МАНОМЕТРИЧЕСКАЯ БОМБА

Устройство относится к области исследования и испытания по-рохов и взрывчатых веществ.
Известно устройство (М.Е. Серебряков. Внутренняя баллистика. - М.: Оборонгиз, 1949. 592, с.137), которое состоит из корпуса, камеры сгорания, двух запирающих втулок с резьбой. С одной стороны ввинчивается запальная втулка, с другой - втулка с датчиком давления. В запальной втулке имеется изолированный стержень для подведения электрического тока к запалу, второй стержень - провод подводится непосредственно к массе бомбы. Проволочка, соединяющая электрические проводники и пережигаемая затем током, проходит через пакетик из папиросной бумаги, в которой помещается навеска воспламенителя. Для устранения прорыва пороховых газов между корпусом и ввинтными втулками поставлены медные обтюрирующие кольца.
Недостатками устройства являются слабая обтюрация пороховых газов, вызванная наличием вращательного движения втулок, сжимающих медные кольца, а также размещение датчика давления внутри втулки, что усложняет конструкцию и создает дополнительный канал утечки пороховых газов.
Целью предлагаемой полезной модели является создание простой манометрической бомбы (МБ), позволяющей сжигать и исследовать пороха до давления 400 МПа без утечки пороховых газов, технологичной в эксплуатации, обеспечивающей высокую производительность при проведении экспериментов.
Поставленная задача решается тем, что втулка, запирающая вход в камеру сгорания, разрезана на две части в поперечном направлении. При этом одна часть (прижим) имеет резьбу, а другая часть (запал) не имеет резьбы. На запале по торцу выполнено два круговых ножа треугольного сечения. Перед входом в камеру сгорания на выступе корпуса манометрической бомбы выполнено две ответные канавки треугольного сечения. Между ножами запала и уступом с ответными канавками поставлена металлическая прокладка. В этой конструкции вращение прижима не передается запалу, при том же моменте затяжки ножи глубже войдут в прокладку, а след от ножей не будет расширяться как при вращении, обтюрация становится значительно надежней.
По центральному каналу прижима проходит электрически изолированный стержень-проводник, который соединяется с обтюрирующим конусом, расположенным в запале, к конусу с другой стороны прикреплен электрод. Электрическая изоляция конуса осуществляется путем покрытия его поверхности фторопластовой пленкой. Обтюрация осуществляется поверхностью конуса, прижимаемой давлением. Второй электрод соединен с массой бомбы. При эксперименте для воспламенения заряда электроды соединяются тонкой проволокой, которая при подаче напряжения перегорает, поджигая навеску пороха.
Вместо второй запирающей втулки поставлен датчик давления, на котором с торца выполнен один круговой нож треугольного сечения, а на выступе корпуса МБ выполнена круговая ответная канавка. На датчике давления выполнен бурт, на который при закреплении датчика давит прижимной стакан. Между ножом датчика и корпусом МБ поставлена металлическая прокладка. Здесь также как и во втулке нож входит в прокладку без вращения, обеспечивая надежную обтюрацию.
Предлагаемая МБ представлена на фиг №1
МБ состоит из корпуса 1, прижима 2, запала 3, двух круговых ножей 4, металлической прокладки 5, центрального электрического проводника 6, обтюрирующего конуса 7, электродов 8 и 9, камеры сгорания 10, датчика давления 11, опорного бурта датчика давления 12, кругового ножа 13, металлической прокладки 14, нажимного стакана 15 МБ работает следующим образом.
После установки датчика давления в камеру сгорания ставится пакет с исследуемым порохом, электроды запала соединяются проволочкой, к ней ставится пакетик с воспламенителем, вход в камеру закрывается. Датчик давления подсоединяется к системе измерения, а электроды - к источнику питания. Проволочка перегорает, зажигая порох воспламенителя, от которого воспламеняется и горит основной заряд. Процесс горения контролируется измерением давления во времени.