СИСТЕМА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИМЕЮЩАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEM HAVING A USER INTERFACE

Изобретение относится к системе магнитно-резонансных исследований, имеющей пользовательский интерфейс
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способы магнитно-резонансной визуализации (МРТ) используют взаимодействие между магнитными полями и атомными спинами для того, чтобы сформировать двумерные или трехмерные изображения.
Системы магнитно-резонансных исследований широко используются в настоящее время особенно в области медицинской диагностики, потому что для визуализации мягких тканей они превосходят другие способы визуализации во многих отношениях, не требуют ионизирующего излучения и, как правило, являются неинвазивными.
0
0
1
В соответствии с МР способом обычно тело подлежащего обследованию пациента располагается в сильном однородном магнитном поле B, направление которого в то же время определяет ось (обычно ось z) системы координат, с которой связано измерение. Магнитное поле Bсоздает различные энергетические уровни для отдельных атомных спинов в зависимости от напряженности магнитного поля, которые могут возбуждаться (спиновый резонанс) посредством наложения электромагнитного переменного поля (РЧ-поля) определенной частоты (так называемой Ларморовской частоты, или МР частоты). С макроскопической точки зрения распределение отдельных атомных спинов производит общую намагниченность, которая может отклоняться из состояния равновесия посредством применения электромагнитного импульса соответствующей частоты (РЧ импульса), в то время как соответствующее динамическое магнитное поле B РЧ импульса распространяется перпендикулярно оси z, так что намагниченность совершает прецессию вокруг оси z. Это движение намагниченности описывает поверхность конуса, чей угол апертуры именуется углом поворотов спинов. Величина угла поворотов спинов зависит от силы и продолжительности приложенного электромагнитного импульса. В примере так называемого 90° импульса намагниченность отклоняется от оси z в поперечную плоскость (угол поворотов спинов 90°).
1
2
После окончания РЧ импульса намагниченность релаксирует обратно к исходному состоянию равновесия, в котором намагниченность в направлении z восстанавливается снова с первой постоянной времени T (времени спин-решеточной или продольной релаксации) и намагниченность в направлении, перпендикулярном к направлению z, релаксирует со второй и меньшей постоянной времени Т (времени спин-спиновой или поперечной релаксации). Поперечная намагниченность и ее изменение может быть обнаружено посредством приемных РЧ антенн (массивов катушек), которые расположены и ориентированы внутрь исследуемого объема системы магнитно-резонансных исследований так, что изменение намагниченности измеряется в направлении, перпендикулярном оси z. Ослабление поперечной намагниченности сопровождается дефазировкой, которая происходит после РЧ возбуждения, вызванного локальными неоднородностями магнитного поля, облегчая переход из упорядоченного состояния с одинаковой фазой в состояние, в котором все фазовые углы равномерно распределены. Дефазировка может быть скомпенсирована посредством РЧ-импульса перефокусировки (например, 180° импульс). Это дает эхо-сигнала (спин-эхо) в приемных катушках.
0
Для того чтобы реализовать пространственное разрешение в визуализируемом субъекте, таком как подлежащий обследованию пациент, постоянные градиенты магнитного поля, простирающиеся вдоль трех главных осей, накладываются на однородное магнитное поле B, что приводит к линейной зависимости пространственной спин-резонансной частоты. Сигнал, снятый в приемных антеннах (массивах катушек), в таком случае содержит компоненты различных частот, которые могут быть связаны с разными местоположениями в теле. Данные сигнала, полученные с помощью приемных катушек, соответствуют пространственно-частотной области волновых векторов сигналов магнитного резонанса, называются данными k-пространства. Данные k -пространства, как правило, включают в себя несколько строк, полученных с различным фазовым кодированием. Каждая строка оцифровывается посредством сбора ряда выборок. Набор данных k-пространства преобразуется в МР изображение с помощью преобразования Фурье.
