ЭНДОЦЕРВИКАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО "ДИАЛАТОР"

Полезная модель относится к медицинской технике, в частности, к гинекологическим инструментам.
Из "Уровня техники" известно гинекологическое зеркало, содержащее несколько коаксиально расположенных трубок, выполненных с продольными прорезями. Причем диаметр заходного конца каждой последующей трубки меньше диаметра наружного конца предыдущей трубки, а длина трубок уменьшена в соответствии с увеличением диаметра (см. А.С. СССР №688177, опубл. 30.09.1979).
Недостатками известного устройства являются высокая вероятность травматизации цервикального канала при проведении внутриматочных манипуляций.
Кроме того, из "Уровня техники" известно цервикальное зеркало, выполненное из нержавеющей стали и содержащее ручки с кольцами, соединенные с возможностью поворота друг относительно друга. При этом каждая ручка объединена с лезвием, на концах которых выполнены плечики, параллельные оси вращения ручек, от плечиков отходят петли. Верхние части петель отогнуты на угол около 90° и примыкают друг к другу (см. патент США №2587486, опубл. 26.02.1952).
Недостатками известного устройства также являются возможность травматизации цервикального канала в связи с отсутствием фиксации створок в определенном положении, кроме того, форма устройства затрудняет его использование вместе с другим гинекологическим инструментом.
Задачей настоящей полезной модели является устранение всех вышеперечисленных недостатков.
Технический результат настоящего устройства заключается в исключении травматизации цервикального канала при проведении внутриматочных манипуляций и обеспечении простоты его эксплуатации.
Технический результат обеспечивается тем, что эндоцервикальное зеркало содержит две створки, выполненные с возможностью плавного раскрывания, и рукоятку. По меньшей мере створки и рукоятка выполнены из полимерного органического материала и дополнительно содержит механизм перемещения створок. Кроме того, рукоятка образована из двух соединенных друг с другом деталей, каждая из которых выполнена за одно целое со створкой, створки выполнены ссужающимися к их концам, а между деталями рукоятки имеется зазор, выполненный с возможностью изменения его ширины с помощью механизма перемещения створок.
В соответствии с частными случаями осуществления устройство может иметь следующие конструктивные особенности.
Механизм перемещения створок включает резьбовой механизм разведения створок и их фиксации.
По меньшей мере одна створка вместе деталью рукоятки имеет форму, приближенную к Z-образной.
Створка выполнена с отклонением от детали рукоятки на угол, не превышающий 150°.
Детали рукоятки имеют выступы, взаимодействующие друг с другом в собранном виде и обеспечивающие формирование зазора.
Одна деталь рукоятки имеет стержень с резьбой, а вторая деталь рукоятки имеет сквозное отверстие, обеспечивающее возможность прохождения сквозь него стержня и навинчивания на него гайки.
Концевые участки деталей рукоятки жестко соединены друг с другом.
Створки на концах выполнены скругленными.
Сущность полезной модели поясняется иллюстрацией, на которой отображен общий вид устройства.
На иллюстрации отображены следующие конструктивные элементы:
1 - створка;
2 - рукоятка;
3 - деталь рукоятки;
4 - зазор;
5 - стержень с резьбой;
6 - гайка;
7 - выступы;
8 - концевой участок детали рукоятки.
Эндоцервикальное зеркало все выполнено из полимерного органического материала, в качестве которого могут использовать полиамиды или полифениленсульфиды.
Эти материалы имеют низкую теплопроводность, и при соприкосновении с телом человека неприятные ощущения не возникают. Кроме того, устройство является легким.
Эндоцервикальное зеркало содержит две створки 1, выполненные с возможностью плавного раскрывания до 20 мм, и рукоятку 2, образованную из двух деталей 3, каждая из которых выполнена за одно целое со створкой 1. Устройство имеет длину около 260 мм. При этом одна створка 1 вместе деталью рукоятки 3 имеет форму, приближенную к Z-образной. Створка 1 выполнена с отклонением от детали рукоятки 3 на угол 130°. В собранном виде створки 1 прилегают и соприкасаются друг с другом, при этом в месте перехода к деталям рукоятки 3 они скрещиваются. Створки 1 выполнены ссужающимися и скругленными на концах, что исключает травматизацию.
Эндоцервикальное зеркало содержит механизм перемещения створок, включающий резьбовой механизм разведения створок 1 и их фиксации на определенном расстоянии друг от друга с обеспечением требуемого угла раскрытия створок. При этом одна деталь рукоятки 3 имеет стержень с резьбой 5, а вторая деталь рукоятки 3 имеет сквозное отверстие, обеспечивающее возможность прохождения сквозь него стержня 5 и навинчивания на него гайки 6, которая может быть выполнена из полимерного органического материала.
Детали рукоятки 3 имеют выступы 7, взаимодействующие друг с другом в собранном виде и обеспечивающие формирование зазора 4. Ширина зазора изменяется с помощью резьбовой механизм разведения створок 1.
Концевые участки 8 деталей рукоятки 3 жестко соединены друг с другом. При этом одна деталь рукоятки 3 на концевом участке 8 содержит отверстие, а другая имеет выступ, выполненный с возможностью захода в отверстие и фиксации в нем.
Настоящее устройство может быть использовано для раскрытия цервикального канала при проведении кольпоскопии, взятия биопсии шейки матки и других манипуляциях.
Настоящее устройство используют в комплекте с вагинальным зеркалом. При этом вагинальное зеркало вводят во влагалище в сомкнутом виде, а затем раздвигают и фиксируют створки посредством винта и гайки. Далее через смотровое окно вводят эндоцервикальное зеркало. Врач, удерживая настоящее устройство за рукоятку 2, осуществляет вращение гайки 6. При этом ширина зазора 4 уменьшается, в створки 1 раскрываются и фиксируются с помощью стержня с резьбой 5 и гайки 6. Цервикальный канал раскрывается и расширяется для исследования слизистой оболочки влагалищной части шейки матки.
Зеркало подлежит повторному использованию после соответствующей обработки и стерилизации. Выдерживает все известные виды дезинфекции и паровую и газовую стерилизации.