Система считывания вертикального угла положения тахеометра

Полезная модель относится к области приборостроения, в частности к геодезическим приборам - электронным тахеометрам.
Известна система считывания вертикального угла положения тахеометра Та5 (В.Н. Попов, С.И. Чекалин. Геодезия: Учебник для вузов. - М.: «Горная книга», 2007 ISBN: 5-91003-028-6, стр. 159), содержащая угломерное устройство считывания, установленное на опоры скольжения. Угломерное устройство состоит из лимба и шаблона с зазором 0,006-0,01 мм, который обеспечивается установкой компенсационных колец. Опоры скольжения выполняются установкой цапфы в лагеру с зазором 0,01-0,03 мм. Во время эксплуатации прибора в опоре скольжения со временем увеличивается зазор между цапфой и лагерой. Увеличение зазора способствует возникновению сухого трения в лагерах, что в свою очередь приводит к снижению точности тахеометра.
Устранение приведенного недостатка решается посредством того, что система считывания вертикального угла положения тахеометра устанавливается на опоры качения - прецизионные подшипники качения. Заявленная система содержит датчик кругового положения - инкрементный энкодер - на фотоэлектрическом принципе действия, в бескорпусном исполнении.
На Фиг. 1 изображена система считывания вертикального угла положения тахеометра.
Система считывания вертикального угла положения тахеометра содержит цапфы 1 и 2, прецизионные подшипники качения 3, лагеры 5 и 10, а также датчик кругового положения 7, закрепленный на колонке 8, состоящий из лимба 6, оправы лимба 4, закрепленной на торце А цапфы 2.
Цапфы 1 и 2 закреплены на картере тахеометра 9, на цапфы 1 и 2 установлены подшипники 3, на подшипники установлены лагеры 5 и 10, которые в свою очередь закреплены на колонке 8. В подшипниках выбраны зазоры и создан преднатяг. Торец А цапфы 2 имеет минимальное биение относительно колонки 8, как радиальное, так и осевое.
Таким образом, система считывания вертикального угла положения тахеометра обеспечивает повышение плавности поворота картера 9 относительно колонки 8 и, наряду с применением инкрементного энкодера 7 на фотоэлектрическом принципе действия повышает точность измерения углов в целом.
Предложенная система считывания вертикального угла положения в тахеометре повышает точность измерения углов на 12%. Это особенно важно для геодезических приборов, используемых для обеспечения деятельности средств вооружения и военной техники с целью измерений расстояний и углов на местности при оперативном определении координат пунктов специальных геодезических сетей.