Поперечная намагниченность дефазирует также при наличии постоянных градиентов магнитного поля. Этот процесс можно повернуть в обратном направлении подобно формированию индуцированных РЧ (спиновых) эхо-сигналов путем соответствующего изменения направления градиента на обратное, формируя так называемое градиентное эхо. Однако в случае градиентного эха влияние основных неоднородностей поля, химический сдвиг и другие нерезонансные воздействия не перефокусируются в отличие от РЧ-перефокусированного (спинового) эха.
Пользовательский интерфейс системы магнитно-резонансных исследований служит для обеспечения возможности пользователю вводить команды в блок управления системой магнитно-резонансных исследований для выбора и проведения последовательностей сбора данных магнитного резонанса для получения сигналов магнитного резонанса и реконструкции магнитно-резонансных изображений из сигналов магнитного резонанса. Эти команды могут относиться к выбору последовательностей сбора данных магнитного резонанса, которые связаны с конкретной контрастностью ткани. Команды могут также относиться к геометрическому планированию исследуемой области (объемам, срезам), из которой должен быть получен сигнал магнитного резонанса. Пользовательский интерфейс дополнительно служит для выдачи информации о состоянии работы системы магнитно-резонансных исследований и для представления пользователю реконструированных магнитно-резонансных изображений.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Система магнитно-резонансной визуализации известна из патентной заявки США US2009/0234218.
Эта известная система магнитно-резонансной визуализации имеет графический пользовательский интерфейс, расположенный в комнате для сканирования, и который отображает информацию, относящуюся к положению пациента и сканера для МР-обследования. Информация вводится пользователем вручную.
В патенте США № 6904161 описан компьютеризованная последовательность операций для медицинской визуализации, в которой выдаются только данные обратной связи, касающиеся исполнения последовательности действий в соответствии с (выбранной) моделью последовательности операций.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задача настоящего изобретения состоит в предоставлении системы магнитно-резонансных исследований, имеющей пользовательский интерфейс, который обеспечивает более эффективную последовательность операций по визуализации подлежащего обследованию пациента.
Эта задача достигается посредством системы магнитно-резонансных исследований, содержащей:
- пользовательский интерфейс и модуль анализа,
- причем пользовательский интерфейс выполнен с возможностью выдачи данных обследования, представляющих МРТ-данные обследования, в модуль анализа,
- модуль анализа выполнен с возможностью анализа данных обследования для выведения данных обратной связи и, необязательно, руководства для надлежащего проведения МР-обследования на пользовательский интерфейс.
Идея настоящего изобретения заключается в том, что последовательность операций может быть сложной, поскольку большое чисто этапов подготовки должно выполняться правильно и в надлежащем последовательном порядке. Настоящее изобретение позволяет снизить нагрузку при выполнении последовательности операций, предоставляя пользовательский интерфейс для выдачи инструкций для этапов, которые необходимо предпринять на основе имеющейся информации, относящейся к конкретному пациенту, подлежащему обследованию, а также с учетом информации, относящейся к протоколу обследования, который выбран пользователем. Протокол обследования включает в себя действия, которые необходимо предпринять для подготовки подлежащего обследованию пациента, для подключения надлежащих радиочастотных (РЧ) катушек и для подключения вспомогательного оборудования, необходимого для выполнения выбранного протокола обследования. В соответствии с изобретением это достигается посредством того, что модуль анализа выполнен, как правило, в виде модуля программного обеспечения, для извлечения из выбранного протокола обследования, который представляет данные обследования, требуемых действий и передачи пользователю по каналу обратной связи требования предпринять эти необходимые действия.
