УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА КРОВИ ИВАЩЕНКО
IVASHCHENKO'S BLOOD COLLECTION DEVICE

Изобретение относится к медицинской технике, которая позволяет использовать во время операции излившуюся кровь пациента для ее возврата.
Уровень техники
Одним из недостатков устройств для сбора крови с помощью вакуума является необходимость одновременно с отсосом крови в емкость ее срочного слива для возврата больному. Кроме того, сосуд для сбора крови должен быть жестким и объемом не менее 3 л и изготовлен из специального материала, а это удорожает одноразовую систему для сбора крови. Попытка устранить указанные недостатки имелась в авторском свидетельстве 1291156. Наиболее близко как прототип устройство в авторском свидетельстве 1745261, но в обоих изобретениях конструкция получается сложной и неудобной в эксплуатации и не может обеспечить слив крови в короткий промежуток времени.
Сущность изобретения
1. Устройство для сбора крови, состоящее из корпуса с крышкой, на которой расположены штуцер подвода крови и подвода вакуума, отсасывателя, узла подвода антикоагулянта, отличается тем, что на дне корпуса установлен клапан слива, выполненный в виде отверстия в дне корпуса и грибка с уплотнительным эластичным кольцом, взаимодействующим периодически с кольцевой поверхностью вокруг отверстия и штоком, соединенным с грибком и выведенным герметично с помощью уплотнительного эластичного пояска через крышку корпуса наружу, при этом выше уплотнительного пояска продольно расположена канавка, а между кронштейном и головкой штока расположены пружины, кроме того, корпус в нижней части соединен с мягким контейнером.
2. Устройство по п. 1 отличается тем, что трубка подвода вакуума имеет управляемый запор в виде кронштейна с шарниром и рычагом, имеющим выступ, взаимодействующий с трубкой и фиксатором рычага, при этом кронштейн укреплен на медицинской стойке в районе крышки корпуса.
3. Устройство по п. 1 отличается тем, что мягкий контейнер соединен с жестким кольцом, которое взаимодействует с кронштейном крепления на медицинской стойке и нижней частью корпуса.
4. Устройство по п. 1 отличается тем, что грибок клапана слива имеет эластичный уплотнительный поясок на грибке, на его цилиндрическом ободке.
5. Устройство по п. 1 отличается тем, что управление клапаном слива осуществляется автоматически от датчика уровня крови в корпусе.
6. Устройство по п. 1 отличается тем, что грибок клапана слива взаимодействует изнутри корпуса с кольцевой поверхностью вокруг отверстия в дне корпуса, при этом рычажная система обеспечивает управление ручкой штока.
7. Устройство по п. 1 отличается тем, что мягкий контейнер имеет каркас.
8. Устройство по п. 1 отличается тем, что пружины располагаются между головкой штока и кронштейна.
9. Устройство по п. 1 отличается тем, что на крышке установлены клапан перепуска воздуха, шток которого может взаимодействовать с рычагом запора.
Перечисленные технические решения позволят значительно упростить конструкцию и облегчить эксплуатацию.
Пример конструктивного выполнения
Устройство состоит из корпуса 1 и соединенного с ним в нижней части мягкого контейнера 2, имеющего жесткий кольцевой поясок 3. На дне корпуса располагается клапан слива, состоящий из отверстия в дне 4, грибка 5 с уплотнительным эластичным кольцом 6, штока 7, который выведен через крышку 8 наружу. Герметичность штока, проходящего через крышку, обеспечивается с помощью уплотнительного эластичного пояска 9.
В крышке 8 шток 7 перемещается вдоль кольца 10. На конце штока 7 расположена ручка 11. Внутри ручки 11 располагаются пружины 12. На внутреннем цилиндре ручки 11 продольно расположена канавка 13.
На крышке 8 имеются штуцер подвода крови 14 и штуцер подвода вакуума 15.
Внутри корпуса 1 штуцер 14 соединен с фильтром грубой очистки 16. Мягкий контейнер 2 имеет штуцер 17. Отсасыватель 18 соединен трубкой 19 со штуцером 14. Трубка подвода вакуума 20, проходя через управляемый запор 21, соединена со шруцером 15.
В запор входит кронштейн 22, шарнир 23 и рычаг 24 с выступом 25. Система подвода антикоагулятора к отсасывателю 18 и фиксатор рычага 24 на чертеже Фиг. 1 не показаны.
Описание чертежа
Сущность изобретения и возможность достижения технического результата поясняется чертежами. На фиг. 1 - общий вид устройства. На фиг. 2 - вариант уплотнения грибка 5 с помощью уплотнительного кольца 26. На фиг. 3 - грибок 5 расположен внутри корпуса. На Фиг. 4 показано расположение пружин 12.
Работа устройства
Закрепляют с помощью жесткого кольцевого пояска 3 мягкий контейнер 2 на медицинской стойке и вставляют в него корпус 1. На этой же стойке закрепляют кронштейн 22. При этом рычаг 24 должен быть приближен к ручке 11 с целью установления пружин 12 (медицинская стойка на чертеже не показана).
Для сбора крови отсасыватель 18 опускают в рану с кровью и включают вакуум. Кровь поступает в корпус 1 через отсасыватель 18 по трубке 19, штуцеру 14 и через фильтр 16.
При наполнении корпуса 1 до определенного уровня кровью необходимо одной кистью руки отвести рычаг 24 и пережать его выступом 25 трубку подвода вакуума 20, и закрепить при необходимости фиксатором, что приостанавливает подвод вакуума в корпус 1. Затем пальцами этой руки нажимают на ручку 11 и с ее помощью, преодолевая усилие пружин 12, перемещают шток 7 вниз, что вызывает открытие клапана слива. При движении штока 7 по канавке 13 воздух поступает в корпус 1 и создает в нем атмосферное давление, благодаря которому кровь из корпуса 1 интенсивно сольется в мягкий контейнер 2. Этому сопутствует наличие большого щелевого зазора между грибком 5 и отверстием 4. По завершении слива пальцы руки снимают с рычага 24 и ручки 11. Автоматически под действием пружины 12 и упругости стенок трубки 20 восстанавливается положение клапана слива, при котором можно продолжить отсос крови.
При наличии в мягком контейнере каркаса возможен слив крови в мягкий контейнер автоматически под действием столба крови в корпусе 1, который преодолевает усилие пружины 12.
В варианте управления сливом с помощью датчиков уровня в системе управления должны быть электрические привода, управляющие процессом слива.
Так как в мягком контейнере 2 будет атмосферное давление, то при открытии клапана слива воздух через встречный поток сливаемой крови в мягкий контейнер может повлиять на ее гемолиз, в связи с чем потребуется в корпусе 1 предварительно после отключения вакуума выровнять давление перед открытием клапана слива с помощью клапана перепуска воздуха, установленного на крышке 8. Для оперативного управления им его шток должен взаимодействовать с рычагом запора.