УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА СТОЧНЫХ ВОД

Полезная модель относится к области измерительной техники, а более конкретно, к устройствам для измерения расхода сточных вод в самотечных открытых коллекторах.
Известно устройство для измерения расхода жидкости в открытом канале, содержащее измерительный лоток и уровнемер с вычислителем расхода, установленный перед ним по течению (см. МИ 2406-97. Расход жидкости в открытых потоках. Методика выполнения измерений при помощи стандартных водосливов и лотков).
Недостатком данного устройства является невозможность производить измерение расхода в коллекторах, в которых возможно частичное или полное засорение и, как следствие, затопление. Поскольку измерение уровня жидкости, по которому осуществляется вычисление расхода, производится только в одном измерительном сечении, перед измерительным лотком, то невозможно определить режим течения в канале - свободный или несвободный. Это устройство будет ошибочно вычислять расход даже на стоячей воде. Следует учитывать, что засоры и затопления в канализационных сетях бывают регулярно.
Предлагается устройство для измерения расхода сточных вод, содержащее помещенный в водовод измерительный лоток с установленным в измерительном сечении перед ним по течению основным уровнемером, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным уровнемером, расположенным в измерительном сечении ниже измерительного лотка по течению, соединенным с основным уровнемером посредством блока вычислителя расхода.
Предложенное устройство позволяет обеспечить возможность производить надежное измерение расхода сточных вод в коллекторах, где возможно частичное или полное засорение.
Технический результат достигается за счет измерения уровня жидкости в двух измерительных сечениях - до и после лотка. Для этой цели устанавливается дополнительный уровнемер.
Конструкция описываемого устройства изображена на фиг. 1. Как видно из фиг. 1, устройство содержит помещенный в водовод 1 измерительный лоток 2, основной уровнемер 3, установленный в измерительном сечении 4 водовода 1. Устройство снабжено дополнительным уровнемером 5, расположенным в измерительном сечении 6 водовода 1. Уровнемеры 3 и 5 соединены между собой посредством блока вычислителя расхода 7.
Устройство работает следующим образом: основной уровнемер 3 измеряет уровень h1 в измерительном сечении 4 водовода 1 и передает информацию в вычислитель 7. Одновременно уровнемер 5 измеряет уровень h2 в измерительном сечении 6 водовода 1 и передает информацию в вычислитель 7. Вычислитель 7 определяет разность уровней в измерительных сечениях 4 и 6 и на основании этой разности вычисляет расход Q.
Q=f(h)·K(Δh),
где h - текущее значение уровня в лотке;
Δh=h1-h2 - разность уровней в измерительных сечениях 4 и 6;
K(Δh) - коэффициент расхода, зависящий от Ah.
Если разность уровней (Δh) соответствует расчетной, то течение свободное, и вычисление расхода осуществляется известным способом
Q=f(h)·K(Δh),
при этом K(Δh)=1.
Если разность уровней меньше расчетной, значит, режим течения несвободный, и расход вычисляется с учетом этого:
Q=f(h)·K(Δh),
при этом 0<K(Δh)<1.
Если разность уровней равна 0, значит, течение отсутствует (стоячая вода), и расход равен 0.
Q=f(h)·K(Δh),
при этом K(Δh)=0.
Как уже было отмечено, технический результат достигается за счет измерения уровня жидкости в двух измерительных сечениях 4 и 6 водовода 1. Для этой цели использован дополнительный уровнемер 5 (фиг. 1).