Модуль анализа дополнительно выполнен с возможностью достижения того, что информация запрашивается в надлежащий для пользователя момент времени. Таким образом, пользователю предоставляется возможность достаточно рано предпринять требуемое действие, например, подключить радиочастотное (РЧ катушку) или вспомогательное оборудование. РЧ катушка может быть РЧ-приемной катушкой или РЧ передающим /приемным массивом с несколькими катушками. Хронирование также таково, что поддерживается выполнение пользователем эффективной последовательности операций. Модуль анализа дополнительно выполнен с возможностью доступа к информации о подлежащем обследованию пациенте, из которой можно выявить действия, которые необходимо предпринять. Например, информация о пациенте может касаться наличия (металлических) имплантатов, что может служить причиной необходимости адаптировать выбранный протокол обследования для безопасного выполнения, или выбрать протокол, который включает в себя блокировку металлических артефактов, такую как техника SEMAC или MAVRIC. Модуль анализа может быть дополнительно выполнен с возможностью сопоставления информации о пациенте, такой как наличие металлического имплантата или беременности, или других состояний с выбором оператором протокола обследования. Если выбранный протокол обследования не подходит для применения, модуль анализа может выдать предупреждение на пользовательский интерфейс. Также могут быть специальные требования, при которых используются местные РЧ-приемные катушки.
В соответствии с одним из аспектов изобретения пользовательский интерфейс выдает информацию об этапах протокола МР-обследования на основе имеющейся информации, например, касающейся пациента, выбранного для прохождения протокола МР-обследования, или детализаций протокола МР-обследования. Эта информация включает в себя действия, которые необходимо предпринять в рамках подготовки пациента к МР-обследованию. Также обязательные требования подключить РЧ-катушки или другое вспомогательное оборудование, например, для векторной электрокардиографии или для контроля дыхания. Можно учесть совокупность радиочастотных катушек, фактически доступных в рассматриваемой клинике. Для принятия решения информация может быть предложена пользователю через пользовательский интерфейс в подходящий момент времени. Таким образом, поддерживается сглаженная последовательность операций для проведения протокола МР-обследования. Кроме того, на основе информации о пациенте, о котором идет речь, пользовательский интерфейс может предложить пользователю выбрать протокол МР-обследования из конкретных классов выбранных последовательностей визуализации в протоколе МР-обследования. Например, модуль анализа может вывести, что требуется подавление металлических артефактов ввиду информации о пациенте, имеющем металлический имплантат. Через пользовательский интерфейс пользователю может быть предложено выбрать правильную последовательность визуализации, например, SEMAC или MAVRIC. Блок анализа также может автономно выбирать правильную последовательность визуализации и информировать пользователя через пользовательский интерфейс о скорректированном протоколе МР-обследования. При использовании также может быть дано указание о расположении пациента таким образом, чтобы имплантат находился в менее опасном положении. Более того, при использовании пользователю может быть дано указание подключать РЧ-катушки в надлежащем последовательном порядке, например, по мере прохождения протокола МР-обследования.
Поскольку пользователь руководствуется протоколом MR-обследования посредством инструкции, выдаваемых пользовательским интерфейсом, эффективность последовательности операций улучшается. Примечательно, что это достигается, когда пользователь запрашивается с упреждением, например, подключите выбранную РЧ-катушку или вспомогательное оборудование, чтобы ход выполнения последовательности операций не был затруднен. Повышение эффективности достигается за счет того, что блок анализа определяет требования к этапам, которые должны быть выполнены согласно протоколу МР-обследования, и подсказывает пользователю или направляет пользователя для того, чтобы предпринять действия для обеспечения надлежащего проведения МР-обследования согласно протоколу.
Вспомогательное оборудование, которое должно быть подключено, может относиться к оборудованию векторной электрокардиографии, которое нужно надлежащим образом подключить в случае, если выбранный протокол обследования включает в себя приложение для МРТ сердца. Кроме того, требование задержки дыхания в протоколе обследования может быть распознано модулем анализа и предложено для подключения дыхательного монитора, например, образованного дыхательным поясом или использующего технику наведения.
Эти и другие аспекты настоящего изобретения будут дополнительно разобраны со ссылкой на варианты осуществления, определенные в зависимых пунктах формулы изобретения.
Про локальные РЧ-катушки, которые должны быть подключены, можно узнать из протокола обследования, как и принятие во внимание ограничения на то, какие локальные РЧ-катушки действительно доступны для системы магнитно-резонансных исследований на месте или в больнице. Локальная РЧ-катушка может быть специально разработанной РЧ-приемной катушкой, которая приспособлена к определенной части анатомии подлежащего обследованию пациента.
