Приемник-компаратор сигналов спутниковых радионавигационных систем

Полезная модель относится к радиоизмерительной технике и может быть использована для определения относительной отстройки частоты опорных генераторов и стандартов частоты и времени, а также для синхронизации частоты местного (встроенного или внешнего) опорного генератора и местной шкалы времени (ШВ) с образцовым сигналом, формируемым по принимаемым сигналам спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС/GSP и синхронизированным с назначенной системной шкалой времени, а также с образцовой частотой сигналов, передаваемых специализированными радиостанциями длинных волн Госстандарта РФ.
Полезная модель может быть использована в метрологических комплексах для сличения и поверки частоты и шкал времени местных генераторов с образцовыми по сигналам СРПС и ДБ каналу, а также в синхронизируемых по сигналам СРНС стандартах частоты и времени.
Известны устройства для приема и обработки сигналов спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС/GSP (датчик «НАВИОР-С СН-3834 КБ «НАВИС 1 , модуль приемоизмерительный синхронизирующий К-161 РИРВ 2, СВЧ-приемник сигналов спутниковых радионавигационных систем по патенту РФ № 2097919 кл.6 НО4В 1/06 3, приемник-синхронизатор по свидетельству РФ на полезную модель JVb 18812 кл.7 HO3D 13/00, HO4Q 9/04, 2001 4, которые принимают сигналы СРНС и, кроме решения навигационной задачи, демодулируют, декодируют и обрабатывают временную информацию, формируют от местного генератора, синхронизируемого по сигналам СРНС, выходной сигнал опорной частоты, определяют относительную погрешность частоты местного генератора, формируют местную ШВ, синхронизированную с ШВ UTC.
В качестве ближайшего аналога предлагаемого технического решения выбран приемник-синхронизатор по свидетельству РФ на полезную модель № 18812 4, который принимает сигналы СРНС ГЛОНАСС/GSP с помош;ью приемного устройства типа СН-3834 или «Palisade, обрабатывает и выводит для визуальной индикации временную информацию, в режиме «СТАНДАРТ формирует от встроенного местного синхронизируемого по сигналам СРНС генератора выходной сигнал опорной частоты, в режиме «КАЛИБРАТОР определяет относительную погрешность частоты местного внутреннего
или внешнего генератора, с помощью приемного устройства, формирует местную ШВ, синхронизированную с ШВ UTC.
К недостаткам вышеуказанных аналогов и прототипа следует отнести их недостаточную точность при определении относительной погрешности частоты местных высокостабильных генераторов (рубидиевых, цезиевых, водородных стандартов частоты) и при формировании с их помощью ШВ, синхронизированных с ШВ UTC, что вызывает необходимость увеличения времени измерения, а также недостаточную надежность - пропадание сигналов СРНС из-за отсутствия «видимых навигационных спутников (НС), что ведет к потере автономности метрологических комплексов, и недостаточные функциональные возможности - отсутствие «оперативной произвольно сдвигаемой по отношению к ШВ иТС с малым дискретным интервалом вспомогательной ШВ, которая бы позволяла использовать указанные устройства в других измерениях, например, при осциллографическом методе определения задержки распространения сигналов; одновременном формировании ШВ, несдвинутой и сдвинутой по отношению к UTC и т.д.
Так, типовое значение средней квадратической погрешности формирования ШВ относительно ШВ UTC для большинства модулей синхронизации по сигналам СРНС (в том числе и в прототипе) составляет 100 не, что определяет величину собственной вносимой относительной погрешности измерения относительной отстройки частоты местного генератора порядка  за время измерения 1 сутки. Тогда, как например величина погрешности частоты высокостабильного цезиевого стандарта частоты составляет менее 1 , водородного стандарта частоты составляет (1-:-2) и менее.
Технической задачей, решение которой достигается предлагаемым устройством, является повышение точности определения относительной погрешности частоты местного поверяемого или синхронизируемого по сигналам СРНС генератора (снижение собственной вносимой погрешности при измерении отстройки частоты), что при одинаковых требованиях по точности сличения частоты местного генератора с эталонной по сигналам СРНС позволяет уменьшить время измерения, а также повышение точности формирования и синхронизации местной (основной) ШВ с ШВ UTC при приеме сигналов СРНС, повышение надежности, автономности и расширение функциональных возможностей.
