УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА НЕКОНДЕНСИРОВАННОГО ГАЗА ИЗ КАНАЛОВ ГЕЙЗЕРОВ

Полезная модель относится к классу оборудования использующегося для исследования или анализа материалов путем определения их химических или физических свойств, и может быть использована для отбора проб неконденсированного газа из каналов гейзеров.
Наиболее близким из известных аналогов является: отбор проб в вакуумированые барботеры по методике ASTM Е1675 - 04 (2012) (Standard Practice for Sampling Two-Phase Geothermal Fluid for Purposes of Chemical Analysis).
Недостатком аналога устройства является: отсутствие серийного производства барботеров с трехходовыми кранами и надежной герметизацией кранового узла; хрупкость барботеров, приводящая к риску их разрушения в полевых условиях; ограничение по объему отбираемой пробы приводит к невозможности отбора неконденсирующегося газа при малых газосодержаниях и повторному отбору; отсутствие насадки-пробоотборника для погружения в канал гейзера на глубину до нескольких метров.
Задача, решаемая предлагаемой полезной моделью, - осуществление дистанционного отбора проб газа из газонасыщенного канала, заполненного водой с температурой до 100°C (канал гейзера).
Решение указанной выше задачи необходимо для мониторинга режима гейзеров и обеспечения безопасности природоохранной инфраструктуры и туризма.
Сущность технического решения состоит в создании устройства, состоящего из портативного электрического насоса с автономным питанием 12 В., 0.5 А., расход жидкости 2 л/мин, работающим при температуре до 100°C (R385HT), капиллярной пробоотборной трубки из нержавеющей стали с газоуловителем в виде металлической воронки на конце.
На фиг. 1 изображена структурная схема полезной модели.
В состав устройства для отбора неконденсированного газа из канала гейзера входят: 1 - капиллярная трубка из нержавеющей стали (3,2×0,5 мм. 12Х18Н10Т) длинной 5 м; 2 - металлическая воронка (200×150 мм.) на нижнем конце; 3 - штуцер с наружной резьбой G% на верхнем конце; 4- Н - высокотемпературный портативный мембранный насос с элементами питания стандарта АА (12 В), установленными в двух контейнерах, собранный в футляре (ящике для инструментов Stanley 25) с соединительными фторопластовыми трубками; на корпусе которого находятся: а) входной штуцер с внутренней резьбой б) выходной штуцер для силиконового шланга диаметром 5 мм, в) тумблер включения питания с индикатором.
Принцип работы устройства заключается в следующем: верхний конец проботборной капиллярной трубки через штуцер вкручивается при помощи гаечного ключа на вход насоса с использованием герметизируемой алюминиевой прокладки. На выходной штуцер насоса надевается силиконовый шланг. После этого осуществляется погружение трубки с металлической воронкой на конце (служащей одновременно утяжелителем, централизатором и газоуловителем) ниже уровня воды в канале гейзера. На насос подается электропитание, через некоторое время на выходе насоса появляется газонасыщенная вода, после промывки системы (2-3 мин), осуществляется отбор неконденсированного газа, отбор осуществляется из силиконового шланга в стеклянные бутыли 100 мл, методом вытеснения через водяной затвор.
Созданное устройство позволяет обеспечить многократный отбор неконденсирующихся газов из каналов гейзеров в периоды самоизлива между их извержениями, в том числе при малых газосодержаниях в канале гейзера.