Если необходимо подключить несколько локальных РЧ-катушек и вспомогательных устройств, протокол обследования или эффективность последовательности операций могут потребовать того, чтобы эти катушки и устройства были подключены к системе магнитно-резонансных исследований в надлежащем последовательном порядке. Модуль анализа может быть выполнен с возможностью выведения этого надлежащего последовательного порядка из протокола обследования и передачи этого порядка пользователю по каналу обратной связи посредством пользовательского интерфейса.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения пользовательский интерфейс содержит консоль управления, удаленную от главного магнита, и дисплей гентри рядом с главным магнитом. Часто консоль управления находится в помещении управления, отдельно от кабинета для исследований, в котором установлен главной магнит. Пользовательский интерфейс может дополнительно включать в себя дисплей гентри в кабинете для исследований. В примерной реализации оператор выбирает пациента и протокол обследования, как указано, например, в карточке исследования в консольной комнате. Дисплей гентри использует этот ввод также для информации, необходимой для отображения пользовательского интерфейса. В этой реализации нет необходимости в дополнительной консольной панели/программе в помещении управления для управления дисплеем гентри, это происходит автоматически по мере запуска последовательности операций. Дисплей гентри может быть установлен в кабинете для исследований или может быть переносным дисплеем, например, в качестве переносного дисплея может использоваться планшетный компьютер для того, чтобы сотрудник мог его носить в кабинете для исследований. Эти консоль управления и дисплей гентри позволяют персоналу, как в помещении управления, так и в кабинете для исследований принимать полезные данные обратной связи на действия, которые должны быть предприняты, и вводить данные или выдавать команды на блок управления системы магнитно-резонансных исследований в выбранные и выполняемые протоколы обследований. Оператору в консольной комнате могут не потребоваться данные обратной связи от дисплея гентри. Только оператору (операторам) в кабинете для исследований, возможно, потребуется принять данные обратной связи от дисплея гентри.
Вкратце, раскрывается система магнитно-резонансных исследований, которая снабжена графическим интерфейсом пользователя и модулем (программного обеспечения) анализа. Модуль анализа выполнен с возможностью анализа данных обследования, в частности выбранного протокола обследования, для действий, которые должен предпринять оператор, таких как подключение вспомогательного оборудования или радиочастотных приемных катушек в системе магнитно-резонансных исследований. Модуль анализа выдает действия, которые необходимо предпринять, на (графический) пользовательский интерфейс в надлежащий момент до или во время выполнения протокола обследования. Таким образом, при выполнении выбранного протокола обследования оператор направляется и поддерживается. Это повышает эффективность последовательности операций при выполнении одного или более выбранных протоколов. Предпочтительно, чтобы графический пользовательский интерфейс предусматривался внутри кабинета для исследований и мог быть установлен на гентри.
Изобретение также относится к способу работы системы магнитно-резонансных исследований как определено в пункте 5 формулы изобретения. Этот способ магнитно-резонансной визуализации согласно изобретению обеспечивает более эффективную последовательность операций по визуализации подлежащего обследованию пациента.
Изобретение также относится к компьютерной программе, как определено в пункте 4 формулы изобретения. Компьютерная программа по изобретению может быть предоставлена на носителе данных, таком как диск CD-ROM или USB-накопитель, или компьютерная программа по изобретению может быть загружена из сети передачи данных, такой как всемирная сеть Интернет. Если она установлена на компьютере, включенном в состав системы магнитно-резонансной визуализации, система магнитно-резонансной визуализации позволяет работать в соответствии с изобретением и обеспечивает более эффективную последовательность операций по визуализации подлежащего обследованию пациента.
Эти и другие аспекты изобретения будут освещены со ссылкой на варианты осуществления, описанные ниже и со ссылкой на прилагаемый чертеж, на котором
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На Фиг. 1 и 2 показаны возможные визуализации на сенсорном экране в канале для большинства упомянутых элементов согласно изобретению.
