ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА (ВАРИАНТЫ)

ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА
Полезная модель относится к области медицины и может быть использована для измерения давления крови и частоты пульса в стационарных, амбулаторных и любых других условиях.
Известно устройство для измерения артериального давления крови, содержащее стетоскоп и сфигманометр, который состоит из манжеты, накачиваемой воздухом и ртутного манометра или анероида для измерения давления в манжете. Манжету накачивают обычно вручную до давления, превышающего ожидаемое систолическое. При этом через расположенный над брахиальной артерией стетоскоп не слышно никаких звуков. Затем давление в манжете медленно понижают, спуская воздух через игольчатый клапан, Как только давление в манжете станет меньше систолического, через стетоскоп начинают прослушиваться тоны Короткова. В этот момент регистрируется систолическое давление. В момент исчезновения тонов Короткова фиксируется диастолическое давление. Недостатком данного устройства является низкая точность измерения за счет высокой степени субъективности измеряющего давление, состояния его здоровья, остроты слуха и наличия опыта .
Известны устройства с автоматизированной системой обнаружения тонов Короткова. В большинстве приборов этого типа используется преобразователь давления, связанный со сфигмоманометрической манжетой, микрофон, устанавливаемый над артерией ниже манжеты и
(ВАРИАНТЫ)
стандартная физиологическая регистрирующая система, на которой записываются давление в манжете и тоны Короткова. А для сохранения и отображения значений давления в манжете, соответствующихсистолическому и диастолическому
давлению используются либо электронные устройства, либо ртутные манометры, выключаемые соленоидными клапанами. Недостатком этих приборов является их подверженность помехам и неточность показаний, вызванных артефактами, либо критическим состоянием пациента. («Медицинская электронная аппаратура для здравоохранения, Москва,1981, стр.135-141).
Прототипомзаявляемого устройства является
портативный аппарат для измерения артериального давления по заявке Франции №2616315, кл. А61В 5/02, G06F 15/42(ИСМ №13,Вып.14,1989г.) состоящий из корпуса, установленного на надувной манжете, который содержит элементы питания, миниатюрный компрессор со встроенным электродвигателем, клапаны, микропроцессор и запоминающее устройство РАМ. Данные, выдаваемые датчиком давления и микрофоном, преобразуются в цифровую форму и УПЛОТНЯЮТСЯ для накопления в запоминающем устройстве РАМ, а затем передаются в ЭВМ лечебного центра. Однако это устройство может применяться только в условиях стационара.
В предлагаемом устройстве решается задача создания портативного прибора для измерения артериального давления крови и частоты пульса, который дает возможность существенно упростить процесс измерения, исключить субъективный фактор и повысить точность измерения.
Для достижения этого технического результата предлагается устройство, структурная схема которого представлена на фигуре 1. Устройство содержит надувную манжету 1 с закрепленным на ней корпусом прибора, включающим микрокомпрессор 2, датчик давления 3, электромагнитный клапан 4, измерительно-преобразующий блок 5, цифровой дисплей 6, кнопки управления 7 и 8, а также источник питания 9. Надувная манжета выполнена в виде браслета с возможностью фиксации на запястье руки пациента.
Процесс измерения производится автоматически, что исключает субъективный фактор и повышает точность полученных результатов, которые через 15-20 сек. после включения прибора появляются на табло цифрового дисплея.
Устройство работает следующим образом. Пациент надевает на запястье руки манжету с укрепленным на внешней поверхности корпусом прибора, нажимает кнопку 7 включения в работу дисплея, при этом происходит автоматическая проверка работы дисплея и на табло высвечиваются все сегменты цифр. Затем пациент нажимает кнопку 8 «Пуск. Показанный на фигуре 2 микрокомпрессор, содержащий встроенный электродвигатель 10, корпус 11, эксцентрик 12, имеющий наклонную ось вращения, качающийся диск 13, эластичные поршни 14, впускное отверстие 15 и эластичный выпускной клапан 16, начинает накачку воздуха в манжету через отверстие 17. Электродвигатель 10 передает вращательное движение эксцентрику 12, а наклонная ось эксцентрикапреобразует вращательное движение
через выпускной клапан 16 и отверстие 17 в манжету 1, при освобождении поршня он под действием упругих сил засасывает воздух в подпоршневую полость через впускное отверстие 15. Микрокомпрессор накачивает воздух в манжету до давления 180 мм.рт.ст., при этом датчик давления фиксирует изменение давления, а измерительно-преобразующий блок отражает процесс повышения давления в манжете на табло цифрового дисплея. Кроме этого датчик давления производит предварительную фиксацию начала и окончания пульсации. Бели при давлении 180 мм.рт.ст. момент исчезновения пульсации не определен, то производится автоматическая подкачка воздуха до 220-250 мм.рт.ст. Затем электромагнитный клапан 4 (фигура 3) , содержащий электромагнит 18, стальной сердечник 19 с закрепленным на его конце эластичным клапаном 20 начинает снижение давления в манжете путем равномерного выпуска воздуха . Для повышения точности измерений давление снижается дискретно на заданную величину АР. Регулирование выпуска воздуха происходит за счетвключения-выключенияклапана.Когда
электромагнитный клапан обесточен, выпускное отверстие 21 открыто и воздух из манжеты выходит свободно. Под действием протекающего по обмотке тока вокруг электромагнита 18 создается магнитное поле, которое втягивает стальной сердечник 19. Закрепленный на конце сердечника эластичный клапан 20 перекрывает выходное отверстие для выпуска воздуха. При отключении тока сердечник возвращается в исходное положение, эластичный клапан отжимается и выпускает очередную порцию воздуха. В моменты между выпуском воздуха при включенном клапане 4 датчик давления
39Ш
3 определяет появление пульсации. При определении пульсации при постоянном давлении производится проверка наличия пульсации на достоверность. Если пульс определен уверенно, значение систолического давления фиксируется и клапан 4 производит дальнейшее снижение давления в манжете до момента исчезновения пульсаций. Это значение фиксируется как диастол ическое, клапан 4 отключается и выпускает из манжеты весь воздух. На верхнем табло дисплея высвечивается систолическое, а на нижнем диастолическое давление. Через 3-4 секунды на табло высвечивается значение частоты пульса, которое определяется измерительно-преобразующим блоком в процессе измерения давления. Прибор выключается.
Простота пользования устройством дает возможность быстрого и точного определения артериального давления и частоты пульса в любых условиях, любому человеку, даже не имеющему специальной подготовки. Поэтому это устройство может найти широкое применение в кругу людей, страдающих гипертонией, среди спортсменов и в группах здоровья для определения дозировки нагрузок, а также в стационарных и амбулаторных условиях.s