ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Полезная модель относится к приспособлениям и устройствам для терапии больных туберкулезом за счет улучшения адаптационных реакций. Микобактерии туберкулеза при своей жизнедеятельности в организме человека вызывают нарушение адаптации, гомеостаза и иммунитета. Это ведет к поддержанию воспаления, нарастанию экссудации, альтерации и прогрессированию туберкулезного процесса. Даже на фоне современного этиотропного лечения у таких больных появляется устойчивость к противотуберкулезным препаратам и мультирезистентность, что способствует сохранению длительной активности туберкулеза, замедлению рассасывания инфильтрации и рубцеванию полостей распада в легких. В конце базисной терапии в легких у таких больных формируются выраженные остаточные туберкулезные изменения, служащие основой для обострения и рецидивов заболевания.
Известен лечебный комплекс для стимуляции иммунитета при заболеваниях внутренних органов, содержащий устройство для УВЧ-индуктотермии (Батурина Л.А., Волчек И.А., Володин Д.С., Костыгова Т.Н., Перфилова П.Е., Серый С. В., Морозов В.Г., Хавинсон В.Х. Способ стимуляции Т-системы иммунитета. - Сб. Современная терапевтическая патология. - Л., ВМА, 1980. - С.82-87). Он предназначен для стимуляции иммунитета у больных с патологией внутренних органов путем кратковременного использования тепловой дозы УВЧ-индуктотермии (от 3 до 7 процедур) на место проекции на грудную клетку вилочковой железы в течение 8-10 минут.
Данный лечебный комплекс выбран в качестве прототипа.
Недостатками данного комплекса диагностики являются:
1. комплекс рассчитан на кратковременные курсы лечения.
2. не позволяет учитывать индивидуальное назначение интенсивности и частоты процедур.
3. не обладает необходимой эффективностью.
В основу полезной модели положена задача создать лечебный комплекс для улучшения адаптационных реакций больных туберкулезом с использованием методов физиотерапии, позволяющий повысить эффективность лечения за счет индивидуального назначения интенсивности и частоты процедур.
Поставленная задача решается тем, что в лечебном комплексе для улучшения адаптационных реакций больных туберкулезом, включающем устройства для физиотерапии, дополнительно включено устройство для электромагнитотерапии и устройство для ультразвуковой терапии, которые выполнены в виде аппаратного комплекса, совместимого с внешней электронно-вычислительной машиной.
Общий вид предлагаемого комплекса для улучшения адаптационных реакций больных туберкулезом в полном сборе представлен на фиг.1.
Лечебный комплекс для улучшения адаптационных реакций больных туберкулезом содержит устройство для электромагнитотерапии 1 и устройство для ультразвуковой терапии 2, совместимых с внешней электронно-вычислительной машиной 3.
Лечебный комплекс для улучшения адаптационных реакций больных туберкулезом (фиг.1) работает следующим образом.
Принцип индивидуального назначения в ходе работы комплекса основан на определении типов адаптационных реакций организма по лейкоцитарной формуле (Браженко Н.А., Браженко О.Н. Фтизиопульмонология. - М.: Медицина.«Академиям. - 2006. - С.47-50). При полноценных реакциях тренировки (РТ) и реакциях активации (РА) у больных туберкулезом иммунодефицита нет или он носит транзиторный характер, а при
неполноценных адаптационных реакциях тренировки (РТН), неполноценных реакциях активации (РАН), при реакциях стресс (PC) и реакциях переактивации (РП), сопровождающихся увеличением или снижением абсолютного количества лимфоцитов, а также моноцитозом, эозинофилией, палочкоядерным сдвигом нейтрофилов влево, токсической зернистостью нейтрофилов, имеется стабильный вторичный иммунодефицит.
По каждому пациенту данные лабораторных исследований заносятся в электронно-вычислительную машину. С учетом типа реакций назначаются соответствующие физические факторы, которые реализуются посредством лечебного комплекса: при PC и РП - переменное магнитное поле битемпорально, при РТН - УВЧ-индуктотермию на проекцию «грудина-вилочковая железам, при РАН - ультразвуковая терапия на проекцию «грудина-вилочковая железа».
На основе исследований, выполненных авторами (Браженко Н.А., Браженко О.Н. Фтизиопульмонология. - М.: Медицина.«Академия». - 2006.), получены математические модели и построены графики факторных пространств для каждого физического фактора, по которым посредством электронно-вычислительной машины быстро и удобно можно определить начальную дозировку (интенсивность) и частоту назначения.
Графики факторных пространств, отражающие прирост абсолютного количества лимфоцитов следующие:
для ультразвука:
для УВЧ-индуктотермии:
для переменного магнитного поля:
Конструкция комплекса позволяет оперативно назначать различные физические факторы с учетом индивидуальных реакций пациента в течение длительного времени, что особенно важно для больных туберкулезом, так как у них используются курсы лечения более Ю месяцев.
Изучение эффективности работы лечебного комплекса проведено у 80 больных туберкулезом и показало достоверное улучшение адаптационных реакций.
Таким образом, предлагаемый лечебный комплекс позволяет устранить недостатки прототипа и повышает эффективность комплексной терапии за счет улучшения адаптационных реакций.