На Фиг. 3 схематично показана система магнитно-резонансной визуализации, в которой используется изобретение.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
На Фиг. 1 и 2 показаны возможные визуализации на сенсорном экране в канале для большинства упомянутых элементов согласно изобретению.
Перед началом МРТ пациент должен быть подготовлен и расположен в МРТ-сканере. Это включает в себя подключение нескольких устройств, таких как наушники, вызов медсестры, выводов VCG, дыхательного пояса, катушки и инъектора с контрастом. Какие устройства следует прикрепить зависит от характеристик обследования и пациента.
В данном изобретении используется и показывается информация как об обследовании, так и характеристиках пациента в кабинете для исследований.
Кроме того, в нем даются руководства относительно того, какие устройства следует присоединять для этой конкретной комбинации обследование/пациент, как они должны подсоединяться и в каком порядке.
Подготовка пациента к обследованию занимает много времени относительно всего обследования. Очень важно, чтобы подготовка прошла хорошо. Первое, что нужно сделать, это проверить, что входит нужный пациент. Неправильная подготовка пациента может привести к плохому качеству изображения, требующему повторного сканирования и, следовательно, затрат времени и денег. Кроме того, плохая подготовка пациента может потенциально навредить. Например, пересекающиеся кабели могут наводить токи, которые могут вызвать ожоги. Хорошо расположенные наушники/затычки для ушей предотвращают повреждение слуха. Звонок медсестры гарантирует, что в случае чрезвычайной ситуации можно позвать на помощь. При входе в канал пациенту с имплантатом могут потребоваться специальные меры безопасности. Руководство по подготовке к обследованию обеспечит необходимые данные обратной связи оператору МРТ, чтобы узнать, что необходимо, и дать указания о том, как и когда выполнять определенные этапы в ходе последовательности операций.
Это включает в себя, помимо всего прочего, следующие аспекты
1. Извлечение соответствующей информации из протокола обследования
2. В частности, информации, содержащей:
- Тип обследования
- Продолжительность обследования
- Ожидаемая КЭД
- Наличие сканирований с высокой SAR (удельной мощностью поглощения излучения)
- Ориентация пациента
- Выбор предпочтительной катушки
- Наличие сканирований с задержкой дыхания
- Требуется контрастный агент
- Уровень звука сканирования
- Требуется векторэлектрокардиограмма (VCG)
- Требуется контроль дыхания
Система обладает знаниями по всем характеристикам протокола обследования. Эта информация передается на экран ПИ в кабинете для исследований. На основании типа обследования и/или на основании набора РЧ-катушек, доступных в конкретной больнице, рекомендуется подключить (одну или более) РЧ-катушку (катушек).
3. Извлечение соответствующей информации из пациента.
4. В частности, информации, содержащей:
- Наличие имплантата
- Состояние беременности
- Возраст и пол
- Противопоказания
Информация о пациенте, известном в системе, используется в ПИ кабинета для исследований. Информация, которая требуется, но еще не известна, может быть введена с помощью ПИ кабинета для исследований. Если у пациента есть имплантат, при подготовке пациента могут потребоваться определенные действия. Например, особенности на запрещенных участках для имплантата из-за высокого пространственного градиентного поля.
Эта информация может быть показана на ПИ кабинета для исследований. Кроме того, специальные требования к катушке для безопасного сканирования при наличии имплантата могут отвергнуть рекомендуемую катушку для данного типа обследования.
5. Данные обратной связи по вышеуказанной информации на дисплее в кабинете для исследований рядом с гентри или на нем. Данные обратной связи о том, какие устройства необходимо подключать. Вышеупомянутые визуальные отображения являются возможным способом выдачи соответствующих данных обратной связи.
7. Данные обратной связи о состоянии подключения устройств. Система может определять состояние соединения множества устройств. Эта информация используется для выдачи данных обратной связи оператору МРТ относительно подключения устройства и его статуса, например, низкий уровень заряда. Различение может быть проведено между данными обратной связи для устройства, чтобы увидеть, правильно ли оно подключено, и данными обратной связи для сигнала, который оно получает, поскольку к системе магнитно-резонансных исследований может быть подключена VCG. Если маркеры VCG помещены неправильно, VCG не получит четкого сигнала, таким образом, показывая подключение+отсутствие сигнала.
