Система для исследования биопотенциалов мозга

Известия ТРТУ

крови. Анализатор форменных элементов крови позволяет в автоматическом и интерактивном режимах распознавать клетки лейкоцитарного ряда в мазке крови, окрашенному по Романовскому-Гимзе. Принцип действия последнего анализатора основан на методе электрофореза с применением современных средств оптики, электроники, микроскопической и вычислительной техники. Все это связано в единую компьютерную технологию.

Созданная система позволяет проводить эффективные и недорогие скрининговые обследования с целью обнаружения деклинических изменений функционального состояния организма.

УДК 612.82.83

СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОПОТЕНЦИАЛОВ МОЗГА

Н.Е.Свидерская, В.А. Глазкова, А.Г. Антонов

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. 117485, г. Москва, ул.Бутлерова,д. 5,тел. (095) 334-84-19 ГосНИИ ЭМФТМО РФ105023, г.Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7, тел.(095) 296-25-27, факс (095) 361-42-91

Возможность выполнения операторами заданий с требуемым уровнем качества определяется, в основном, функциональным состоянием центральной нервной системы и прежде всего коры головного мозга. Объем восприятия и переработки информации зависит от генетически обусловленных особенностей функционирования мозга и ситуационного состояния (степенью эмоционального напряжения).

Попытки определения количественных интегральных показателей деятельности мозга, обеспечивающих интеллектуальную и операторскую работоспособность человека, в основном, оказались неудачными. Одним из направлений, позволяющих успешно решать эту проблему, является поиск методик, позволяющих резко увеличить информационную емкость

электроэнцефалографических показателей.

Метод исследования мозга “СИНХРО-ЭЭГ” основан на измерении синхронности биопотенциалов в 22-х частотных поддиапазонах. По сравнению со стандартными методами, этот метод позволяет получить более полную и глубокую информацию о работе мозга.

Система для исследования биопотенциалов мозга (СИБ2) обеспечивает реализацию метода “СИНХРО-ЭЭГ” на 24-х канальном электроэнцефалографе. Последний состоит из двух автономных частей:

измерительной - шлем, расположенный на голове пациента;

приемообрабатывающей - располагаемой на удалении до 3-х метров от пациента.

Информация передается электромагнитными сигналами в инфракрасном диапазоне частот. Такое исполнение энцефалографа позволяет обеспечить удобство проведения исследований, так как отсутствие проводной связи позволяет пациенту свободно перемещаться, полную безопасность его за счет развязки прибора от сети питания, существенное уменьшение (на несколько порядков) влияния сетевых наводок на качество электроэнцефалограммы, что позволяет проводить исследования даже вблизи источников электромагнитных полей.