен воздействию ветра и не обеспечивает точную индикацию горизонтали или вертикали, относительно которых измеряют угол поворота лазера, луч которого направлен в точку, угол направления на которую необходимо измерить.
Технический результат выражается в повышении надежности получения результатов измерения при осуществлении контроля крутизны откосов ремонтного котлована.
Сущность заявленного Прибора для контроля крутизны откосов ремонтного котлована заключается в том, что он содержит корпус,  круглую шкалу, закрепленную на корпусе, указатель, установленный на оси в центре круглой шкалы с возможностью поворота, лазер, и отличается от ближайшего аналога тем, что на корпусе размещен пузырьковый уровень, лазер размещен на указателе таким образом, что его луч находится в плоскости, перпендикулярной круглой шкале и в которой расположен конец указателя.
Сущность технического решения поясняется чертежами, где:
на фиг.1 - вид спереди;
на фиг.2 - вид сбоку;
на фиг.3 - вид сзади.
Прибор для контроля крутизны откосов ремонтного котлована содержит корпус 1, круглую шкалу 2, закрепленную на корпусе 1, указатель 3, установленный на оси в центре круглой шкалы 2 с возможностью поворота, лазер 4 (фиг.1, 2, 3). На корпусе 1 размещен пузырьковый уровень 5, например, на верхнем краю корпуса (фиг.1, 2, 3). Лазер 4 размещен на указателе 3 таким образом, что его луч находится в плоскости, перпендикулярной круглой шкале 2 и в которой расположен конец указателя 3 (фиг.1, 2). На конце оси указателя 3 с задней стороны корпуса 1 расположена на винтовой резьбе гайка 6, обеспечивающая при закручивании фиксацию положения указателя 3 относительно круглой шкалы 2.
Уровень 5 предназначен для обеспечения расположения корпуса 1 таким образом, что чтобы крайние риски круглой шкалы 2 были расположены в горизонтальной плоскости. Лазер 4 предназначен для получения светового пятна его луча в точке, угол направления в которую от лазера необходимо определить. В отдельных случаях луч лазера 4 может быть смещен на незначительное расстояние от плоскости перпендикулярной круглой шкале 2 и проходящей через конец указателя 3 и ось вращения указателя 3, но обязательно должен быть параллелен этой плоскости.
На задней стороне корпуса 1 может быть расположена справочная таблица с указанием требуемых углов откосов (крутизны) для разных типов грунтов и глубин ремонтных котлованов.
Работа с прибором осуществляется следующим образом.
Включают лазер 4 за пределами газоопасной зоны, если таковая имеется.
Располагают прибор на штативе на расстоянии приблизительно 0.5 - 0.7 метра от края котлована и на высоте около 1.5 метра от уровня земли. Штатив должен иметь головку с двумя степенями свободы, т.е. с возможностью поворота прибора в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Настраивают прибор, выполнив следующие действия:
- выставляют указатель 3 (фиг.1) так, чтобы он совпадал со штрихом на круглой шкале 2, равным требуемому углу откоса котлована (в зависимости от типа грунта и глубины котлована согласно требованием нормативно-технической документации);
- выставляют прибор вертикально по уровню 5 так, чтобы пузырек уровня 5 находился на середине.
Для проведения контроля необходимо двигать прибор посредством штатива вверх-вниз по вертикали и вперед-назад по горизонтали до тех пор, пока луч лазера 4 как можно точнее попадет в точку, расположенную на дне котлована в месте пересечения дна котлована и плоскости откоса. Если луч лазера попадет в указанную точку на дне котлована проходя почти касаясь верхнего края котлована или на небольшом расстоянии от него, то угол откоса котлована меньше или равен заданному и крутизна откоса соответствует требуемой. В противном случае крутизна откоса не соответствует требуемой и необходимо срезать грунт для уменьшения угла откоса и повторить операцию контроля.