УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГЛАУКОМЫ

Полезная модель относится к медицинской технике, а, именно, к устройствам для проведения офтальмологических исследований в том числе при выявлении начальной стадии глаукомы. Известно устройство для определения критической частоты слияния световых мельканий, которое содержит источник питания, стабилизатор напряжения питания, блок защиты от перегрузки, генератор импульсов, первый делитель частоты на 10, второй делитель частоты с переменным коэффициентом деления , третий делитель частоты на 1000, стабилизатор мощности импульсов, источник света и блок дискретного задания частоты (1).
Недостатком данного устройства является длительность исследования, многоэтапность определения критической частоты слияния мельканий и отсутствие возможности изменять цвет стимула.
Известно также устройство для исследования 1фитической частоты слияния мельканий, которое содержит первый генератор импульсов, второй генератор импульсов, соединенный через пульт управления с источником света и блоком обработки, соединенным с блоком индикаций, блок обработки состоит из-- делителя частоты,
соединенного входом с вторым выходом пульта управления, с выходом с триггером управления, который соединен с элементом И , который соединен с блоком индикации, испытуемый связан с исто Н1|кр,.сэета
и пультом управления С2.
Недостатком данного устройства является отсутствие возможности исследовать поражение -макулярной зоны сетчатки глаза, зрительного нерва, изменять цвет стимула и исследовать палочковое зрение.
Техническим результатом, достигаеьшм при использовании данной полезной модели, является повышение точности исследования поражения макулярной зоны сетчатки и зрительного нерва. Кроме того, повышается точность исследования колбочкового и палочкового аппщ)ата.
Цель изобретения - повышение точности и достоверности результатов исследования критической частоты слияния мельканий для выявления начальной стадии глаукомы так как при начальной стадии глаукомы КЧШ не равнозначна для красного и зеленого источника стимуляции.
Устройство содержит: кв цевый генератор опорной частоты 1, регулируемый генератор переменной частоты -2, смеситель и формирователь частоты биений -3, делитель частоты биений - 4, формирователь импульсов ЧШ - 5, переключатель цвета светового стимула - б, формирователь длительности измерительного интервала - 7, схема запрета И - 8, счетчик импульсов - 9, цифровой индикатор частоты слияния мельканий ЧСМ-10, трехцветные излучатели 11-12. Устройство работает следующим образом: с кварцевого генератора - 1 и регулируемого генератора 2 сигнал поступает, соответственно, на первый и второй входы смесителя-формирователя частоты биений 3,с выхода которого импульсы поступают на делитель частоты - 4, с первого выхода делителя 4 импульсы поступают на один из входов
- s схеь«ы запрета 8, на второй вход этой схемы поступает импульс разрешения счета, с выхода формирователя длительности измерительного интервала 7, на вход этого формирователя сигнал поступает с кварцевого генератора 1, со второго выхода делителя 4 импульсы поступают на формирователь импульсов ЧШ ( частоты слияния мельканий) где задается их постоянная длительность и амплитуда, далее сигнал поступает на переключатель цвета выходного стимула 6, который своими выходами соединен с трехцветными излучателями 11 и 12, причем, на синий кристалл светодиодов излучателей 11 и 12 импульсы подаются через переключатель яркости 13. На чертеже 1 представлена блок-схема устройства.
Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) происходит следующим образом: сначала проверяется колбочковая система цветоприемников (красный, зеленый), затем после 10 минутной темновой адаптации, палочковая система сумеречного зрения (синий), причем, яркость свечения синего кристалла уменьшается переключателем 13. Стимуляция правого и левого глаза осуществляется переключателем 14.
По соотношению критической частоты слияния мельканий на красный и зеленый источники диагностируется глаукома. При нормальном зрении КЧСМ на зеленый цвет всегда на 3-4 Гц выше чем на красный, при начальной стадии глаукомы происходит инверсия и КЧСМ на зеленый цвет ниже на несколько Гц.
Источники информации:
1. В.В.Рыбин, А.А. Антоненко и А.Б.Бабердин, А.С. N 1609469, КЛ.А 61 В 5/16,
- 3
Устройство для определения критической частоты слияния световых мельканий.Вюль.М 44, 1990.
2.В.Г.Бруснецов, Б. И.Безносенко, Ю.И.Мороз, Л.С. Нерсесян, А.С. N 1308317, кл. А 61 В 5/16
Устройство для исследования критической частоты слияния мельканий. Бюль. N 17, 1987.
3.К.В. Голубцов
Устройство контроля утомления зрения оператора или пользователя микро ЭВМ. Свидетельство на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ. N 5079. октябрь 1997 г.
Составитель . К.В. Голубцов.
- 4 Формула