Суш;ность технического решения заключается в том, что в приемник-компаратор сигналов СРНС, содержащий приемное устройство сигналов СРНС, вход которого является антенным входом устройства, первый выход которого соединен с первым входом устройства сопряжения приемного устройства, выход которого соединен с третьим входом синхронизатора, синхронизатор, первый выход которого соединен с входом подстройки частоты опорного генератора, второй выход которого соединен с устройством управления
индикации, выход которого соединен с табло ЖКИ (не показан), второй вход которого соединен с клавиатурой (не показана) дополнительно введены последовательно соединенные коммутатор 1, первый вход которого является входом внешнего опорного сигнала приемника-компаратора, второй вход которого соединен с выходом опорного генератора, и схема АПЧ опорной частоты, выход которой соединен со вторым входом синхронизатора, третий выход которого является выходом основной ШВ приемника-компаратора; последовательно соединенные формирователь 1 Гц (ДПКД), первый вход которого является входом внешнего исследуемого синусоидального сигнала устройства, коммутатор 2, второй вход которого является входом внешней ШВ устройства (приемника-компаратора сигналов СРНС), и ключ, выход которого соединен с четвертым входом (сброс в «О счетчика импульсов) синхронизатора, первый вход которого соединен с выходом коммутатора 2; схема синхронизации ФШВ, первый вход которой соединен со вторым выходом синхронизатора, второй вход которой соединен с четвертым выходом синхронизатора, а выход соединен со вторым входом ключа; устройство вьиисления скользящего среднего, первый вход которого (вход установки числа усреднений N) соединен с вторым выходом синхронизатора, второй вход соединен с четвертым выходом синхронизатора, третий вход стробирования соединен с выходом коммутатора 2, а выход соединен с четвертым входом синхронизатора, второй выход которого соединен также с вторыми входами устройства сопряжения приемного устройства и формирователя 1 Гц (ДПКД) и с третьими входами коммутатора 1 и коммутатора 2, четвертый вход которого соединен с вторым выходом 1 Гц ШВ СРНС приемного устройства сигналов СРНС; приемник ДВ-диапазона, выход 1 Гц ШВ - ДВ которого соединен с пятым входом коммутатора 2 и вспомогательный ФШВ, первый вход которого соединен с выходом опорного сигнала высокой частоты схемы АПЧ опорной частоты, второй вход соединен с вторым выходом синхронизатора, а выход соединен с шестым входом коммутатора 2 и является выходом задержанной ШВ приемника-компаратора сигналов СРНС, выходом АПЧ на внешний генератор которого является первый выход синхронизатора.
