ПАКЕТ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПАКЕТ ДЛЯ СТЕБШЗАВДИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТЕРМОВРЕМЕННЫМ ИНДИКАТОРОМ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ ( ВАРИАНТЫ) .
Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения, с термовременным индикатором качества стерилизации относится к области упаковки и стерилизации медицинских инструментов и материалов паровым (водяным насыщенным паром под избыточным давлением) и воздушным (сухим горячим воздухом) способами.
В настоящее время, эти способы стерилизации получили наибольшее распространение в лабораторной практике.
Стерилизация сухим горячим воздухом проводится в воздушных стерилизаторах в течение 60 мин.-2г2 ч при  180° - 160°.
Стерилизация паром под избыточным давлением - наиболее надёжный способ, т.к. при однократной обработке материала уничтожаются не только вегетативные форш бактерий, но и их споры. Её проводят в паровых стерилизаторах под давлением в 2-1 атмосферу, что соответствует i. 132° - 120° .
Контроль за качеством стерилизации можно осуществлять несколькими способами - физическим (наблюдение и точная регулировка контрольно-измерительной аппаратуры), химическим ( с помощью индикаторов), бактериологическим.
Перед стерилизацией медицинские инструменты и материалы помещаются, в стерилизацийиные коробки или в мягкие упаковки из бязи, пергамента, мешочной бумаги. Допустимо стерилизовать инструменты и без упаковки.
Используемые в медицинских учреждениях мягкие упаковки имеют общий недостаток - неудобство укладки и транспортировки медицинских инструментов. Такие упаковки могут раскрываться и их стерильность при этом нарушается.
з№04 f z J
МШ5 В Q5 В В 65 Д
Предлагаемый пакет для стерилизации изделий медицинского назначения с термовременным индикатором качества стерилизации обеспечивает быстроту упаковки инструментов, удобство их хранения и транспортировки, чёткое обозначение упакованного в каждый отдельный пакет инструмента, возможность использовать пакеты различного объёма в зависимости от количества и назначения стерилизуемого инструмента и материала, осуществление достоверного контроля качества стерилизации.
Герметичная упаковка пакета дает возможность использовать стерильные инструменты не только в стационарах, но и за их пределами. Инструменты и материалы, находясь в пакетах сохраняют свою стерильность в течение 3-х суток.
Пакет для стерилизации представляет собой однослойный конверт прямоугольной формы, изготовленный из бумаги мешочной непропитанной / ГОСТ 2228-81/ или бумаги для упаковки продукции на автоматах марки Ј /ГОСТ 7247-73/.
Пакеты стерилизанионные изготавливаются различного размера в зависимости от вида стерилизуемых изделий ( иглы, шприцы, перевязочный материал) со склеенными швами шириной не менее 10 мм. Проклейка швов осуществляется 10% клеем из поливинилового спирта (клей ПВА) или 5$ крахмальным клеем. Пакеты, проклеенные клеем ПВА, пользуются для стерилизации, как сухим горячим воздухом, так и водяным насыщенным паром под избыточным давлением. Пакеты, проклеенше 5$ крахмальным клеем, используются только для стерилизации изделий сухим горячим воздухом.
, На лицевой стороне пакета стерилизационного типографским способом наносится следующая информация:
-срок сохранения стерильности;
-место для записи наименования и количества изделий, подлежащих стерилизации;
-дата и час стерилизации (Рис.1).
На тыльной стороне пакета указывается:
-адрес и наименование предприятия-изготовителя,
-срок годности,
-дата изготовления,
-инструкция по применению индикатора ИС 120-180,
-индикатор и эталон (Рис.2).
Пакеты стерилизационные являются одноразовыми,после срабатывания индикатора повторному использованию не подлежат.
Допустим выпуск пакетов стершгазационных без индикатора, т.к. по существующим требованиям в стерилизационные камеры объёмом до 100 дм3 необходимо заложить в разные точки камеры минимум 5 индикаторов, в стерилизационные камеры объёмом от 100 до 750 дм3 - 7 индикаторов. Б случае срабатывания всех индикаторов, заложенных в камеру, изделия считаются стерильными.
Кроме того, пакеты без индикатора допускаются использовать при наличии в стационарах других методов контроля качества стерилизации.
В случае выпуска пакетов стерилизационных без индикатора на их тыльной стороне отсутствуют индикатор и эталон и инструкция по их применению.