УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В МАТКУ ГУСТЫХ И ВЯЗКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ

Предлагаемое устройство предназначено для использования в ветеринарной медицине, в гинекологии при лечении послеродовых эндометритов, конкретно при введении лекарственных средств в матку коровы. Спустя 7-10 суток после отела у коров, в случае развития у них острого послеродового эндометрита, проведение лечения с помощью различных маточных свеч и палочек невозможно ввиду сужения просвета шейки матки до диаметра 5-7 мм. В этом случае введение антимикробных средств в матку возможно лишь с помощью шприца Жанэ (например, Ш 0080000 ЭТ, шприц с силиконовым кольцом на поршне для промывания полостей объемом 150 мл) и: резинового переходника кустарного изготовления (Г.А.Кононов, 1977; Н.А.Ермаченков, 1983 и др.). Однако внутриматочные лекарственные средства для лучшей эффективности в целях полного, бережного и длительного контакта со слизистой матки всегда должны иметь вязкую, тягучую консистенцию, представлять собой набор этиотропных средств на масляно-витаминной или жировой основе. Зачастую в антимикробные композиции включают нерастворимые в воде химиотерапевтические средства, например, нитрофураны, некоторые сульфаниламиды, ихтиол и т.п.. С целью создания равномерных и устойчивых к оседанию суспензий и эмульсий используют в качестве основы масла, вазелин, глицерин, полужидкий агар и другие гелеобразующие вещества.
Введение таких средств под определенным давлением посредством шприца Жанэ со стандартной канюлей с внутренним диаметром выходного отверстия 1 мм и обычного резинового переходника невозможно, так как неизбежно приводит к разрушению стеклянного цилиндра шприца и возможному травмированию рук оператора.
Предлагаемое устройство, благодаря усовершенствованию инструментария, позволяет вводить внутриматочно густые суспензии и вязкие растворы, избегая при этом разрушения стеклянных частей.
Поставленная задача решается благодаря тому, что используют шприц Жанэ с увеличенным диаметром выходного отверстия до 2,5 мм, что достигается тем, что с помощью режущего инструмента канюлю шприца укорачивают на 20-25 мм. Так как внутренний просвет канюли имеет вид конуса, то следовательно внутренний диаметр выходного отверстия увеличивается до 2,5 мм (рис.1). Также вместо обычного резинового переходника кустарного изготовления на канюлю шприца с увеличенным выходным отверстием надевают стандартный медицинский желудочный зонд №20 или №21 из силикона или апирогенной резины длиной 85-100 см и диаметром 5-7 мм с закругленным концом,
Значительное, в 2-2,5 раза, увеличение диаметра выходного отверстия канюли шприца Жанэ и использование эластичного зонда с закругленным концом позволяет вводить лекарственные средства вязкой и тягучей консистенции на полимерной и масляной основе, а также взвесь антибактериальных средств на витаминных масляных препаратах.
Перед инсталляцией этиотропных препаратов предварительно проводят ректальный массаж матки, после чего освобождают влагалище от экссудата. При введении тягучих и вязких лекарственных средств эластичный зонд перегибают в руке на расстоянии 7-10 см от закругленного конца, вводят руку во влагалище коровы, там зонд расправляют и продвигают конец в матку. Введение содержимого шприца проводят путем плавного нажатия на поршень. С помощью данного устройства лечение эндометритов коров может проводить ветоператор без помощников.
Данная полезная модель (устройство), несмотря на его кажущуюся простоту, и на несложность механизма достижения технического результата, обеспечивает решение задачи беспрепятственного и безопасного введения густых, вязких растворов, суспензий и эмульсий.
Технический результат, объективно проявляющийся при использовании предлагаемого устройства, заключается в следующем:
1. Расширяется спектр лекарственных средств, вводимых данным способом, при лечении эндометритов.
2. Увеличивается производительность труда ветоператоров.
3. Решается задача беспрепятственного и безопасного введения густых и вязких лекарственных препаратов в матку коров при эндометритах.
4. Повышается эффективность терапии при эндометритах, осложненных патогенной и условно-патогенной микрофлорой. О промышленной применимости данного устройства свидетельствуют производственные испытания, проведенные в хозяйствах Тацинского района Ростовской области на 50 коровах, больных послеродовыми эндометритами (акт испытаний прилагается). Эффективность лечения с использованием предлагаемого устройства составила 98%, против 86% в контрольных группах.
Список литературы:
1. Ермаченков Н.Н. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных. - Москва. - «Колос». - 1983. - 271 с.
2. Карпов В.А. Акушерство и гинекология мелких домашних животных. - Москва. - Росагропромиздат.- 1990. - 288 с.
3. Кононов Г.А. Ветеринарное акушерство и гинекология. - Ленинград. - «Колос». - 1977. - 655 с.