УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА ЖИДКИХ И СЫПУЧИХ СРЕД
DEVICE FOR MEASURING MASS FLOW OF LIQUID AND LOOSE MEDIA

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода жидких и сыпучих сред в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов и др.
0
д
<mover accent="true"><mi>ν</mi><mo>¯</mo></mover>
В настоящее время известны и применяются много типов анеометров и расходомеров, основанных на разных физических принципах действия, среди которых актуальны доплеровские радиоволновые способы измерения скорости потока из-за своей способности работать в сложных эксплуатационных условиях (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 133-144 с.). Эти способы не предполагают применение элементов внутри труб, контактирующих со средой, создающих препятствия и неоднородности в потоке, устойчивы к температурным характеристикам эксплуатации. Обычно функциональная схема доплеровского измерителя в простейшем случае содержит генератор электромагнитных колебаний, которые поступают на передающую антенну. Излучаемые антенной волны через радиопрозрачное окно в стенке трубопровода поступают внутрь и рассеиваются на неоднородностях движущегося вещества и поступают на приемную антенну с частотой f, отличной от частоты f зондирующей волны на частоту f. Неоднородностями вещества при этом могут быть частицы сыпучего материала, газовые и твердые включения в жидкости, твердые частицы и капли жидкости в потоке газа, обладающие электрофизическими параметрами ε, отличными от таковых для контролируемого вещества. Направления движения неоднородностей образуют различные углы с направлением этой волны. Произвольная ориентация неоднородностей, случайные значения фазы отраженных каждой неоднородностью сигналов приводят к образованию доплеровского сигнала сложной формы. Тем не менее, средняя доплеровская частота
связана со средней скоростью потока
по формуле:
где α - угол между направлением излучения и потоком в трубе,  - длина волны в среде измерения, а ε - ее диэлектрическая проницаемость, c - скорость света в вакууме. Зная объемную плотность ρ вещества и скорость ν потока, можно определить массовый расход:
где S - площадь поперечного сечения потока на измерительном участке. Подставив значение v из выражения (1) в (2), получим выражение для среднего массового расхода
Как видно из формулы на точность определения расхода при постоянных величинах плотности и диэлектрической проницаемости сильно влияет точность определения средней доплеровской частоты.
Известно техническое решение - доплеровский расходомер, содержащий генератор СВЧ, направленный ответвитель, циркулятор, приемо-передающую антенну, смеситель, полосовой фильтр, регистрирующее устройство, по технической сущности наиболее близкое к предлагаемому устройству и принятое в качестве прототипа (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 136-137 с.). Доплеровский сигнал в данном устройстве выделялся на выходе смесителя, на один вход которого поступал опорный сигнал от задающего генератора через направленный ответвитель, а на второй - сигнал, отраженный от потока вещества после облучения его через приемо-передающую антенну под углом α к потоку в трубе через радиопрозрачное окно. При этом для связи между генератором, антенной и смесителем использовался циркулятор. После фильтрации и записи доплеровского сигнала определялся его спектр, по максимуму которого определялась средняя доплеровская частота, по которой оценивался расход в соответствии с формулой (3).
Данное измерительное устройство имеет существенный недостаток. Поскольку поток вещества имеет заметную турбулентность и локальные неоднородности, спектр доплеровского сигнала имеет сложный вид, зачастую с рядом равноценных пиков, что затрудняет определение максимума. Это происходит еще и из-за того, что в полосу частот фильтра попадают паразитные сигналы от вибраций трубопровода, которые имеют место при использовании расходомера в условиях технологического процесса. Все это снижает точность определения массового расхода.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.
Технический результат достигается тем, что устройство для измерения расхода жидких и сыпучих сред содержит генератор СВЧ, циркулятор, приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом к направлению движения потока, смеситель, вычислительный блок, соединенный с выходом смесителя. Дополнительно содержит делитель мощности, входом соединенный с выходом генератора СВЧ, второй циркулятор и вторую приемопередающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под тем же углом, в противоположном направлении к движению потока, при этом первые выводы циркуляторов соединены с выходами делителя мощности, вторые выводы соединены с приемо-передающими антеннами, а третьи выводы соединены с входами смесителя.
Предлагаемое устройство поясняется чертежом, где приведена его структурная схема.
Устройство содержит генератор СВЧ 1, делитель мощности 2, циркуляторы 3 и 6, приемопередающие антенны 4 и 5, смеситель 7 и вычислительный блок 8.
Устройство работает следующим образом.
0
Электромагнитные колебания генератора СВЧ 1 с частотой f делятся пополам на делителе мощности 2, после чего поступают через циркуляторы 3 и 6 на приемопередающие антенны 4 и 5, после чего излучаются через радиопрозрачные окна 10 в трубопроводе 9. Антенны расположены таким образом, что их излучение для одной направлено под углом α по направлению потока, а для другой - против направления потока под этим же углом α.
Средняя принимаемая каждой из антенн мощность, рассеянная потоком -
из
i
i
i
0
i
<mrow><msub><mover accent="true"><mi>ν</mi><mo>→</mo></mover><mi>i</mi></msub></mrow>
где Р - излучаемая мощность; G - коэффициент усиления каждой из антенн; λ - длина зондирующей волны в среде;
- площадь эффективного сечения рассеяния от неоднородностей в среде;
- среднее эффективное расстояние между антенной и неоднородностями в среде. Предположим, что концентрация неоднородностей в трубопроводе одинакова, а сами они совершают хаотические небольшие перемещения с равной вероятностью по разным направлениям, что происходит при наличии турбулентности. Если в трубопроводе нет никакого течения, то на смеситель приходят от антенн две совокупности сигналов с одинаковым спектром - , где N - число неоднородностей в зоне действия антенн, A - амплитуда сигнала с частотой f отраженного от i-ой неоднородности. Частота f отличается от f на некоторую доплеровскую составляющую, носящую случайный характер и вызванную случайным вектором скорости , где α - угол между направлением излучения и вектором скорости
i-ой частицы в среде. В результате на выходе смесителя будет минимальный уровень из-за взаимного вычитания сигналов с одинаковым вероятностным распределением.
<mover accent="true"><mi>ν</mi><mo>¯</mo></mover>
f-
f+
При наличии течения со средней скоростью потока
неоднородности приобретают дополнительное направленное движение вдоль трубопровода в направлении, показанном на чертеже. Тогда принимаемые антеннами 4 и 5 электромагнитные колебания для антенн, направленных против потока S и по нему S под одинаковыми углами α, в соответствии с законом Доплера, определятся как
и
где .
f-
f+
Сигнал на выходе смесителя будет равен разности частот входящих сигналов S и S
<mover accent="true"><mi>ν</mi><mo>¯</mo></mover>
, а
будет определена как частота максимума этого спектра. Таким образом, частота среднего доплеровского сигнала
в этом случае будет в два раза выше, чем у прототипа, при той же средней скорости потока
. Определение
, скорости потока и массового расхода согласно формулам (1) и (3) происходит в вычислительном блоке 8.
В результате чувствительность измерения скорости потока и расхода по доплеровской частоте согласно формулам (1) и (3) возрастает в два раза, что приводит к увеличению точности. Кроме этого дифференциальная схема измерения приводит к тому, что паразитные сигналы от вибраций и турбулентностей из-за своей синфазности одинаково воздействуют на оба канала и их частоты вычитаются, а остаются только составляющие, связанные с направлением течения потока, что позволяет определить максимум спектра доплеровского сигнала со значительно большей точностью.