УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ ИЛИ ОБЪЕМА

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для метрологического обеспечения технологий отпуска пропан-бутана при приемке и отпуске на АГЗС.
Известны объемные и массовые расходомерные установки (Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара. -М.: Издательство стандартов, 1990., стр. 199-203). Однако, известные устройства позволяют поверять средства измерения только одним из способов -объемным или массовым.
Известен весовой расходный резервуар (а.с. СССР №52080, кл. МКИ G 01 F 25/00), содержащий упругие подводящие и отводящие трубопроводы, с одной стороны, закрепленные на неподвижном основании, и преобразователь силы. Упругие подводящие и отводящие трубопроводы с другой стороны ограничены траверсой с рычагами, на одном из которых расположен весовой расходный резервуар, с другой -электрически связан с преобразователем силы.
Известно весовое расходное устройство (а.с. СССР №669208, кл. МКИ G 01 G 17/04, G 01 F 25/00), содержащее отводящие и подводящие трубопроводы, с одной стороны, закрепленные на стойке неподвижного основания и ограниченные с другой стороны траверсой с рычагами, на одном из которых расположен весовой расходный резервуар, а другой рычаг электрически связан с датчиком силы и градуировочным приспособлением. Весовое расходное устройство снабжено стойкой на неподвижном основании и с упругими подводящими и отводящими трубопроводами, закрепленными на траверсе симметрично основным трубопроводам. Рычаг траверсы с весовым расходным резервуаром снабжен противовесом и демпфером.
Недостатками данных изобретений является сложность конструкций и возможность использования данных устройств только в стационарном состоянии.
Предложена установка для поверки средств измерения массы, имеющая в своем составе вторичный прибор, осуществляющий накопление и математическую обработку информации, поступающей от датчиков веса, объемное устройство, измеряющее количество поступившей через поверяемый прибор жидкости, установленное на штативе, взвешиваемое с помощью датчиков веса.
В качестве объемного устройства используется образцовый мерник 2-го разряда.
Подводящие и отводящие трубопроводы не ходят в состав установки, для поступления продукт, прошедшего через поверяемый прибор, раздаточный кран подсоединяется через «сухой разъем» к заливному штуцеру мерника и отсоединяется по окончании поступления продукта.
Целью создания полезной модели является упрощение конструкции, получение возможности использования установки непосредственно на месте работы средств измерения.
Технический результат достигается следующий: установка позволяет поверять средства измерения непосредственно на месте работы последнего, позволяет произвести поверку одновременно объемным и массовым способом и определить величину фактической плотности при текущей температуре.
На фиг.1 представлена схема установки поверочной объемно-массовой.
Установка поверочная объемно-массовая состоит из мерника 2 разряда вместимостью 25 литров, взвешиваемого с помощью тензометрической весовой системы.
Мерник 1 смонтирован на штативе 3, и подвешен на тензометрическом датчике 2, имеет заливной, сливной и продувочный
штуцеры. По объему калибруется по образцовому мернику 1 разряда питьевой водой при температуре 20 ± 1°С с погрешностью не превышающей ± 0,1%.
Для измерения массы сжиженного газа калибровка установки производится образцовыми гирями 3 разряда по следующей методике:
1. Пустой мерник взвешивается тензометрическим датчиком и показания вторичного прибора 4 обнуляются.
2. Мерник нагружается образцовыми гирями 3 разряда наибольшей массой не менее 20 кг. Показания вторичного прибора фиксируются. Далее мерник нагружается массой не менее 11 кг, показания вторичного прибора фиксируются.
3. Полученный диапазон показаний вторичного прибора делится на разницу и определяется цена деления вторичного прибора в кг. Проверяются средняя точка диапазона 12, 13, 14, 15 кг. Путем нагружения до указанных величин мерника образцовыми гирями и сличаются показания прибора с фактическим весом. Погрешность данной юстировки состоит из допуска на вес образцовых гирь 3 разряда и погрешности тензометрического датчика ± 0,02%.
Поверка средств измерения массы или объема с помощью установки осуществляется следующим образом:
- задается доза отпускаемого сжиженного газа;
- проверяется вес пустого мерника, затем показания вторичного прибора обнуляются;
- подсоединяется раздаточный кран к заливному штуцеру мерника;
- отпускается в мерник заданная доза.
- кран отсоединяется, (подсоединение раздаточного крана осуществляется с помощью специального устройства
«сухой разъем», при котором обеспечивается минимальная потеря продукта);
ф
- определяется фактический объем продукта поступившего в мерник по шкале -V;
ф
- определяется фактический вес продукта по показаниям вторичного прибора -М;
- определяется погрешность дозирования. Доставка сжиженного газа на АЗГС производится автомобильными цистернами (газовозами) наполнение которых производится на газохранилищах, где, как правило, учет газа производится в единицах массы. Большинство газозаправочных колонок на АЗГС производит отпуск газа в единицах объема, перевести которые в единицы массы весьма затруднительно, т.к. плотность смеси пропан-бутан меняется в зависимости от температуры и концентрации пропана в смеси. Предложенная установка позволяет определить фактическую плотность продукта при текущей температуре и избежать потерь при отпуске сжиженного газа на АЗГС.