УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗОВ В ЖИДКОСТИ

Область техники
Предлагаемая полезная модель установка для измерения газа в жидкости относится к способам и устройствам для измерения газов в жидкостях.
Уровень техники
Известны различные способы и устройства для измерения газов в жидкостях (Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Химия воды и микробиология: 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1995. - 208 с.
Достаточно распространенным в практике очистки воды является устройство с использованием наполненной водой и перевернутой вверх дном измерительной пробирки, причем открытый торец пробирки опущен в воду (Авт. св. СССР N9116886. Прибор для замера аэрации пульпы. Заявл. 27.06.1958 г. Авторы: Комарова Е.К., Лашкевич Т.Л., Харченко К.С. и Егорова Т.Л. - прототип). Пузырьки газов направляются, в том числе в открытый торец измерительной пробирки, вытесняя стечением времени воду из измерительной пробирки. При этом чем больше газосодержание аэрируемой жидкости, то тем больше количество воды вытесняют пузырьки. По величине вытесненного объема воды можно определить газосодержание жидкости.
Существенным недостатком известного прибора является большая погрешность измерений.
Раскрытие полезной модели
Достижением нового положительного технического результата является предлагаемая полезная модель в виде установки для измерения газов в жидкости с устранением указанного недостатка с получением экспериментальных данных с меньшей погрешностью.
Предлагаемая полезная модель представляет установку для измерения газов в жидкости, включающая корпус, разделенный перегородкой на базовую и контрольную камеры с размещенными внутри них измерительными пробирками с расположенными под ними генераторами воздушных пузырьков, причем в качестве держателя которых используются магнитные элементы с созданием между ними магнитного поля с напряженностью 1000-5000 эрстед и на внешней стороне корпуса со стороны контрольной камеры установлены измеритель рН и дозатор реагентов для изменения рН.
Перечисление изображений
На фиг. 1 показана схема установки для измерения газов в жидкости.
Осуществление полезной модели
Установка для измерения газов в жидкости (см. фиг.) включает корпус 1, разделенный перегородкой 6 на базовую 2 и контрольную 5 камеры с размещенными внутри них измерительными пробирками соответственно 3 и 4 одинаковым диаметром d, с расположенными под ними генераторами воздушных пузырьков 10, причем в качестве держателя пробирок используются магнитные элементы 7 с созданием между ними магнитного поля с напряженностью 1000-5000 эрстед и на внешней стороне корпуса со стороны контрольной камеры установлены измеритель рН 8 и дозатор реагентов для изменения рН 9.
Принцип работы установки для измерения газов в жидкости (см. фигуру) состоит в следующем. Обе камеры базовая 2 и контрольная 5, расположенные внутри корпуса 1 и разделенные перегородкой 6 заполняются примерно на 2/3 их объема водой. В обеих камерах 2 и 5 размещаются внутри них измерительные пробирки соответственно 3 и 4 с одинаковым диаметром d, с расположенными под ними генераторами воздушных пузырьков 10, причем в качестве держателя пробирок используются магнитные элементы 7 с созданием между ними магнитного поля с напряженностью 1000-5000 эрстед и на внешней стороне корпуса с контрольной камерой 2 установлены измеритель рН 8 и дозатор реагентов для изменения рН 9. Держатели в виде магнитных элементов выполняют не только функцию крепления, но и способствуют быстрому установлению рН за счет микроперемешивания ионов в магнитном поле. В контрольной камере с помощью дозатора реагентов 9 и измерителя рН 8 устанавливается такое значение рН, при котором растворимость определяемого газа равна нулю. По истечении 30 минут в пробирках 2 и 5 будет разное количество газа, причем в пробирке 5 его будет больше за счет выделения растворенного газа. Относительное содержание растворенного газа в контрольной камере по отношению к выделяемому газу в обычных условиях в базовой камере определяется по разности величин Н и h.
При измерении получают экспериментальные данные с ошибкой измерений не более 10%, а в случае измерения с использованием установки - прототипа ошибка измерений составляет 20-35%.