На фиг.1 представлена структурная электрическая схема приемника-компаратора сигналов СРНС; на фиг.2 - временные диаграммы формируемых приемным устройством сигналов СРНС импульсов 1 Гц ШВ СРНС и формируемых приемником-компаратором импульсов основной ШВ; на фиг.З - функции распределения плотностей вероятности абсолютной временной погрешности формирования импульсов ШВ СРНС и основной ШВ приемника-компаратора по отношению к идеальному истинному положению импульсов
Приемник-компаратор сигналов СРНС содержит приемное устройство сигналов СРНС (1), вход которого является антенным входом устройства, первый выход которого соединен с первым входом устройства сопряжения приемного устройства (3), выход которого соединен с третьим входом синхронизатора (2), синхронизатор (2), первый выход которого соединен с входом подстройки частоты опорного генератора (4), второй выход которого соединен с устройством управления и индикации (5), выход которого соединен с табло ЖКИ (не показан), второй вход которого соединен с клавиатурой (не показана), последовательно соединенные коммутатор 1 (10), первый вход которого является входом внешнего опорного сигнала приемника-компаратора, второй вход которого соединен с выходом опорного генератора (4), и схема АПЧ опорной частоты (11), выход которой соединен со вторым входом синхронизатора (2), третий выход которого является выходом основной ШВ приемника-компаратора; последовательно соединенные формирователь 1 Гц (ДПКД) (12), первый вход которого является входом внешнего исследуемого синусоидального сигнала устройства, коммутатор 2 (13), второй вход которого является входом внешней ШВ устройства (приемника-компаратора сигналов СРНС), и ключ (14), выход которого соединен с четвертым входом (сброс в «О счетчика импульсов (8)) синхронизатора (2), первый вход которого соединен с выходом коммутатора 2 (13); схема синхронизации ФШВ (15), первый вход которой соединен со вторым выходом синхронизатора (2), второй вход которой соединен с четвертым выходом синхронизатора (2), а выход соединен со вторым входом ключа (14); устройство вычисления скользящего среднего (16), первый вход которого (вход установки числа усреднений N) соединен с вторым выходом синхронизатора (2), второй вход соединен с четвертым выходом синхронизатора (2), третий вход стробирования соединен с выходом коммутатора 2 (13), а выход соединен с четвертым входом синхронизатора (2), второй выход которого соединен также с вторыми входами устройства сопряжения приемного устройства (3) и формирователя 1 Гц (ДПКД) (12) и с третьими входами коммутатора 1 (10) и коммутатора 2 (13), четвертый вход которого соединен с вторым выходом 1 Гц ШВ СРНС приемного устройства сигналов СРНС (1); приемник ДВ-диапазона (17), выход 1 Гц ШВ - ДВ которого соединен с пятым входом коммутатора 2 (13) и вспомогательный ФШВ (18), первый вход которого соединен с выходом опорного сигнала высокой частоты схемы АПЧ опорной частоты (11), второй вход соединен с вторым выходом синхронизатора (2), а выход соединен с шестым входом коммутатора 2 (13) и является выходом задержанной ШВ приемника-компаратора сигналов СРНС, выходом АПЧ на внешний генератор которого является первый выход синхронизатора (2).
Sj)0 /9У 5
Сигнал опорной частоты от внутреннего или внешнего генератора через коммутатор 1 (10), который управляется сигналом с второго выхода синхронизатора, формируемым в формирователе управляющих сигналов вычислений и параметров алгоритмов работы 7i, поступает на схему АПЧ опорной частоты (11), которая предназначена для формирования высокой опорной частоты (100 МГц) с целью увеличения разрешающей способности измерения интервалов времени между импульсами основной ШВ и ШВ СРНС с приемного устройства сигналов СРНС, внешней ШВ, или ШВ, формируемой формирователем 1 Гц (ДПКД) 12 из внешнего входного синусоидального сигнала, или вспомогательной (задержанной) ШВ, формируемой вспомогательным ФШВ 18 или ШВ 1 Гц ДВ, формируемой приемником ДВ 17, которые через коммутатор 2 (13), управляемый сигналами с 2-го выхода синхронизатора, в зависимости от выбранного режима измерения поступают на вход переписи информации буферного регистра памяти 9 в основном ФШВ (цифровом фазовом детекторе) 6. Основной ФШВ 6, включающий счетчик импульсов с параллельньм опросом 8, на счетный вход которого поступает высокая опорная частота со схемы АПЧ опорной частоты 11, и регистр памяти 9, на информационные входы которого поступает параллельный код состояний декад счетчика 8, выполняет, кроме функции формирования основной ШВ, функцию измерителя интервалов времени между импульсами основной ШВ и импульсами шкал времени, поступающих на вход переписи информации в регистре памяти 9, так как запоминаемое в регистре памяти 9 число, соответствующее состоянию счетчика 8, умноженное на период высокой опорной частоты То со схемы АПЧ опорной частоты 11, будет численно равно интервалу времени Трасх- между моментом формирования переднего фронта импульса основной ШВ t осн.шв соответствующим состоянию «О счетчика 8, и моментом прихода на вход переписи регистра памяти 9 (1-ый вход синхронизатора 2) импульса выбранной коммутатором 2 (13) ШВ 1„ (фиг.2). Далее код измеренного интервала времени „ -1 осн.шв каждую секунду поступает для обработки на вычислитель поправки частоты 1-i в процессоре 7, который входит в состав синхронизатора 2, а также с четвертого выхода синхронизатора 2 поступает на вторые входы схемы синхронизации ФШВ 15 и устройства вычисления скользящего среднего 16, на первые входы которых соответственно поступает код заданного интервала, фиксируемый схемой формирования кода заданного интервала Тз 15, и код числа усреднений N, аналогично фиксируемый в блоке 16.
