БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТИПА

Полезная модель относится к средствам дезинфекции с использованием ультрафиолетового излучения, а именно к настенным или потолочным бактерицидным облучателям открытого типа.
Из уровня техники известен бактерицидный облучатель открытого типа, содержащий корпус, патроны, в которых закреплена, по меньшей мере, одна бактерицидная ртутная лампа низкого давления, подключенная к пускорегулирующему аппарату электрической цепи, счетчик времени наработки лампы, выключатель питания ультрафиолетовой бактерицидной ртутной лампы (патент РФ №153618) [1].
Однако эффективность устройства недостаточна в связи с неудобством использования. Не учтена вероятность того, что оператору придется входить в помещение с занятыми чем-либо руками и пользоваться выключателем будет затруднительно.
Задачей предлагаемой полезной модели является улучшение условий эксплуатации устройства.
Техническим результатом полезной модели является создание бактерицидного облучателя, в котором использована возможность его акустического отключения.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются благодаря тому, что устройство, содержащее по меньшей мере одну ультрафиолетовую бактерицидную лампу, подключенную к регулирующему пусковому аппарату, индикатор времени наработки лампы, выключатель питания ультрафиолетовой бактерицидной лампы, согласно полезной модели, выключатель питания ультрафиолетовой бактерицидной лампы выполнен акустическим с электретным микрофоном.
Акустический выключатель питания бактерицидной ртутной лампы автоматически блокирует подачу электропитания бактерицидного облучателя при перемещении людей в обеззараживаемом помещении, исключает случайное облучение людей - обслуживающего персонала ультрафиолетовым облучением.
Акустический выключатель обладает высокой, легко регулируемой акустической чувствительностью. Достоинством электретных микрофонов являются: малая неравномерность характеристики в диапазоне звуковых частот, высокая виброустойчивость, хорошая реакция на импульсное возмущение и нечувствительность к магнитным полям, высокая технологичность, обеспечивающая серийную воспроизводимость и низкую себестоимость, а также достаточно большой срок службы, малые вес и габариты, низкое напряжение питания, безопасное для человека (Майгурова Н.И., Назаренко И.Н., Федий Г.Л. Сравнительный анализ датчиков регистрации физических возмущений окружающей среды / Воздушно-космические силы. Теория и практика, 2017, №1, стр. 118-130) [2].
На фиг. 1 представлена блок схема электрической цепи бактерицидного облучателя открытого типа; на фиг. 2 - электрическая схема акустического выключателя.
Бактерицидный облучатель открытого типа содержит (фиг. 1), по меньшей мере, одну (или несколько) ультрафиолетовую бактерицидную лампу 6, которая подключена к регулирующему пусковому аппарату 5. Перед регулирующим пусковым аппаратом 5 включен индикатор 1 времени наработки лампы. В электрическую цепь бактерицидного облучателя между индикатором 1 времени наработки лампы и регулирующим пусковым аппаратом 5, дополнительно к сетевому выключателю (на фиг. не показан) электрической сети, вынесенному за пределы помещения, в котором размещен бактерицидный облучатель, установлен акустический выключатель 3 питания ультрафиолетовой бактерицидной лампы 6, соединенный с источником питания 2. Нормально разомкнутые контакты 4 (К1.1) замкнуты, питая тем самым бактерицидную ртутную лампу 6.
Акустический выключатель (фиг. 2) содержит электретный микрофон 17, конденсаторы 8, 9, 18, 22, 24, 25, 30, 37; операционный усилитель 20; подстроечный резистор 21; резисторы 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 26, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43; диоды 27, 28, 36, 45; транзисторы 14, 16, 31, 33, 40, 44; реле 46.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Для обеспечения процесса бактерицидного обеззараживания оператор, не входя в обрабатываемое помещение, включает вынесенный за пределы помещения сетевой выключатель электрической сети, при этом сетевое напряжение подается на регулирующий пусковой аппарат 5 электрической цепи бактерицидного облучателя, и ультрафиолетовая бактерицидная лампа 6 начинают генерировать в окружающую среду ультрафиолетовые лучи. После завершения процесса бактерицидного обеззараживания оператор, не входя в обрабатываемое помещение, выключает вынесенный за пределы помещения сетевой выключатель электрической сети.
Для снятие показаний с индикатора 1 оператор входит в помещение при включенном сетевом выключателе. Акустический выключатель 3 выключает питание ультрафиолетовой бактерицидной лампы 6, при этом сетевое напряжение подается только на индикатор 1 времени наработки лампы. Оператор фиксирует (заносит в журнал) показания индикатора 1, и покидает помещение. После чего акустический выключатель 3 включает питание ультрафиолетовой бактерицидной лампы 6.
Акустический выключатель 3 работает следующим образом. Сигнал с электретного микрофона 17 через конденсатор 18 поступает на неинвентирующий вход операционного усилителя 20. Коэффициент усиления этого каскада и чувствительность прибора в целом регулируют подстроечным резистором 21. Усиленное переменное напряжение звуковой частоты с выхода операционного усилителя 20 выпрямляют диоды 27 и 28. От емкости конденсатора 30 фильтра выпрямителя зависит степень подавления кратковременных звуковых помех. Как только конденсатор 30 зарядится до 0,9…1,3 В, соединенный с ним триггер Шмитта изменит состояние: транзистор 31 откроется, 33 закроется. В результате будет открыт транзистор 14, включенный по схеме с общим коллектором, и начнется зарядка конденсатора 37. Диод 36 предотвращает разрядку конденсатора через участок эмиттер-база транзистора 14, если приложенное к этому участку обратное напряжение превысит допустимое. Далее следует трехкаскадный усилитель постоянного тока на транзисторах 40, 16, 44. При достижении определенного напряжения на конденсаторе 37 (1-2,5 В) транзистор 40 открывается, вызывая открытие транзистора 16, который в свою очередь своим открытым переходом эмиттер - коллектор закрывает транзистор 44, включая тем самым реле 46 (К1 с нормально разомкнутыми контактами К1.1). Т.е. до срабатывая схемы акустического выключателя, реле 46 было включено (транзистор 44 - открыт) и нормально разомкнутые контакты К1.1 были замкнуты, питая тем самым ультрафиолетовую бактерицидную лампу 6. При появлении звука реле К1 обесточивается и контакты К1.1 снова становятся нормально разомкнутыми, выключая тем самым цепь питания ультрафиолетовой бактерицидной лампы 6.
Налаживание акустического выключателя начинают с установки необходимой чувствительности резистором 21 (с уменьшением его сопротивления чувствительность растет). Если выключатель срабатывает от кратковременных звуков, следует увеличить емкость конденсатора 37. Подбором номинала резистора 39 устанавливают требуемую длительность задержки выключения реле 46 (К1).
Предложенное устройство удобно в использовании и позволяет значительно улучшить условия эксплуатации устройства.