СПОСОБ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Способ контроля использования для медицинского устройства определения, причем медицинское устройство определения содержит устройство возбуждения для генерирования волны упругого сдвига в вязкоупругой среде и устройство сбора данных для определения данных смещения, генерируемых вязкоупругой средой под действием волны упругого сдвига, и характеризуется тем, что медицинское устройство определения имеет вставленный в него электронный защитный ключ, при этом электронный защитный ключ сохраняет количество доступных циклов и идентификационные данные медицинского устройства определения, при этом способ включает в себя
получение медицинским устройством определения рабочей инструкции, введенной оператором, и запрашивание у оператора введения файла авторизации, когда рабочая инструкция является инструкцией, предписывающей выполнение конфигурационной авторизации;
получение медицинским устройством определения файла авторизации, введенного оператором, и отображение рабочего интерфейса, соответствующего рабочей инструкции, когда файл авторизации проходит проверку действительности; причем файл авторизации генерируется электронным защитным ключом в соответствии с количеством доступных циклов и идентификационными данными устройства;
выполнение медицинским устройством определения содержания конфигурации, которая вводится оператором в рабочем интерфейсе.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя:
получение медицинским устройством определения серийного номера и кода электронного защитного ключа, введенного оператором, чтобы привязать электронный защитный ключ к медицинскому устройству определения.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя:
получение медицинским устройством определения логина от оператора, получение количества доступных циклов от электронного защитного ключа и получение количества использованных циклов медицинского устройства определения из журнала использования;
когда количество использованных циклов меньше или равно количеству доступных циклов, определение медицинским устройством определения того, что оператор успешно прошел авторизацию, так что оператор выполняет определение эластичности вязкоупругой среды при помощи медицинского устройства определения.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя:
когда определение эластичности, выполненное в вязкоупругой среде, завершено медицинским устройством определения один раз, обновление журнала использования и увеличение количества использованных циклов на единицу, а также отправку отчета о завершении определения на электронный защитный ключ, чтобы электронный защитный ключ мог обновить количество доступных циклов и уменьшить количество доступных циклов на единицу согласно отчету о завершении определения.
5. Способ по п. 3, отличающийся тем, что дополнительно включает в себя:
запрашивание медицинским устройством определения привязки нового электронного защитного ключа, когда количество использованных циклов больше количества доступных циклов;
определение медицинским устройством определения того, что оператор не смог авторизоваться, если не был привязан новый электронный защитный ключ.
6. Способ по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что устройство для хранения файла авторизации является отличным от медицинского устройства определения.
7. Система контроля использования для медицинского устройства определения, при этом медицинское устройство определения содержит устройство возбуждения для генерирования волны упругого сдвига в вязкоупругой среде и устройство сбора данных для определения данных смещения, сгенерированных вязкоупругой средой под действием волны упругого сдвига, характеризующаяся тем, что система контроля использования содержит:
медицинское устройство определения и электронный защитный ключ, причем электронный защитный ключ соединен с медицинским устройством определения посредством интерфейса связи; в электронном защитном ключе сохраняется количество доступных циклов и идентификационные данные медицинского устройства определения;
медицинское устройство определения дополнительно содержит модуль управления, модуль приема-передачи, модуль отображения и модуль проверки прав доступа;
модуль приема-передачи выполнен с возможностью получения рабочей инструкции, введенной оператором;
модуль управления выполнен с возможностью управления модулем отображения для запрашивания у оператора введения файла авторизации, когда определено, что рабочая инструкция является инструкцией, предписывающей выполнение конфигурационной авторизации;
модуль приема-передачи дополнительно выполнен с возможностью получения файла авторизации, введенного оператором;
модуль проверки прав доступа выполнен с возможностью установления действительности файла авторизации;
модуль управления дополнительно выполнен с возможностью управления модулем отображения для отображения рабочего интерфейса, соответствующего рабочей инструкции, когда файл авторизации проходит проверку действительности; при этом файл авторизации генерируется электронным защитным ключом в соответствии с количеством доступных циклов и идентификационными данными устройства;
модуль управления дополнительно выполнен с возможностью управления выполнением содержания конфигурации, которая вводится оператором в рабочем интерфейсе.
8. Система по п. 7, отличающаяся тем, что модуль приема-передачи дополнительно выполнен с возможностью:
получения серийного номера и кода электронного защитного ключа, введенного оператором;
модуль управления дополнительно выполнен с возможностью привязки электронного защитного ключа к медицинскому устройству определения.
9. Система по п. 8, отличающаяся тем, что модуль приема-передачи дополнительно выполнен с возможностью:
получения логина от оператора;
модуль управления дополнительно выполнен с возможностью получения количества доступных циклов от электронного защитного ключа и получения количества использованных циклов медицинского устройства определения из журнала использования;
модуль управления дополнительно выполнен с возможностью: когда количество использованных циклов меньше или равно количеству доступных циклов, определения того, что авторизация оператора прошла успешно, так что оператор выполняет определение эластичности вязкоупругой среды при помощи медицинского устройства определения.
10. Система по п. 9, отличающаяся тем, что модуль управления дополнительно выполнен с возможностью:
когда определение эластичности, выполненное в вязкоупругой среде, завершено медицинским устройством определения один раз, обновления журнала использования и увеличения количества использованных циклов на единицу, а также отправки отчета о завершении определения на электронный защитный ключ посредством модуля приема-передачи, чтобы электронный защитный ключ мог обновить количество доступных циклов и уменьшить количество доступных циклов на единицу согласно отчету о завершении определения.
11. Система по п. 9, отличающаяся тем, что модуль управления дополнительно выполнен с возможностью:
управления модулем отображения для запрашивания привязки нового электронного защитного ключа, когда количество использованных циклов больше количества доступных циклов; определения того, что оператор не смог авторизоваться, когда новый электронный защитный ключ не был привязан.
12. Система по любому из пп. 7-11, отличающаяся тем, что устройство для хранения файла авторизации является отличным от медицинского устройства определения.
13. Медицинское устройство определения, характеризующееся тем, что медицинское устройство определения имеет вставленный в него электронный защитный ключ, при этом электронный защитный ключ сохраняет количество доступных циклов и идентификационные данные медицинского устройства определения, а медицинское устройство определения работает следующим образом:
получение медицинским устройством определения рабочей инструкции, введенной оператором, и запрашивание у оператора введения файла авторизации, когда рабочая инструкция является инструкцией, предписывающей выполнение конфигурационной авторизации;
получение медицинским устройством определения файла авторизации, введенного оператором, и отображение рабочего интерфейса, соответствующего рабочей инструкции, когда файл авторизации проходит проверку действительности; причем файл авторизации генерируется электронным защитным ключом в соответствии с количеством доступных циклов и идентификационными данными устройства;
выполнение медицинским устройством определения содержания конфигурации, которая вводится оператором в рабочем интерфейсе.