В каждом цикле вьщачи основной ШВ (1 раз в секунду) в режиме работы по сигналам СРПС в схеме синхронизации ФШВ 15 производится сравнение схемой сравнения 152 измеренной величины 11„ - 1осн.шв I с величиной заранее заданного интервала Тз формируемой схемой 15i. Если при сравнении величина | „ - tocH.me I  Тз„ то на первый вход
«сброса в О счетчика 15з по модулю q выдается сигнал, сбрасывающий счетчик 15з в исходное нулевое состояние, со схемы сравнения 152- Если при сравнении величина I „ -1осн.шв1  Тз, то на второй счетный вход счетчика 15з со схемы сравнения 152 поступает сигнал, увеличивающий числовое значение состояния счетчика 15з на единицу. При этом, если счетчик 15з на достиг своего модуля счета q, код которого принимается но первому входу схемы синхронизации ФШВ (15) и фиксируется схемой формирования кода q заданного 154, то ключ 14 закрыт сигналом с решающего устройства 15$ и синхронизации счетчика импульсов 8 основного ФШВ 6 импульсом ШВ СРНС, постунающим с выхода приемного устройства сигналов СРНС через коммутатор 2 (13) не происходит. Если же число идущих подряд превышений значений величины 11м - 1осн.шв I значения Тз достигает модуля счета q счетчика 15з, то ключ 14 открывается разрешающим сигналом с рещающего устройства 155 и в следующем цикле вьщачи ШВ с приемного устройства сигналов СРНС (1) импульс ШВ СРНС пройдет на основной ФШВ и осуществит его синхронизацию.
В прототипе каждый импульс ШВ СРНС с приемного устройства сигналов СРНС (1) поступает неносредственно на вход переписи информации о состоянии счетчика импульсов 8 регистра памяти 9, что означает, что на процессор (7) в прототипе поступают числовые данные для обработки о временном расхождении Трасх. между неявно формируемой внутренней ШВ и ШВ СРНС. При этом ШВ СРНС имеет среднее квадратическое случайное отклонение (СКО) авх. сУпрот- сУсрнс от истинного момента 1и формирования ШВ иТС равное среднему квадратическому отклонению стх случайной величины х  , где IM - момент времени вьщачи очередного импульса ШВ СРНС с приемного устройства сигналов СРНС (1), .- соответствующий «истинный момент времени вьщачи импульса ШВ иТС (фиг.2).
При идеальном внутреннем синхронизируемом или внещнем исследуемом опорном генераторе в нрототипе вносимая при измерении относительной отстройки частоты собственная средняя квадратическая относительная погрещность бГсоб.прот.лизм. при фазовременном методе измерения будет определяться выражением:  2.().а,,,,  2.(2н-3).а, ,
О1соб.прот. заТизм )
taili/iw
где Тизм - время измерения.
Для больщинства промышленных приемных устройств сигналов СРНС, в том числе и для прототина, типовое значение асрнс - (25-flOO) не, поэтому
§X)Cl-{ f 1
ЫО  за 1 сутки;
ОГсоб.прот. за Тизм
М0 за 10 суток
При этом считаем, что величина х нормально распределена с нулевым средним.
В нредлагаемом приемнике-компараторе, очевидно, что величина у  1осн.шв - 1и будет также нормально распределена, так как ее значения выбираются из значений случайной величины X (см.фиг.2). При этом значения величины х «далекие от центра распределения, то есть от нулевого значения, приводящие к тому, что величина I tiv, - tocH.mB I  Тз не выбираются при синхронизации (или берутся очень редко) при правильном выборе q и Тз и заменяются на значения из х (более близкие к центру распределения), при которых I IM - 1осн.ШВ I  Tj.
