РЕДУКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА И ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИНОКУЛЯРНЫХ УСТАНОВОК ПРАВОГО И ЛЕВОГО ГЛАЗА

Полезная модель относится к области медицины, конкретно к офтальмологии и предназначена для исследования бинокулярных установок правого и левого глаза.
Известно устройство для исследования фузии (фузионный совместитель изображений), который включает стойки и привод (см. прибор «Синоптофор», Харьковский приборостроительный завод, 1979 год.)
Устройство позволяет исследовать фузию (слияние изображений) и фузионные резервы у лиц с нарушением бинокулярного зрения в искусственных гаплоскопических условиях, предъявление двух отдельных картин перед правым и левым глазом на сверхблизких расстояниях (ближе 5 см. от глаза), т.е. устройство позволяет определить количественные характеристики бинокулярного зрения для близи, но не позволяет определить такие характеристики для дали.
Известен фузионный диплоскоп (см. патент на ПМ №23760).
Устройство включает опорную стойку, привод, шарнирно закрепленную на стойке балку с направляющими и мерными планками, три источника света с реостатом, один из которых закреплен на кронштейне в центре балки, а два других установлены на подвижных каретках в направляющих балки. На одном из концов балки установлен кронштейн для крепления светофильтров красного цвета.
Данное устройство предназначено для определения зоны рабочего объема бинокулярного зрения для близи и дали.
Известные устройства предназначены по существу для исследования фузии и фузионных резервов у лиц с нарушением бинокулярного зрения, оно не позволяют определять фузионный рефлекс в условиях предъявления естественных объектов на дальних и ближних расстояниях. Кроме того, эти устройства невозможно использовать для лечения, тренировки рефлекса фузии, укрепления бинокулярной остроты зрения, что является весьма актуальным в настоящее время.
Из уровня техники не выявлено аналогов и наиболее близкого аналога предлагаемой полезной модели.
Технической задачей полезной модели является создание простого по конструкции, легкого в эксплуатации универсального прибора для исследования бинокулярных установок правого и левого глаза.
Техническая задача достигается тем, что:
Разработана редукционная пластина, которая выполнена прямоугольной формы с фигурным вырезом и закругленными углами на одном из концов, на теле пластины выполнены три параллельных продольных прорезных паза, один из которых размещен по центру пластины вдоль ее продольной оси симметрии, а два других на равном расстоянии слева и справа от центрального паза, причем расстояние между продольными осями симметрии крайних пазов составляет 52-72 мм, вдоль каждого паза на поверхности пластины нанесена мерная шкала, один из краев каждого паза удален от фигурного края пластины на равное расстояние.
Разработан прибор для исследования бинокулярных установок правого и левого глаза, который включает автономные фото-зонды и комплект редукционных пластин, каждая из которых выполнена с заданным расстояния между продольными осями симметрии крайних пазов для каждой пластины из комплекта.
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена общая схема редукционной пластины, на фиг.2 - фото-зонды (общий вид), на фиг.3 - конструкция фото-зонда.
Редукционная пластина представляет собой пластину 1 прямоугольной формы, на одном из концов которой выполнен фигурный вырез 2 с закругленными углами 3. На теле пластины 1 выполнены три параллельных продольных прорезных паза 4, 5 и 6. Паз 5 размещен точно по центру пластины 1 вдоль ее продольной оси симметрии 7. Пазы 4 и 6 расположены на равном расстоянии слева и справа от центрального паза 5. Расстояние между продольной осью симметрии 8 паза 4 и продольной осью симметрии 9 паза 6 зависит от межзрачкового расстояния пациента и может быть выполнено от 52 мм до 72 мм. Для каждого паза 4, 5 и 6 вдоль его длины на теле пластины 1 нанесена мерная шкала 10. Один из краев каждого паза 4, 5 и 6 удален от фигурного края пластины 1 на равное расстояние L, которое составляет 500 мм и является оптимальным для проведения различных исследований глаз с помощью предлагаемой редукционной пластины. Это расстояние выбрано в процессе экспериментальных исследований прибора.
Прибор для исследования бинокулярных установок правого и левого глаза включает два фото-зонда (патент РФ №2331402) 11 и 12 с зарядным устройством электропитания 13 (см. фиг.2) и комплект редукционных пластин.
