УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОИСКА И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
DEVICE FOR SEARCH AND INFLUENCE ON BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS WITH ALTERNATING CURRENT

Устройство для поиска и воздействия на биологически активные точки переменным током относится к медицинской практике и предназначено для определения биологически активных точек (БАТ) на кожной поверхности тела, для лечебного воздействия на эти точки электрическим током.
В медицинской практике для электропунктуры на БАТ используются выпускаемые промышленностью приборы ЭЛАП, ЭЛЕТЕРИС 5 УМ 003 и другие [1], работающие как от сети переменного тока, так и автономного источника, которые могут быть аналогом предлагаемого устройства. Указанные приборы выдают постоянный ток, импульсы различной формы, полярности и частоты, имеют высокую стоимость, габарит и не всегда могут использоваться в массовой индивидуальной практике. Кроме этого, определить, какую частоту и форму импульса необходимо использовать при конкретном заболевании не представляется возможным по следующим причинам.
Человеческое тело является весьма сложным полупроводником, зависящим от самого индивидуума, времени суток, времени года, метеоусловий, вида болезни, а также БАТ.
Известно [2], [3], что несинусоидальное колебание может быть представлено бесконечным тригонометрическим рядом Фурье, содержащим гармонические составляющие: чем выше номер составляющей, тем меньше ее амплитуда. В связи с этим неизвестно, какая составляющая и каким образом действует на БАТ. Применяя переменное синусоидальное напряжение различных частот, можно более обстоятельно судить о степени воздействия той или иной частоты на процесс лечения.
Применение постоянного тока различной полярности требует хорошего понимания, какую полярность тока следует пропускать через БАТ для различных больных, различных болезнях, времени суток, времени года и др. Переменный ток автоматически возвращает БАТ в нормальное состояние, т.е. оказывает исцеляющее действие, что особенно важно для лиц малой медицинской квалификации.
Для воздействия на БАТ можно использовать по новому назначению как понижающие трансформаторы, включаемые в электросеть, а силу тока, протекающего через БАТ, измерять микроамперметром, так и, еще проще, включать микроамперметр в электросеть гальванически, через большие сопротивления, по которым будет проходить ток менее 220 микроампер, вполне приемлемый для воздействия на БАТ величину, проверенную многолетней практикой.
Прототипом предлагаемого устройства может служить широко применяемая в электротехнике схема [4].
2
3
Устройство состоит из микроамперметра 1 постоянного тока на 100 µА, однофазного моста 2 (например, КЦ405А), переменного резистора 3 типа СП на 150 Ком, для регулирования величины тока, двух постоянных резисторов 4 на 1 MOm, одного резистора 5 на 500 Ом для защиты микроамперметра при случайном касании щупа 6 и пластины 7, штепсельной вилки 8. Устройство заключено в футляр 9. В качестве щупа 6 использовалась канцелярская пластмассовая ручка, в которой стержень с пастой заменен медной проволокой диаметром 1,5 мм. В качестве пластины 7 применялась латунная пластина толщиной 1 мм, размером 65×25 мм. Детали размещались на однослойной фольгированной гетинаксовой плате толщиной 1,5 мм. Вся сборка помещена в пластмассовый футляр 9 для хозяйственных нужд размером 120×85×60 мм. Соединение деталей, входивших в схему, производилось припоем ПОС60 посредством электропаяльника.
Способ использования устройства аналогичен указанному в аналогах. Пациент берет в руку или прижимает пластину 7 к месту на теле человека, указанному врачом, а врач берет щуп 6 и, в зависимости от диагноза, своему опыту и квалификации, прикладывает щуп 6 к выбранному месту БАТ. Топографии меридианов и расположения на них БАТ имеются во многих руководствах по иглорефлексотерапии. Далее врач включает устройство в электросеть, устанавливает некоторую величину тока, перемещает щуп до максимального показания микроамперметра, устанавливает необходимую величину тока и следит за изменением показаний прибора в течение определенного отрезка времени. Далее - квалификация врача, его опыт.
Предлагаемое устройство используется в течение 40 лет без каких-либо ремонтов и потребления электроэнергии(величина потребляемого тока не фиксируется электросчетчиком), с эффективностью во много раз превышающей иглоукалывание. Единственный недостаток устройства (и метода) - обслуживание только одного пациента и необходимость наблюдать за показанием прибора (кстати, получая дополнительную информацию о больном).
Меры безопасности при работе с прибором - как и для медицинских приборов, работающих от сети переменного тока 220 В.: не отключив от сети - прибор не вскрывать.
Литература
1. Ф.Г.Портнов Электропунктурная рефлексотерапия. Рига, 2 «ЗИНАТНЕ», 1987 г. С.113, 125-128.
2. Ю.А.Браммер, И.Н.Пащук. Импульсная техника. Издание «Высшая школа», Москва, 1971 г.
3. А.А.Харкевич. Спектры и анализ. Гос. изд. Технико-теор. литературы. Москва 1957 г.
4. Курс электрических измерений. / Под редакцией В.Т.Прыткова и А.В.Талицкого. Госэнергоиздат, 1960 г. С.202, рис.4-19, б).