Таким образом, случайная величина у будет иметь более «узкую функцию плотности вероятности Wy (см.фиг.З), а значит и меньшее среднее квадратическое отклонение. Величину (tw - 1,сн.шв) можно представить следующим образом:
1м - t осн.ШВ  (IM - tn) - (tocH.mB - tn)  X - у(2).
Дисперсия разности случайных величин стх-у  сгх + (3).
При Qy « СУх , CJx-y « СГх .
При выборе q и Тз, q не должно быть очень большим, так как при увеличении q увеличивается время переходного процесса - времени, при котором счетчик 15з не досчитал до своего модуля, т.е. возрастает доля времени переходного состояния в общем времени наблюдения, которое на практике конечно. При этом возрастает вероятность «ошибочного формирования основной ШВ (за пределами по времени заданного Тз), если вначале произошла синхронизация счетчика 8 основного ФШВ импульсом ШВ СРИС, который находился за пределами Тз. Кроме того, Тз не должно быть очень мальш, чтобы вероятность положения импульса ШВ СРНС за пределами Тз была меньше 0,5, иначе вероятность «ошибочной синхронизации счетчика 8 будет больше вероятности его «правильной синхронизации, т.е. должно быть q  5-г20 и 0,7-ах  Тз  стх.(4)
Очевидно, что если в предлагаемом приемнике-компараторе использовать тот же фазовременной метод измерения относительной отстройки частоты, который основан на измерении относительного набега фазы во временной области импульсов опорной ШВ, в качестве которой в прототипе используется ШВ СРНС, а в предлагаемом приемникекомпараторе может использоваться формируемая своя основная ШВ, синхронизируемая с помошью схемы 15 и ключа 14, и импульсов исследуемой ШВ, формируемых из исследуемого синусоидального (блок 12) или импульсного сигналов, которые пропускаются на вход переписи информации регистра памяти 9 коммутатором 2 (13) один раз в секунду в
начале времени измерения Тизм. и 1 раз в секунду по его окончании, то измеряемый при этом интервал будет соответствовать сдвигу между исследуемой ШВ и основной ШВ, флуктуации которой уже меньше по размаху по сравнению с ШВ СРНС.
Таким образом, при идеально точном внешнем исследуемом генераторе в предлагаемом приемнике-компараторе со схемой синхронизации ФШВ 15 и ключом 14 вносимая при измерении относительной отстройки частоты внешнего генератора собственная средняя квадратическая относительная погрешность 5fy соб. за Тизм при такой же обработке, как в прототипе, данных о расхождении основной ШВ и ШВ СРНС, будет определяться выражением:
2-(2н-3)-оoly соб. за Тизм  OI соб. прот. за Тизм -)Дальнейшее повышение точности (снижение собственного вносимого среднеквадратического относительного отклонения результата) измерения относительной отстройки частоты в предлагаемом приемнике-компараторе достигается за счет работы устройства вычисления скользящего среднего 16, которое каждую секунду вычисляет и вьщает, начиная с (М+1)-й секунды после начала измерений, для обработки на процессор 7 среднее
значение Y. величины относительного временного расхождения (набега фазы в секундах) (1м-1осн.шв) за 1с по предыдущим N ее значениям в соответствии с выражением:
-  1 и.и ocii.UJa)j V.u OCII.UJB),,
°  ,-„
где i  N+l,N+2,... At  1 с const.
Из (3) и (6) следует, что дисперсия т- среднего значения Y/ будет выражаться следующим образом
2......(..чО
/т - -   Iе1.
где At  1 с.
При условии сг «сг ; сг «С7 ; CT-S-7 -; At  1 с (8).