Все редукционные пластины из комплекта имеют одинаковую конструкцию (см фиг.1), но различаются между собой величиной расстояния между продольной осью симметрии 8 паза 4 и продольной осью симметрии 9 паза 6. Величина расстояния каждой пластины из комплекта может быть изменена в пределах от 58 мм до 72 мм с шагом для каждой пластины, например, 2 мм. То есть величина указанного расстояния для одной редукционной пластины из комплекта может составлять 52 мм, для другой - 60 мм, для следующей - 62 мм и так далее до 72 мм. По мере необходимости (в зависимости от различных патологий исследуемых пациентов) величина шага может быть изменена и составлять, например, 1-3 мм. Оптимальное количество редукционных пластин в приборе составляет 11 штук.
Фото-зонды 11 и 12 имеют одинаковую конструкцию (см. фиг.3) и каждый из них представляет собой опорную стойку 14 с ручкой-держателем 15 в основании. В верхней части опорной стойки 14 расположено прицельное приспособление 16, состоящее из визира и диоптра. Вдоль опорной стойки 14 непосредственно под прицельным приспособлением 16 в одну линию с ним расположен комплект точечных светодиодов 17. Внутри ручки-держателя 15 размещен аккумулятор (на чертеже не показано), снабженный выключателем 18 и контактным узлом 19 для зарядного устройства электропитания 13.
Предлагаемая полезная модель функционирует следующим образом.
Прибор предназначен для:
1. Исследования аккомодационных установок правого и левого глаза;
2. Исследования расстояния между центрами сетчаток;
3. Исследования соотношения между конвергенцией и аккомодацией;
4. Определения правильности подбора очковых линз;
5. Определения соответствия правильности положения центров очков по отношению к оптической линии глазного яблока.
До начала исследования каждому пациенту индивидуально подбирают редукционную пластину из комплекта. Основанием для выбора редукционной пластины является межзрачковое расстояние пациента.
После правильного подбора редукционной пластины, пластину 1 устанавливают на уровне глаз пациента фигурным вырезом 2 с закругленными углами 3, обращенным к его лицу. Фото-зонды 11 и 12 помещают в пазы 4 и 6, зафиксировав их на одном уровне по высоте опорной стойки 14 с возможностью их свободного перемещения вдоль пазов от начала до конца паза в зависимости от условий исследования.
Основной принцип действия фото-зондов подробно изложен в описании к патенту РФ №2331402 (прибор Фузиотрен-2).
Редукцию рефракции обоих глаз получают путем приставления универсальной оправой вставленную в них линзу силой +5,0 D.
С помощью предлагаемого прибора возможно проведение различных исследований бинокулярных установок правого и левого глаза.
Например, позицию глаз в положении покоя проверяют путем установки зондов 11 и 12 в пазах 4 и 6 при соответствующей глазной базе. На зондах включают светодиоды 17 и затем перемещают их от глаза и к глазу по пазам, которые соответствуют глазной базе. Критерием правильности измерения являются слияния двух светодиодов в один.
Измерение аккомодации производится также с редукционной линзой +5,0 D. Положение ближайшей и дальней точек ясного видения определяются по предъявлению точек светодиодов 17 в виде кружка с четкими краями. Точность измерения ±1 мм.
Субъективно определяют соответствие установки очков горизонтальной линии лица. Это происходит по слиянию изображения зондов.
Проверка правильности подбора очков проводиться по определению соответствия центров очковых линз к глазной базе глаз.
Исследование соотношения конвергенции к аккомодации производится по формуле геометрической оптики (Чуреловский В.И. Теория оптических приборов. 1966 издательство Машиностроение Москва Ленинград ст.414 формула (IV.349)
где ά - угол конвергенции в радианах,
А - аккомодация в диоптриях,
в - глазная база в мм.
Для проведения указных исследований предлагаемым прибором не требуется никаких дополнительных приспособлений и никаких дополнительных мероприятий. Как показала практика исследования, проводимые с помощью предлагаемого прибора, являются достаточно объективными и достоверными. В то же время прибор по своей конструкции простой и достаточно легок в эксплуатации, достаточно просто может быть изготовлен и внедрен в офтальмологических отделениях не только специализированных учреждении, но и в обычных поликлиниках и стационарах.
Таким образом, предлагаемая полезная модель полностью отвечает поставленной технической задаче.