СЧЁТЧИК РАСХОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к приборам для измерения расхода горячей воды в быту.
3
Известны широко используемые в коммунальном хозяйстве счетчики горячей воды, например, марки МЕТЕР СВ-15 производства ООО «МЕТЕР». Недостатком упомянутого счетчика является то, что расход горячей воды с его помощью определяется лишь, исходя из потраченного потребителем ее количества (м) без учета ее температуры. Это не позволяет оценить качество услуги горячего водоснабжения, поскольку вынуждает потребителей, получающих воду с пониженной температурой, переплачивать по сравнению с теми, у кого вода более горячая.
Наиболее близким к предлагаемому решению является счетчик горячей воды с термодатчиком ЛВ-4Т (разработчик - ПТЦ «Прибор»). Он состоит из блока питания, крыльчатки, электромагнитной муфты, датчика температуры и интегрирующего вычислителя с цифровым показывающим устройством. Вычислитель производит дифференцированный учет потребления воды с разделением ее по некоторым произвольно установленным температурным диапазонам, каждому из которых соответствует назначенный тариф. Тем не менее, этот счетчик не дает возможности оценить услугу горячего водоснабжения, поскольку установленные им температурные диапазоны теоретически не обоснованы, а сами диапазоны допускают значительный разброс температур воды внутри них, что также искажает оценку услуги.
Задачей предлагаемой полезной модели является обеспечение максимальной объективности оценки услуг горячего водоснабжения с учетом их качества. Решение задачи достигается тем, что счетчик снабжен усилителем с автоматической регулировкой усиления (АРУ), вход которого связан с электромагнитной муфтой, регулирующее звено - с датчиком температуры, а выход - с интегрирующим цифровым показывающим устройством
Технический результат состоит в возможности получения наиболее полной и объективной оценки стоимости услуг горячего водоснабжения с учетом их качества. Для иллюстрации этого на фиг. 1 показаны графики, определяющие закономерности учета расхода горячей воды с помощью предлагаемого счетчика (линия А) и прототипа (линия В). По оси абсцисс отложены значения температуры t°C горячей воды, а по оси ординат - соответствующие им коэффициенты, определяющие стоимость услуги ГВС при этих температурах. Так, например, при t=75°C услуга оплачивается в полном размере (k=1), а при t=60°C с коэффициентом k=0,75. Из этого чертежа видно, что результаты измерений счетчика-прототипа существенно завышены (см. заштрихованный участок), поскольку в диапазоне температур горячей воды от 40°С до 75°С линия А значительно ниже. На участке температур воды менее 40°С обе линии совпадают (взимаемая оплата при этом приравнивается к тарифу холодной воды, что установлено принятыми нормами).
На фиг. 2 изображена блок-схема предлагаемого счетчика расхода горячей воды с наиболее полным учетом ее качества (температуры).
Счетчик содержит блок питания 1, помещенную в трубопровод 2 крыльчатку с электромагнитной муфтой 3, электрически связанной с интегрирующим цифровым показывающим устройством (ИЦПУ) 4 через усилитель 5, взаимодействующий с датчиком температуры 6 горячей воды, протекающей по магистрали 7.
Счетчик работает следующим образом.
Горячая вода от стояка протекает по трубопроводу 7, вызывая вращение крыльчатки 2 со скоростью, пропорциональной интенсивности потока V. Скорость вращения крыльчатки 2 преобразуется электромагнитной муфтой 3 в измерительный сигнал - частоту, который поступает на рабочий вход усилителя 5 со звеном автоматического регулирования усиления (АРУ). На регулирующее звено усилителя 5 поступает сигнал с датчика температуры 6, который, изменяя коэффициент усиления, реализует зависимость, обозначенную на фиг. 1 линией А. Эта поправка, вносимая в показания интегрирующего цифрового показывающего устройства (ИЦПУ), и определяет размер необходимой платы за услугу системы горячего водоснабжения с учетом имевших место колебаний температуры.
Очевидно, что при использовании в указанных целях счетчиков других типов (электромагнитных, ультразвуковых и пр.), должны использоваться и усилители 5 соответствующих систем.