СТОЛ СНИМКОВ

Предложенное техническое решение относится к разделу медицинской техники, точнее к рентгеновской, и предназначено для комплектации рентгенодиагностических аппаратов в качестве второго рабочего места для обследования пациентов в положении лежа.
Известен стол снимков для обследования пациентов в положении лежа, содержащий деку, изготовленную из жесткого рентгенопрозрачного материала, например пластика, закрепленную на четырех ножках (Соколов В.Г., Туманов Н.А., Шварцман А.З. Штативно-механические устройства для рентгенодиагностики. - М.: Медицина, 1979, С. 10 [1]).
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является стол снимков, содержащий металлическую раму с четырьмя опорными ножками и декой плоской формы из жесткого рентгенопрозрачного материала, например углепластика, под которой закреплен приемник рентгеновского излучения (Чикирдин Э.Г., Мишкинис А.Б. Техническая энциклопедия рентгенолога. - М., МНПИ, 1996, С. 361 [2]).
Аналог был выбран нами в качестве прототипа.
Недостатком стола снимков [2], выбранного нами в качестве прототипа, как и всех известных аналогов, является то, что в нем отсутствует средство фиксации пациента на деке стола в момент рентгенографии, что может привести к динамической нерезкости изображения на рентгенограмме.
Технический результат заявляемой полезной модели выражается в создании стола снимков, дека которого снабжена средством фиксации пациента в момент рентгенографии. Он достигается тем, что в столе снимков, содержащем металлическую раму с четырьмя опорными ножками и декой плоской формы из жесткого рентгенопрозрачного материала, под которой закреплен приемник рентгеновского излучения, дека стола изготовлена из электрета с электрическим потенциалом 15-20кВ, причем плоскости поляризации электрических зарядов противоположного знака (+, -) в электрете проходят параллельно плоскости деки стола.
На прилагаемых рисунках схематично изображена конструкция заявляемого устройства: фиг. 1 - вид сбоку; фиг. 2 - сечение A-A фиг. 1.
Стол снимков содержит металлическую раму 1, имеющую форму параллелограмма с прямыми углами, закрепленную на четырех опорных ножках 2 одинаковой высоты, основания которых жестко соединены с полом рентген кабинета. На раме 1 закреплена дека 3 плоской формы, изготовленная из жесткого рентгенопрозрачного материала. В качестве материала деки 3 используется органическое стекло, которому в процессе изготовления были приданы электретные свойства с электрическим потенциалом 15-20 кВ, причем плоскости поляризации электрических зарядов противоположного знака (+), (-) в электрете проходят параллельно плоскости деки 3. В качестве электрета могут быть использованы и другие полимеры.
Электреты являются электрическими аналогами магнитов. Они создают постоянное электрическое поле в окружающем пространстве и обладают длительным действием (до многих лет) (Физический энциклопедический словарь. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - С. 862).
Под декой 3 находится приемник 4 рентгеновского излучения. Приемник 4 закреплен на горизонтальной каретке 5, установленной на направляющей 6.
Стол снимков входит в состав рентгенодиагностического аппарата в качестве второго рабочего места и обеспечивает возможность обследования пациента в положении лежа. Для этого пациента В укладывают на деку 3 стола снимков (фиг. 1). Под действием электрического поля, создаваемого высоким электрическим потенциалом (+) электрета, из которого изготовлена дека 3, в биологических тканях пациента В, прилегающих к деке 3, индуцируется заряд противоположного знака (-), в результате чего, под действием кулоновой силы тело пациента В прижимается к поверхности деки 3 и удерживается в этом положении во время рентгенографии.
Электростатическая фиксация пациента на поверхности деки стола снимков исключает возможность смещения тела пациента во время экспозиции, что обеспечивает возможность получения рентгеновских снимков без динамической нерезкости.