Таким образом при идеальном точном внутреннем синхронизируемом или внешнем исследуемом генераторах, которые в предлагаемом приемнике-компараторе используются для формирования опорной частоты, и при алгоритме измерений, задаваемом
л/А  А/
ражением (6), собственная вносимая средняя квадратическая относительная погрешность 7«)й  буД определяться при указанных условиях выражением (8), то есть
5f- . , T-s .-  ; At  1с; N-число секунд при вычислении скользящего   V-/V  Д/
среднего.
Если при этом процессор 7 будет еще определять относительный набег фазы скользящего среднего Y. -At, (где  с) за время измерения Тизм в соответствии с выражением:
Xf-УМиЗ.М. 1Г ..Q4
иссл.ген-ра Ч Л
где Тизм 1,2,3,...с;  с; i  N+l,N+2,...,
то, очевидно, собственная вносимая средняя квадратическая относительная погрешность предлагаемого приемника-компаратора 6fnp-Kaсобст.затизм.,будет определяться выражением:
().2.2,
Oinp-ка собст.за Тизмi-V )V ЛГ  Т
При этом считаем, что вычисляемые величины    являются независимыми. Таким образом, из выражений (10) и (1) следует, что вносимая предлагаемым приемником-компаратором СРНС погрешность будет  раз меньше, чем в прототипе, при этом полное время измерения (с учетом времени, затраченного на вычисление предыдущего значения скользящего среднего величины Y) увеличивается лишь на N секунд.
Для измерения относительной отстройки частоты генераторов, сигналы которых подаются на входы внешней ШВ и внешнего исследуемого синусоидального сигнала формируются соответствующие им ШВ. При этом коэффициент деления формирователя 1 Гц (ДПКД) 12 устанавливается управляющими сигналами с формирователя управляющих сигналов вычислений и параметров алгоритмов работы 7 в процессоре 7 в соответствии с заданной частотой входного исследуемого сигнала.
Коммутатор 2 (13) с помощью управляющих сигналов поочередно каждую секунду коммутирует на вход переписи информации регистра памяти 9 либо импульс ШВ СРПС, либо импульс ШВ от исследуемого внешнего сигнала (синусоидального или импульсного в зависимости от режима работы). Через каждые две секунды вычисляется разность величины (IM - tocH.ms), полученной в первую секунду и величины (1внеш.шв (иссл) - tocH.mB), полученной во вторую секунду, то есть
loc f
Для этой величины (tn,- 1внеш.шв (иссл)) (сравни с (2)) процессор 7 и блок 16 проводят операции и вычисления, аналогичные операциям и вычислениям для величины, определенной по выражению (2), только с дискретом по времени в 2 секунды, с том числе операции по выражениям (6) и (9). При этом достигаются такие же собственные вносимые погрешности измерений, но с увеличением времени измерения и обработки в 2 раза.
Вычисленные значения отстройки частоты внутреннего опорного синхронизируемого или внешнего опорного исследуемого генератора, или сигналов внешней ШВ или внешнего исследуемого синусоидального умножаются в процессоре 7 - в вычислителе поправки частоты 72, - на коэффициент преобразования ЦАП. Синтезированный сигнал управления подстройкой частоты с блока ЦАП 7з аналогично прототипу выдается на опорный генератор 4, а также на выход приемника-компаратора для управления частотой внешнего опорного генератора. Кроме того, в приемник-компаратор СРНС, с целью повышения надежности и автономности, включен приемник ДВ 17 для приема сигналов образцовых частот 66,(6) и 50 кГц, передаваемых специализированными радиостанциями Госстандарта РФ, например, РБУ, РТЗ. Приемник ДВ 17 выполнен по супергетеродинной схеме и состоит из приемного устройства ДВ 17, который осуществляет первичную фильтрацию сигналов и их перенос на промежуточную частоту Рпч, гетеродина 172, который выдает сигнал гетеродина Угет. для формирования Рпч и сигнал Гц ШВ ДВ, который при пропадании сигналов СРНС используется в качестве образцовой ШВ вместо ШВ СРНС, и частотно-фазового детектора ЧФД 2 (17з), который вьщает сигнал управления частотой гетеродина 172 по результатам сравнения промежуточных частот Рпч и Рпч. Для расширения функциональных возможностей и обеспечения универсальности приемника-компаратора СРНС при построении на его основе стандартов частоты и времени в его состав включен вспомогательный ФШВ 18, который построен аналогично основному ФШВ. Как и основной ФШВ, он работает от высокой опорной частоты, формируемой ГУН (100 МГц) 111, управляемым ЧФД 1 (1Ь) по результатам сравнения входной опорной частоты и частоты ГУН, поделенной блоком 112, но в отличие от основного ФШВ вьщает на выход прибора задержанную ШВ с шагом задержки, равным периоду высокой опорной частоты (т.е. 10 не). Задержка вспомогательной ШВ осуществляется цифровым методом путем добавления / вычитания импульсов в выбранных разрядах.
