ДЕМОНСТРАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЛИМАТОР НОЧНЫХ ПРИБОРОВ

Заявляемая полезная модель относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно к универсальным коллиматорам контроля параметров оптико-электронной системы прибора ночного видения.
Широко известен коллиматор из комплекта скамьи оптической, предназначенный для исследования оптических и оптико-электронных систем, а также отдельных оптических деталей по качеству изображения, для измерения оптических и пространственно-энергетических характеристик [1]. Наличие в комплекте двухкоординатного стола с цифровым отсчетным устройством значительно расширяет функциональные возможности коллиматора при исследовании оптико-электронных систем и фотоэлектрических устройств, обеспечивает индикацию результатов измерений на цифровом табло и вывод их на печать и(или) ЭВМ.
Наиболее близкой по своей технической сущности к заявляемой полезной модели является универсальный коллиматор для проверки ночных приборов (УКНП-1). Коллиматор состоит из корпуса, основания, осветителя и стола [2]. В основании размещены гнезда подвижных стоек стола. Комплект аппаратуры универсального коллиматора обеспечивает проверки разрешающей способности приборов ночного видения при различной яркости для отрицательного и положительного контраста тест-объектов, чистоты поля зрения, работоспособности приборов при имитированной освещенности местности. Для обеспечения проверок стол выдвигается на определенную длину в зависимости от проверяемого прибора. Фиксация стола осуществляется с помощью стопорных устройств.
Недостатком прототипа является то, что он не может быть использован для демонстрационно-учебного показа технологического процесса проверки параметров оптико-электронной системы прибора ночного видения [3].
Демонстрация - метод обучения, который основан на наглядном предъявлении обучающимся изображений, сюжетов, событий и явлений в целом, в том числе процессов измерения, действия систем и механизмов, а также отдельных предметов - с целью их изучения, детального рассмотрения и обсуждения. Эффективность данного метода высока, так как представленный учебный материал демонстрируется во времени и пространстве, что способствует всестороннему рассмотрению, выявлению разнообразия свойств, совокупности связей и взаимодействия отдельных элементов рассматриваемого процесса, его максимальному осмыслению. Основы эмпирической деятельности расширяют кругозор обучающегося, вовлекая его в познавательный процесс, психологически облегчая процесс усвоения проверок параметров оптико-электронной системы прибора ночного видения.
Задачей полезной модели является получение технического результата, выражающегося в расширении функциональных возможностей универсального коллиматора, связанных с демонстрационно-учебными работами по проверке параметров приборов ночного видения для широкой аудитории.
Технический результат достигается тем, что универсальный коллиматор ночных приборов, содержащий корпус, основание, осветитель и стол, в основании которого размещены гнезда подвижных стоек стола дополнен демонстрационной насадкой. Демонстрационная насадка включает в себя зрительную трубку и телевизионную камеру, которые с помощью головок закреплены на штативах, состоящих из металлического основания с колонкой и вертикальной стойки. Высота стоек может регулироваться и фиксироваться с помощью стопорных винтов. Штативы металлическим основанием установлены в пазы поперечных рейтеров, которые закреплены на прямоугольно-параллелепипедных ползунах. Ползуны имеют цилиндрические отверстия и установлены на двух направляющих, которые жестко закреплены на металлической платформе. Конструкция демонстрационного устройства, наличие механизмов перемещения по всем трем координатным осям должны обеспечивать соосность с проверяемым прибором, чтобы использовать его для визуального наблюдения технологического процесса проверки.
Для пояснения сущности заявляемого технического решения предлагается чертеж. На фиг. 1 - представлен общий вид демонстрационной насадки.
Демонстрационная насадка (см. фиг. 1) включает статическую основу -металлическая платформа 1, на платформе 1 во втулках 2 неподвижно закреплены направляющие 3, на направляющих 3 установлены прямоугольно-параллелепипедные ползуны 4. С ползунами 4 жестко соединяются поперечные рейтеры 5. В рейтерах 5 перемещаются штативы, состоящие из металлического основания 6, колонок 7 и вертикальных стоек 8. Верхние колонки 7 жестко соединены с головкой 9 для крепления телевизионной камеры 10 и головкой 11 для крепления зрительной трубки 12. Фиксация высоты подъема телевизионной камеры 10 и зрительной трубки 12 производится с помощью стопорных винтов 13.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
После установки стола универсального коллиматора в его основании на металлической платформе 1 размещается демонстрационная насадка. Направляющие 2 закрепленные во втулках 3 должны быть продолжением стоек стола коллиматора. В головках 9, 11 закрепляются телевизионная камера 10 и зрительная трубка 12. Телевизионная камера может выводить изображение на экраны ноутбука или мультимедийного проектора. Высота стоек 8 от руки регулируется и фиксируется с помощью стопорных винтов 13. Штативы металлическим основанием 6 установлены в пазы поперечных рейтеров 5, которые закреплены на прямоугольно-параллелепипедных ползунах 4, в колонки 7 закреплены вертикальные стойки 8. Ползуны 4 имеют цилиндрические отверстия и от руки перемещаются по направляющим 2. Конструкция демонстрационной насадки, наличие механизмов перемещения по всем трем координатным осям обеспечивают соосность с проверяемым прибором и наблюдения технологического процесса проверки прибора ночного видения на экранах ноутбука или мультимедийного проектора.
Использование предлагаемого технического решения позволяет выводить на экраны ноутбука или мультимедийного проектора изображение окулярного поля прибора ночного видения при проведении проверок и юстировок с применением универсального коллиматора. Это позволяет преподавателю охватывать большую аудиторию при изложении учебного материала для обучающимся демонстрировать ход реализации технологического процесса по проверке параметров прибора ночного видения.
Источник информации
1. Скамья оптическая ОСК-2ЦЛ: паспорт АЛ2.766.259 ПС. - Завод. - 63 с.
2. Изделие УКНП-1: техническое описание и инструкция по эксплуатации АЛ2.768.000 ТО. - Завод. - 158 с. УДК. 681.2:681.78:623.4.052.5.
3. Общее руководство по ремонту РАВ. Ремонт артиллерийских оптических и электронно-оптических приборов. Ч. 4. - М.: Воениздат. - 1983. - 143 с.