БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬСОМЕТР

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам измерения пульса.
Известно устройство "Беспроводной пульсометр" для измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) (патент РФ №123650, опубл. 10.01.2013), содержащее блок измерителя и блок приемника. Блок измерителя состоит из входных цепей, микроконтроллера, радиопередатчика. Приемный блок состоит из радиоприемника, микроконтроллера, моста USB-UART.
Недостатком устройства является то, что радиочастотный канал, соединяющий блок приемника и передатчика является односторонним. Это усложняет алгоритм передачи данных, т.к. отсутствует подтверждение приема. Низкая степень интеграции компонентов приводит к избыточному числу функциональных узлов, следовательно, к усложнению и удорожанию устройства.
Задачей полезной модели является измерение ЧСС у группы лиц и беспроводная передача данных на ПК, где они отображаются в списочном виде.
Для решения этих задач в беспроводном пульсометре применен микроконтроллер с интегрированным интерфейсом USB, приемопередатчики с интегрированным цифровым сигнальным процессором (ЦСП), которые позволяют организовать двусторонний канал связи с ПК, оптимизировать расход энергии источника питания, упростить схему устройства. Полезная модель иллюстрируется структурной схемой.
Устройство состоит из блока измерителя и блока приемника. Блок измерителя состоит из входных цепей, выделяющих и фильтрующих сигнал датчика пульса, микроконтроллера, обрабатывающего полученный электрический сигнал, приемо-передатчика, выдающего обработанные данные в эфир. Приемный блок состоит из приемо-передатчика, выделяющего электрический сигнал из эфира, микроконтроллера, взаимодействующего с ПК.
Заявляемое устройство для беспроводного измерения пульса позволяет решить поставленные задачи.
В блоке измерителя электрический сигнал датчика пульса усиливается и фильтруется от помех входными цепями. Полученный электрический сигнал обрабатывается в микроконтроллере. Передача и прием данных из эфира возложены на ЦСП, интегрированные в приемо-передатчики. Благодаря этому, измерительные блоки организовываются в сеть с подтверждением передачи и идентификацией. В блоке приемника полезный сигнал из эфира выделяется приемо-передатчиком и передается в микроконтроллер, где происходит предобработка данных и их отправка в ПК.
На экране ПК в окне программы списком отображаются идентификатор датчика, ФИО владельца и ЧСС.