8. Данные обратной связи о том, как подключать определенные устройства. Визуализируется ориентация подключаемого устройства, где подключиться, и того, как следует располагать выводы.
9. Руководство по (предпочтительному) порядку подсоединения устройств. Когда порядок подключения является важным, данные обратной связи и руководство будут выданы в ожидаемом порядке подключения.
10. Руководство о том, как и о чем инструктировать пациента. Пациент должен быть проинструктирован в зависимости от характеристик пациента или типа обследования. Например, о длительности обследования, о том, чтобы лежать неподвижно, о задержаниях дыхания. Пользователь или оператор МРТ руководствуется указаниями, которые должны быть даны на экране.
11. Возможность вводить пациента или изучать конкретную информацию в канале. Некоторая информация о пациенте или обследовании может быть неизвестна до начала подготовки. Возможно, чтобы эту информацию можно было добавлять/изменять во время подготовки используя ПИ кабинета для исследований. Например, добавить положение пациента на столе, состояние беременности или изменение выбора катушки.
На Фиг. 3 схематично показана система магнитно-резонансной визуализации, в которой используется изобретение. Система магнитно-резонансной визуализации включает в себя главный магнит с набором основных катушек 10, посредством которых генерируется постоянное однородное магнитное поле. Основные катушки сконструированы, например, таким образом, что образуют канал, чтобы окружить туннелеобразное пространство для исследования. Подлежащий обследованию пациент помещается на устройстве 14 транспортировки пациента, которое скользит в это туннелеобразное пространство для исследования. Система магнитно-резонансной визуализации также включает в себя ряд градиентных катушек 11, 12, посредством которых магнитные поля, имеющие пространственные изменения, особенно в виде временных градиентов в отдельных направлениях, генерируются так, чтобы быть наложенными на однородное магнитное поле. Градиентные катушки 11, 12 соединены с управлением 21 градиентом, которое включает в себя один или более усилителей градиента и управляемый блок питания. Градиентные катушки 11, 12 возбуждаются посредством подачи электрического тока с помощью блока 21 питания; с этой целью блок питания оснащен электронной схемой усиления градиента, которая подает электрический ток к градиентным катушкам, чтобы генерировать градиентные импульсы (также называемые «градиентными колебаниями») соответствующей временной формы. Сила, направление и продолжительность градиентов управляются с помощью блока питания. Система магнитно-резонансной визуализации также включает в себя передающую и приемную антенны (катушки или массивы катушек) 13, 16 для генерации РЧ-импульсов возбуждения и для приема сигналов магнитно-резонансной визуализации, соответственно. Передающая катушка 13 предпочтительно выполнена в виде катушки 13 для исследований всего тела, которая может окружать (часть) подлежащего исследованию объекта. Катушка для исследований всего тела обычно располагается в системе магнитно-резонансной визуализации так, что подлежащий обследованию пациент 30 заключается в катушку 13 для исследований всего тела, когда он или она располагается в системе магнитно-резонансной визуализации. Катушка 13 для исследований всего тела выступает в качестве передающей антенны для передачи РЧ-импульсов возбуждения и РЧ-импульсов перефокусировки. Предпочтительно, чтобы катушка 13 для исследований всего тела вызывала пространственно однородное распределение интенсивности передаваемых РЧ-импульсов (RFS). Та же самая катушка или антенна обычно используется попеременно как передающая катушка и приемная катушка. Как правило, принимающая катушка включает в себя множество элементов, каждый из которых обычно образует одну петлю. Как правило, принимающая катушка включает в себя множество элементов, каждый из которых обычно образует одну петлю. Возможны различные геометрии формы петли и расположения различных элементов. Передающая и принимающая катушка 13 соединена с электронной передающей и приемной схемой 15.
