КОЛЬЦО ДЛЯ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО АППАРАТА

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно, к комтфессионно-дистракционным аппаратам, применяемым для репозиции и фиксации костных отломков, функционального лечения различных переломов скелетных костей и их патологий.
2
Известно кольцо для компрессионно-дйстракциояйото аппарата, выполненное из пластмассы армированной однонаправленными ориентированными по окружности стекловолокнами (см. Авторское свидетельство СССР № 508983 по МКИ А 61 В 17/18, бюл. № 27 от 25.07.77).
При натяжении спиц кольцо деформируется и за счет своей направленной волокнистой структуры передает нагружу на другие спицы и обеспечивает равномерное распределение нагрузки между ними. В случае расслабления натяжения одной из спиц, натяжение уравнивается за счет обратной деформации кольца.
Недостатком данной конструкции является: податливость данной системы, что может привести к смещению компрессионно-дистракционного аппарата относительно места установки, а также то, что кольцо неразъемное, что затрудняет его установку. Кроме того, данная конструкция не обеспечивает достаточной точности совмещения костных отломков при косом переломе.
3
Указанные недостатки частично устранены в компрессионно-дистракционном аппарате (см. Авторское свидетельство СССР № 825044 по МКИ А 61 В 17/18, бюл. № 16 от 30.04.81), содержащем два полукольца, спиле держатели, соединительные винты, гайки и болты; натяжения спиц и спицы.
Аппарат работает следующим образом.
Предварительно спицы проводят через мягкие ткани больного, а затем вращая спицу просверливают -костные обломки и выводят её через мягкие
ткани с другой стороны травмы. Затем концы спиц фиксируют в спицедержателях с помощью планок п соединительных винтов и только затем производят затяжку влнтов соединяющих оба полукольца, что обеспечивает жесткую фиксацию аппарата на косных тканях пациента.
Недостатком компрессионно-дистракционного аппарата и его колец является наличие выступающих за окружность кольца элементов крепления и натяжения спил, что приводит к зацеплению его взаимодействующих предметов и дополнительному травмированию мягких тканей пациентов.
Задачей полезной модели является уменьшение травматизма в послеоперационный, период.
Поставленная задача решается тем, что в кольце дня компрессионно-дистракционного аппарата, содержащем два соединенных между собой винтами полукольца, элементы крепления и спицы, кольцо выполнено из двух пар полуколец, установленных друг на друге, а взаимодействующие поверхности их выполнены с радиальными насечками, причем на наружной поверхности кольца, образованном из двух пар полуколец, выполнен кольцевой конусный паз для установки элементов крепления, а заостренный конец спицы выполнен с прорезью вдоль её оси.
На фиг.1 дан вид кольца сверху, а на фиг.2 вид спереди с разрезом-Кольцо для компрессионно-дистракционного аппарата содержит две пары полуколец 1, соединенных между собой винтами 2, спицу 3, установленную между взаимодействующих поверхностей полуколец 1 в насечках 4 к элементы крепления в виде гайки 5, конусная наружная поверхность которой взаимодействует с конусным кольцевым пазом б, образованным взаимодействующими поверхностями полуколец 1 с наружной стороны кольца, а па заостренном конце 7 спииы 3, вдоль её оси выполнена прорезь 8. Кроме того, полукольца J поджаты друг к другу винтами 9.
Кольцо применяют следующим образом. Предварительно спицу 3 проводят заостренным концом 7 через мягкие части
пациента и заостренным же концом 7 просверливают костный отломок, причем при вращении спицы отностелыю оси костная ткань выводится из отверстия через прорезь 8, а расхождение лепестков спицы 3 в разные стороны позволяет избежать зажим спицы в костной ткани обломка. Затем спицу 3 проводят через мягкие ткани с другой стороны кости и устанавливают между полукольцами 1 кольца, для чего снимается один из винтов 2, соединяющий полукольца 1 между собой, а другой винт 2 ослабляется- При этом полукольца разводятся относительно оставшегося винта 2 и друг от друга. Концы спицы 3 размещают между полукольцами на радиальных насечках 4, что сокращает время установки спиц 3 и повышает надежность крепления спиц 3 и затем полукольца 1 соединяются друг с другом и фиксируются как винтами 2, так и крепежными винтами 9, что дополнительно обеспечивает надежность фиксации спиц 3. Далее заостренный конец 7 спицы 3 разводится в разные стороны за счет воздействия: отвертки на лепестки спицы 3 и расхождения: их при повороте отвертки, установленной в прорезь 8 спицы I, при этом лепестки спицы 3 упираются в конусную часть паза 6. Для дополнительного натяжения спицы 3 в полукольцах 1 вращением конусной гайки 5, имеющей конусность аналогичную конусности паза 8, по резьбе спица подтягивается внутрь тайки 5, не выходя за пределы кольца, что обеспечивает уменьшение возможности травматизма после установки кольца. Для снятия спицы 3 лепестки разгибаются после снятия одного из соединительных винтов 2 и поворота двух полуколец 1 относительно другого винта 2, что, в результате взаимодействия с конусной поверхностью паза 6 с отогнутыми лепестками спицы 3, приводит к возвращению начального диаметрального размера спицы 3, т.е. её заостренного конца 7. После ослабления винтов 2 и 9 спица свободно выходит из спицевого канала и кольцо снимается с тела пациента. Насечки 4 при этом не только служат для крепления спицы 3 между полуколец 1, но и обеспечивают невозможность проворота верхних и нижних полуколец 1 друг относительно друга.