Безэховая камера для антенных измерений
ANECHOIC CHAMBER FOR ANTENNA MEASUREMENTS

Изобретение относится к технике антенных измерений, а именно, к измерению диаграмм направленности (ДН) антенн с помощью коллиматорного зеркала.
Целью данного изобретения является снижение погрешности измерения ДН антенн.
Известно, что измерение ДН антенн с помощью коллиматора осуществляется в безэховых камерах (БЭК), покрытых радиопоглощающим материалом (РПМ) [4, с. 206 … 208]. Наиболее простой по конструкции и распространенной формой безэховой камеры является прямоугольная, поперечные размеры которой определяются зеркалом коллиматора [1, с. 7 … 8, 39; 3 с. 330]. В этом случае зеркало коллиматора вписано в безэховую камеру и размещено симметрично относительно поперечных размеров.
Недостатками данных камер является большая погрешность измерения ДН антенн из-за наличия в рабочей зоне отражений 1-го и высшего порядков от задней (торцевой) стенки камеры.
Наиболее близкими по технической сущности к заявляемому изобретению является выбранный в качестве прототипа тип БЭК, покрытой с внутренней стороны радиопоглощающим материалом, форма которой симметрична относительно зеркала коллиматора и имеет заднюю стенку клиновидной формы [2]. Благодаря клиновидной форме задней стенки, исключается проникновение в рабочую зону отражений 1-го рода.
Существенным недостатком таких БЭК является большая погрешность измерения ДН антенн из-за наличия в рабочей зоне отражений 2-го порядка от задней (торцевой) стенки камеры и боковых стенок, а ломанная (клиновидная) форма задней стенки является конструктивно сложной для реализации.
Технической задачей, решаемой изобретением является исключение проникновения в рабочую зону БЭК отражений 1-го и 2-го порядков.
Поставленная задача достигается тем, что в известных устройствах, покрытых с внутренней стороны радиопоглощающим материалом, форма которых симметрична относительно зеркала коллиматора, имеет заднюю стенку клиновидной формы [2] и согласно предложенному изобретению для исключения проникновения в рабочую зону камеры отражений 1-го и 2-го порядков БЭК имеет форму прямоугольной трапеции, задняя стенка, которой расположена под углом α: , где α - угол поворота задней стенки, d - расстояние до задней стенки 1, а - размер рабочей зоны, что приводит к тому, что БЭК имеет асимметрию относительно фокальной оси зеркала коллиматора, при которой выполняется условие:
где
- расстояние от оси коллиматора до боковой стенки 2.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предложенная БЭК отличается наличием новых существенных признаков, а именно имеет форму прямоугольной трапеции (фиг.), задняя стенка, которой расположена под углом α: , где α - угол поворота задней стенки, d - расстояние до задней стенки 1, а - размер рабочей зоны, что приводит к тому, что БЭК имеет асимметрию относительно фокальной оси зеркала коллиматора, при которой выполняется условие:
где
- расстояние от оси коллиматора до боковой стенки 2.
Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию «новизна».
Анализ известных технических решений (аналогов) в исследуемой области и смежных с ней позволяет сделать вывод, что предложенные решения известны, однако наличие их в составе устройства указанным образом и указанными новыми возможностями использования образуют БЭК, позволяющую проводить измерения ДН антенн, исключая проникновения в рабочую зону отражений 1-го и 2-го порядков.
Изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень», так как для специалиста оно не следует явным образом из уровня техники.
Изобретение является «промышленно-применимым», так как оно может быть использовано при разработке и контроле антенн широкого класса.
На фиг. представлены форма и размеры БЭК.
Литература:
1. Мицмахер М.Ю., Торгованов В.А. Безэховые камеры СВЧ. - М.: Радио и связь, 1982.
2. Балабуха Н.П., Зубов А.С., Солосин B.C. Компактный полигон для измерения рассеивающих свойств объектов и параметров антенн. Общее описание. -
Антенны. 2008, вып. 6 (133), с. 59-65.
3. Фрадин А.З., Рыжков Е.В. Измерение параметров антенно-фидерных устройств. - М.: Связь, 1972.
4. Захарьев Л.Н., Леманский А.А., Турчин В.И. Методы измерения характеристик антенн СВЧ. - М.: Радио и связь, 1985.