Практическая реализация блоков предлагаемого приемника-компаратора может быть выполнена на выпускаемых серийно микросхемах или программным образом.
ICO /Д/ 39/
тем ГЛОНАСС /GPS К-161. Блок 2 (синхронизатор) включает в себя блок 6 (Основной ФШВ- цифровой фазовый детектор), вьтолненный на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) фирмы XILINX, включающий блок 8 (счетчик импульсов с параллельным опросом) и блок 9 (регистр памяти), и блок 7 (процессор - микро-ЭВМ), выполненный на микро РС5066 фирмы Ostagon.
Блок 3 может быть выполнен аналогично прототипу.
Блок 4 выполнен на рубидиевом стандарте частоты Р-1050А (Ч 1-84А).
Блок 5 может быгь выполнен аналогично прототипу.
Блок 10 может быть вьшолнен на электронных реле РЭК-11, при этом выходы А,Б являются входами управляющего сигнала, входы 11 и 13 (или 21 и 23) являются входами опорных сигналов, а вывод 12 (или 22) является выходом сигнала опорной частоты (10 МГц).
Блок 11 включает в себя:
ГУН высокой частоты (100 МГц) - блок 11, который может быть выполнен по схеме емкостной трехточки на транзисторе 2Т368А, кварцевом резонаторе К1-13ПК-100МГЦ РЦЗ.382.255 ТУ, варикапе 2В124Г и компараторе-формирователе сигнала AD8561 AN;
делитель частоты на 10 - блок 1Ь, который может быть выполнен на микросхеме 1554ИЕ6, при этом вывод 5 - счетный вход, выводы 6 и 12 - выходы поделенной частоты, вывод 14(«К) - на корпусе, вьшод 11 (РЕ} - на +5 В, вьшод 8 - корпус, вывод 16 -+5 В;
ЧФД1 - блок Из, который может быгь выполнен на RS-триггере из логических элементов «И-НЕ микросхем 1533ЛАЗ, где выводы 1, 2; 4, 5; 9, 10; 12, 13 являются входами сигналов, а выводы 3, 6, 8, 11 - выходами, вывод 7 - на корпусе, вывод 14 - +5 В, и на активном фильтре на микросхеме 544УД2А, где вывод 2 через 3,9 кОм подключен к выходу интегрирующей цепи после RS-триггера одного из входных сигналов, вывод 3 - к выходу интегрирующей цепи другого сигнала, выводы 1, 8 соединены, вывод 6 является выходом ЧФД1, а также соединен с вьшодом 2, вывод 7 - на +15 В, вывод 4 - на -15 В.
Блок 12 выполнен на формирователе импульсного сигнала из синусоидального на компараторе-формирователе AD8561AN, выход которого соединен с входом ДПКД с коэффициентом деления 1,5 или 10 на микросхеме К155ИЕ8 (программируемый счетчик с входом для переключения коэффициента деления), вывод 9 - счетный вход, выводы 4,1,14,15,2,3 - входы поразрядного разрещения , вьшод 13 - вход R общего сброса (высоким уровнем), вьшод 5 - выход счетчика на счетный вход следующего декадного счетчика, вывод 16 - питание +5 В, вьшод 8 - корпус; либо ДПКД на 1, 5 или 10 может
быть выполнен с номощью коммутации на логических элементах «И управляющими сигналами входного сигнала ТТЛ уровня на один их входов микросхемы 1533ИЕ2-на 14-й вывод при соединенных 12-м и 1-ом вьгоодах - для деления на 10, - на 1-й вывод - для деления на 5, - и минуя эту микросхему на счетный вход следующего декадного счетчика - для коэффициента деления 1. К ДПКД на 1, 5, 10 подключены последовательно соединенные (выход со входом следующего) шесть декадных счетчиков 1533ИЕ6 (вывод 5 счетный вход на увеличение, вывод 12 - выход, вывод 14 (R) - на корпусе, вывод 16 +5В, вывод 8 - корпус). Выход последнего счетчика - выход 1 Гц блока 12.
