ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТАРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ИЗМЕРЕНИЯ МОМЕНТОВ

Полезная модель относится к области испытаний и измерений, а именно, к тарированию устройств измерения моментов (моментомеров), имеющих вертикальное рабочее положение оси чувствительности.
Известно устройство для измерения моментов, содержащее основание со стойкой, на которой свободно подвешивают груз, упирающийся через рычаг заданной длины в динамометр. При заданной длине рычага, измеряя динамометром силу определяют крутящий момент и градуируют (тарируют) шкалу динамометра в единицах момента
(см. Справочник «Измерения в промышленности», под ред. П.Профоса, т.2, Москва, «Металлургия», 1990 г., стр.124).
В результате анализа конструкции известного приспособления необходимо отметить, что при горизонтальном тарировании моментомер находится под воздействием нерабочих нагрузок, что снижает точность тарирования. Громоздкость конструкции, высокая трудоемкость тарирования, обусловленная необходимостью ожидания прекращения качания масс после установки на них тарированных грузов, приводят к значительным неудобствам при проведении тарирования.
Задачей настоящей полезной модели является разработка приспособления для тарирования моментомеров, обеспечивающего высокую точность тарирования, при небольшой трудоемкости, а также простого и удобного при эксплуатации.
Поставленная задача решается тем, что в приспособлении для тарирования устройств измерения моментов, содержащем нагрузочное устройство, коромысло и тарировочные элементы, новым является то, что нагрузочное устройство выполнено в виде основания и двух призм с углублениями на их рабочих поверхностях и имеет возможность установки на неподвижную часть устройства для измерения моментов, а коромысло - на подвижной посредством опоры с вертикально установленными
упругими элементами с закрепленными на них обоймами, на которых расположен плоский упругий элемент с балками по концам, на которых имеются упоры, размещенные в зоне призм опорного устройства, а тарировочные элементы выполнены в виде шариков, размещаемых в одном из углублений каждой призмы и контактирующих с упорами коромысла с разных их сторон.
При проведении патентных исследований из уровня техники не выявлены решения, идентичные заявленному, а следовательно, заявленная полезная модель соответствует условию охраноспособности «новизна».
Сведений, изложенных в материалах заявки, достаточно для практического осуществления полезной модели.
Сущность заявленной полезной модели поясняется графическими материалами, на которых:
на фиг.1 - приспособление для тарирования моментомеров;
на фиг.2 - нагрузочное приспособление;
на фиг.3 - коромысло.
Приспособление для тарирования устройств измерения моментов состоит из нагрузочного устройства 1, упругого коромысла 2 и тарировочных шариков 3.
Нагрузочное устройство выполнено в виде основания 4, на котором имеются две призмы 5, рабочие поверхности которых сходятся к продольной оси основания и на них выполнены желоба (позициями не обозначены) для тарировочных шариков 3.
Упругое коромысло 2 выполнено в виде опоры 6, на которой закреплены вертикальные упругие стойки 7, с обоймами 8. На обоймах горизонтально закреплен плоский упругий элемент 9 с балками 10 по концам, опирающимися посредством упругих элементов 11 на обоймы 8. На балках установлены упоры 12 для тарировочных шариков 3.
Приспособление для тарирования устройств измерения моментов работает следующим образом.
Для осуществления тарирования нагрузочное устройство устанавливают на неподвижную часть моментомера, а упругое коромысло - на подвижную. В одно из углублений каждой призмы 5 устанавливают шарики 3 - по одному с каждой стороны
упора. Это позволяет создавать момент в плоскости, перпендикулярной оси чувствительности моментомера. Включают моментомер в режим «арретирование». Тарировочные шарики 3 нагружают упругое коромысло. Упругие элементы, из которых оно выполнено, уменьшают влияние трения в местах контакта тарировочного шарика 3 и упора 12 упругого коромысла 2, что позволяет повысить точность измерения. Фиксируют показания моментомера.
Далее тарирование продолжают по утвержденной для данного моментомера методике, в которой регламентируется количество нагружений, значения масс тарировочных шариков, правила пересчета показаний моментомера в зависимости от приложенной нагрузки. Данные методики являются известными для специалистов и нет необходимости в их подробном описании.