МЕДНО-СУЛЬФАТНЫЙ НЕПОЛЯРИЗУЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КОРРОЗИИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Полезная модель относится к защите металлов от коррозии и к определению величин потенциалов коррозии и защиты, а именно к защите от коррозии внутренних поверхностей сооружений и оборудования и может быть использована в самых различных отраслях промышленности, в строительстве, коммунальном и сельском хозяйствах.
Известны неполяризующиеся медно-сульфатные электроды сравнения, состоящие из следующих элементов: медного корпуса, дна из гидрофильного материала, крышки, медного купороса и контактных устройств [1].
Недостатками существующих неполяризующихся медно-сульфатных электродов сравнения - они переносные и их вводить во внутреннюю поверхность трубопроводов и резервуаров можно только в специально устроенные люки и невозможно их использовать в сооружениях и оборудовании работающих под давлением жидкости.
Техническим результатом заявленной полезной модели является повышение качества измерения потенциалов коррозии и защиты внутренних поверхностей сооружений и оборудования, работающих под давлением и исключение искажения величины потенциала самого медно-сульфатного электрода сравнения.
Технический результат достигается тем, что медно-сульфатный неполяризующийся электрод сравнения для измерения потенциалов коррозии внутренних поверхностей сооружений и оборудовании, содержащий диэлектрическую крышку, медный корпус, диэлектрическую втулку, герметическую прокладку, стальную муфту, дно из гидрофильного материала, диэлектрическую горизонтально-вертикальную прокладку и измерительный провод, при этом медный корпус и диэлектрическая втулка соответственно с наружной и внутренней резьбами соединены с возможностью уплотнения герметиком, а дно из гидрофильного материала, выступающее из медного корпуса по диаметру, равному внешнему диаметру диэлектрической втулки, соединено с медным корпусом с уплотнением посредством диэлектрической горизонтально-вертикальной прокладки, диэлектрическая втулка и стальная муфта соответственно с наружной и внутренней резьбами соединены с уплотнением герметиком, при этом измерительные провода присоединены к медному корпусу, который заполнен гранулами медного купороса, увлажненными дистиллятом, а медный корпус и диэлектрическая крышка соответственно с наружной и внутренней резьбами соединены между собой.
На фиг. 1 изображено сечение медно-сульфатного неполяризующегося электрода сравнения для измерения потенциалов коррозии внутренних поверхностей сооружений и оборудовании, где:
1 - диэлектрическая крышка;
2 - медный корпус;
3 - диэлектрическая втулка;
4 - герметическая прокладка;
5 - стальная муфта;
6 - дно из гидрофильного материала (дерево, керамика, ионообменная мембрана и т.д.);
7 - диэлектрическая горизонтально-вертикальная прокладка;
8 - гранулы чистого медного купороса, увлажненные дистиллятом;
9 - стенка сооружения;
10 - измерительные провода;
11 - защитное покрытие.
Медно-сульфатный неполяризующийся электрод сравнения для измерения потенциалов коррозии внутренних поверхностей сооружений и оборудований работает следующим образом. В стенке сооружения 9 вырезается отверстие диаметром большим, чем наружный диаметр диэлектрической втулки 3. Далее к стенке сооружения с наружной стороны приваривается стальная втулка 5 и в нее ввинчивается диэлектрическая втулка 3 вместе с медным корпусом 2, который заполнен гранулами чистого медного купороса, увлажненных дистиллятом 8. При монтаже электрода сравнения надо, чтобы медный корпус и стальная муфта, соответственно с наружной и внутренней резьбами были уплотнены между собой герметиком, и были такой длины, чтобы дно отступало от стенки внутренней поверхности на величину X, равную максимальной толщине защитного покрытия (солеотложения) 11 на стали плюс 10-и миллиметровый зазор. При подаче жидкости в сооружение можно измерять величины потенциалов коррозии и защиты внутренней поверхности сооружения.
Эффективность от использования полезной модели заключается в том, что повышается качество измерения потенциалов коррозии и защиты внутренних поверхностей сооружений и оборудования, работающих под давлением и исключается искажение величины потенциала самого медно-сульфатного электрода.
Источник информации:
1. Аплетов В.В., Синько В.Ф. Авт. св. СССР №1696586. Переносной неполяризующийся медно-сульфатный электрод сравнения. МКИ C23F 13/00, 1986.