ЦИКЛОШПАТЕЛЬ ДЛЯ ОБРАТНОГО ЦИКЛОДИАЛИЗА

Предложение относится к области медицины к числу технических средств, в частности микрохирургии глаза, и используются в ходе операций на переднем сегменте глазного яблока для выполнения циклодиализа при комбинированных вмешательствах по поводу катаракты и глаукомы.
Уровень техники.
При циклодиализе обычно используется стандартный плоский шпатель, предложенный Heine еще в 1800 г. Однако он неудобен для этих целей, так как его форма не соответствует округлой форме глазного яблока. В связи с этим высока вероятность повреждения цилиарного тела, и других структур глаза. Так же затруднено дозированное отслоение цилиарного тела, что может приводить к недостаточному гипотензивному эффекту. В предложенном устройстве устранен этот недостаток.
Сущность полезной модели.
Сущность предлагаемой полезной модели иллюстрировано рисунком №1. Предлагаемый инструмент состоит из рукоятки (1) и рабочей части (2). Рабочая часть, представляет из себя плоский шпатель толщиной 0,3 мм, шириной 1,5 мм и длинной 15 мм., отогнутый по отношению к оси ручки на 120°. Для предупреждения повреждения роговицы над которой проходит шпатель при выполнении манипуляций и предотвращения вероятного повреждения цилиарного тела, оптимальным радиусом изгиба рабочей части является 25 мм.. Конец рабочей части имеет овальную форму. На верхней поверхности рабочей части шпателя нанесены деления с интервалом в 1,0 мм..
Благодаря плавному изгибу рабочей части шпателя облегчается введение его над роговицей в рану и отсепаровка цилиарного тела в верхнем сегменте глазного яблока, а наличие миллиметровой шкалы на поверхности рабочей части инструмента позволяет дозировать глубину циклодиализа.
Инструмент использовался в клинической практике в 100 операциях, оказался технологичным и в 80% случаях показал хорошие результаты, а в 15% случаях удовлетворительные результаты. Таким образом, применение предлагаемого инструмента с выше приведенными параметрами сводит к минимуму возможную травматизацию тканей глаза, а благодаря
измерительной шкале нанесенной на нее, позволяет выполнить вмешательство дозировано.