Блок 13 (Коммутатор 2) может быть вьщолнен на восьмивходовом селекторе-мультиплексоре с тремя состояниями 1533КП15, выводы 4, 3, 2, 1, 15, 14, 13, 12 - входы, вывод 5 - выход (выход коммутатора 2), выводы 11, 10, 9 - входы управления, вывод 7 - управление третьим состоянием - на корпусе, вывод 16 - +5 В, вывод 8 - корпус.
Блок 14 (Ключ) может быть вьшолнен на логическом элементе «И-НЕ микросхемы 1533ЛАЗ, выводы 1,2- входы, вывод 3 - выход, вывод 14 - +5 В, вывод 7 - корпус.
Блоки 15 и 16 могут быть вьшолнены программным образом на микро РС5066 фирмы Ostagon.
Блок 17 может быть вьшолнен аналогично приемнику ДВ с гетеродином приемника-компаратора ЧК7-49 ЯНТИ.411146.002.
Блок 18 может быть вьшолнен аналогично блоку 6 - основному ФШВ с включением в него схем добавления /вьшитания импульсов на каждый десятичный разряд, построенными аналогично, например, схемам добавления/вычитания импульсов, используемым во вспомогательном делителе частоты в синхронометре кварцевом 47-37 ЕЭ2.721.646.
Предлагаемый приемник-компаратор СРНС обладает больщей точностью (меньшим средним квадратическим отклонением) формирования синхронизируемой по сигналам СРНС основной ШВ по отношению к ШВ UTC за счет работы схемы синхронизации ФШВ 15 и ключа 14, так как формирование основной ШВ осуществляется без больших отклонений, обусловленных искажениями и ошибками при приеме сигналов СРНС из-за шума на трассе распространения и в приемоизмерительном модуле синхронизации за счет того, что значения величины X «далекие от центра распределения, то есть от нулевого значения, приводящие к тому, что величина | „ - tocH.me |  Тз не проходят на синхронизацию основного ФШВ (блока 8 в нем) и заменяются на значения из X (более близкие к центру распределения), при которых | „ - 1осн.шв1  Тз.
,
ской относительной погрешностью измерения относительной отстройки частоты поверяемых генераторов) за счет работы устройства вычисления скользящего среднего 16 и схемы АПЧ опорной частоты 11, которая увеличивает разрешающую способность при измерении.
Кроме того, предлагаемый приемник-компаратор СРНС обладает повышенной надежностью и автономностью при измерениях за счет использования ШВ ДВ в качестве образцовой вместо ШВ СРНС при пропадании сигналов СРНС, а также более широкими оперативными функциональными возможностями за счет формирования точной сдвигаемой с малым дискретом цифровым методом вспомогательной ШВ.
z/
ЛИТЕРА 1. 2. 3. 4. 5. ТУРА: Рекламный проспект одноплатного навигационного датчика «НАВИОР-С, КБ «НАВИС, 2001 г. Навигационно-временной приемник К-161 спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. Рекламный проспект, ФГУН РИРВ, 2000 г. СВЧ-приемник сигналов спутниковых радионавигационных систем. Натент РФ № 2097919 кл.6 НО4В, 1/06. Приемник-синхронизатор. Свидетельство РФ на полезную модель № 18812 кл.7.НОЗВ 13/00, HO4Q 9/04, 2001 г. (прототип) Справочник по высшей математике. // Под ред. Г. Корн и Т. Корн