Следует отметить, что существует один (или более) РЧ антенных элементов, которые могут работать как передающие и приемные; дополнительно, как правило, пользователь может выбрать использование приемной антенны, связанной с конкретным применением, которая обычно формируется как массив принимающих элементов. Например, массивы 16 поверхностных катушек можно использовать в качестве приемных и/или передающих катушек. Такие массивы поверхностных катушек имеют высокую чувствительность в сравнительно небольшом объеме. Принимающая катушка соединена с предусилителем 23. Предусилитель 23 усиливает РЧ-резонансный сигнал (MS), принимаемый приемной катушкой 16, и усиленный РЧ-резонансный сигнал подается на демодулятор 24. Приемные антенны, такие как массивы поверхностных катушек, соединены с демодулятором 24, а принятые предварительно усиленные магнитно-резонансные сигналы (МS) демодулируются с помощью демодулятора 24. Предусилитель 23 и демодулятор 24 могут быть реализованы в цифровом виде и встроены в массив поверхностных катушек. Демодулированные магнитно-резонансные сигналы (DMS) подаются на блок реконструкции. Демодулятор 24 демодулирует усиленный РЧ-резонансный сигнал. Демодулированный резонансный сигнал содержит фактическую информацию о локальных плотностях спина в части объекта, которая будет отображаться. Кроме того, передающая и приемная схема 15 соединена с модулятором 22. Модулятор 22 и передающая и приемная схема 15 активируют передающую катушку 13, чтобы передавать РЧ импульсы возбуждения и перефокусировки. В частности, массивы 16 приемных поверхностных катушек соединены с передающей и приемной схемой посредством беспроводной линии связи. Данные магнитно-резонансного сигнала, принятые массивами 16 поверхностных катушек, передаются на передающую и приемную схему 15 и управляющие сигналы (например, для настройки и расстройки поверхностных катушек) отправляются на поверхностные катушки по беспроводной линии связи.
Блок реконструкции выводит один или более сигналов изображения из демодулированных магнитно-резонансных сигналов (DMS), которые представляют информацию изображения отображаемой части подлежащего обследованию объекта. Блок 25 реконструкции на практике сконструирован предпочтительно как блок 25 цифровой обработки изображений, который запрограммирован так, чтобы выводить демодулированные магнитно-резонансные сигналы, которые представляют информацию изображения части объекта, который отображается. Сигнал на выходе реконструкции подается на монитор 26, так что реконструированное магнитно-резонансное изображение может отображаться на мониторе. Альтернативно возможно хранить сигнал от блока 25 реконструкции в блоке 27 буфера, пока ожидается дальнейшая обработка или отображение.
Система магнитно-резонансной визуализации по изобретению также снабжена блоком 20 управления, например, в виде компьютера, который включает в себя (микро) процессор. Блок 20 управления управляет совершением РЧ-возбуждений и применением временных градиентных полей. С этой целью компьютерная программа по изобретению загружается, например, в блок 20 управления и блок 25 реконструкции.
Кроме того, система магнитно-резонансных исследований согласно изобретению снабжена дисплеем 126 гентри, который используется в кабинете для исследований вблизи магнита системы магнитно-резонансных исследований. Этот дисплей 126 гентри может быть мобильным устройством, таким как планшетный компьютер. Дисплей гентри также может быть установлен на наружных крышках магнита. Дисплей 126 гентри формирует пользовательский интерфейс, который обеспечивает пользователю обратную связь и, необязательно, руководство от модуля 127 анализа. Модуль 127 анализа может быть выполнен в виде модуля программного обеспечения, который установлен в блоке 20 управления. Модуль анализа выполнен с возможностью анализа выбранных детализаций МР-обследования, например, указанных в протоколе МР-обследования, в том числе последовательности сбора данных, для данных обратной связи и, необязательно, инструкций для пользователя. МР-обследование может быть представлено Картой обследования, и модуль анализа выполнен с возможностью анализа Карты обследования для признаков объекта в последовательности операций, для которых пользователю и пользователю выдаются данные обратной связи и/или руководство.