УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБЛИЖЕНИЯ КРАЕВ РАН

Устройство относится к медицинской технике и предназначено для сближения краев ран для временного закрывания разрезов и открытых ран при хирургических операциях.
Известно устройство для сближения ран №2257861, которое является по конструктивным признакам наиболее близким к данному устройству.
Устройство содержит зубчатую рейку с прижимными пластинами, храповой механизм с ручкой и фиксирующие подвижные бранши, которые установлены в одной плоскости с прижимными пластинами и снабжены шипами с протектором-дренажом.
Недостатком данного устройства является то, что при прокалывании тканей шипами происходит их травмирование, вследствие чего возникает большая вероятность инфицирования раны.
Устройство (фиг. 1) состоит из пневмозажимов (прижимной механизм) с крючками-застежками, пневмотрубок и блока управления.
В состав блока управления (фиг. 1) входит фильтр 1, компрессор 2, контроллер 3 и пневмораспределитель 4.
Пневмозажим (фиг. 2) состоит из основания 5, клипсы-скобы 6, выдвижного штока 7, пневмоцилиндра 8.
На фиг. 3 пневмозажимы показаны в положении, когда края ран стянуты.
На фиг. 4 показано положение пневмозажимов, когда края ран раздвинуты.
Общий вид одного пневмозажима в разжатом состоянии показан на фиг. 5.
На фиг. 6 показано соединение двух противоположно установленных пневмозажимов.
Работу устройства можно условно разделить на три этапа:
1) Пневмозажимы накладываются на края разреза раны в ряд и строго друг против друга. Количество их определяется размером раны и должно быть попарным.
Ткани на краях раны должны находиться между клипсой-скобой и основанием пневмозажима.
Сжатие осуществляется путем смещения клипсы-скобы при подаче сжатого воздуха на пневмоцилиндр пневмозажима.
Подача воздуха осуществляется следующим образом: воздух всасывается из атмосферы, проходит через фильтр и поступает в компрессор, откуда он нагнетается в пневмораспределитель и, далее, подается по трубкам к пневмозажиму.
Усилие сжатия регулируется изменением давления подаваемого воздуха. Процесс подачи воздуха управляется Контроллером.
2) Пневмозажимы, расположенные друг против друга, сближаются вручную и производится зацепление их между собой при помощи крючков, которые можно поворачивать вокруг своей оси. Таким образом осуществляется временное закрывание раны после хирургической обработки.
3) Пока рана закрыта, производится циклическое отпускание и зажатие пневмозажимов поочередно, во избежание длительного пережатия тканей, т.е. если зажаты четные номера, то отпущены нечетные и наоборот.
Такая циклическая работа обеспечивается при помощи микроконтроллера управления, который управляет работой Устройства по заданному медперсоналом циклу.
Основные управляемые параметры Устройства - это давление подаваемого воздуха и время поочередного (циклического) зажатия пневмозажимов.
Технической задачей является исключение травматичности тканей и расширение функциональных возможностей устройства.
Технический результат достигается тем, что задача сближения/разведения краев ран выполняется пневмозажимами и усилие сжатия регулируется изменением давления подаваемого воздуха.