СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО

Полезная модель относится к медицинскому инструменту, который может быть использован для клинического обследования и лечения болезней полости рта и зубов.
Известно стоматологическое зеркало, состоящее из металлической ручки, держателя, и, обычно, стеклянного или силиконового зеркала, соединённого с ручкой разъемно (Большая медицинская энциклопедия, Москва, издательство « Советская энциклопедия « ,1985 г., том 24, стр. 282-285).
Разъемное соединение зеркала и ручки обусловлено необходимостью их стерилизации. Перед стерилизацией стоматологические зеркала разбирают, после чего металлическую ручку стерилизуют обычным способом, а зеркало выдерживают в дезинфицирующем растворе и перед использованием обрабатывают спиртом.
Стерилизацию медицинских инструментов осуществляют водяным паром, горячим воздухом, радиационным облучением и другими способами.
При первом методе стерилизующим агентом является водяной насыщенный пар с избыточным давлением и сравнительно низкой температурой - 110-132°С при времени выдержки 60i20 минут. Это воздействие, при высокой надежности, обусловленной механизмом действия пара на микробную клетку, активным проникновением его между стерилизуемыми объектами, является довольно щадящим для обрабатываемых материалов. Недостаток парового метода стерилизации заключается в том, что, конденсируясь, водяной пар увлажняет стерилизуемые изделия и может вызывать коррозию изделий из нестойких к ней металлов, ухудшает условия хранения и повышает опасность вторичного обсеменения микробной флорой стерилизованных изделий.
Известно стоматологическое зеркало, состоящее из ручки, держателя и зеркала, выполненного цельнометаллическим, с модифицированным неравномерной плазмой поверхностным слоем (см. патент РФ №2103904 с приоритетом от 28 мая 1992 г.).
Указанное изобретение как наиболее близкий аналог может быть принято в качестве прототипа.
Задачами, на решение которых направлено настоящее техническое решение, являются: усовершенствование конструкции инструмента (зеркала); упрощение его стерилизации; обеспечение надежности и долговечности эксплуатации.
Согласно заявке на полезную модель указанные задачи решаются особым покрытием, как рабочей поверхности зеркала, так и держателя с ручкой.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где приведен общий вид стоматологического зеркала. Устройство состоит из цельнометаллического зеркала 1 , выполненного за одно целое с держателем 2 и ручки 3 , соединенной с держателем 2 с помощью резьбы. На поверхность цельнометаллического зеркала 1, держателя 2 и ручки 3 нанесено покрытие, выполненное на основе никеля, например, никель-бор.
Изготовление стоматологического зеркала осуществляется следующим образом: Из обычной инструментальной стали изготавливается цельнометаллический диск зеркала 1 диаметром 22 мм (плоский или сферический) вместе с держателем 2, отдельно изготавливается ручка 3. Отражающая поверхность диска шлифуется. Перед покрытием указанные детали готовят стандартным способом, затем погружают в электролит и электрохимическим осаждением наносят на поверхность деталей твердое, износостойкое покрытие на основе никеля, например, никель-бор, толщиной 15-25 мкм. После этого детали промывают в проточной воде и проводят термообработку при температуре 250-300 ° С в течение 1 часа. Затем отражающую поверхность диска полируют до зеркального блеска. После этого зеркало с держателем соединяют с ручкой, стерилизуют и упаковывают в полиэтиленовую пленку.
Стоматологическое зеркало, изготовленное по предложенному техническому решению, имеет преимущества перед известными зеркалами, а именно: отражающий слой не корродирует, не мутнеет, не подвержен действию кислот и щелочей, противостоит механическому воздействию - не бьется и не царапается. Вследствие того, что поверхность всего инструмента имеет покрытие никель-бор, возможна стерилизация инструмента целиком, без разборки. Технология изготовления стоматологического зеркала существенно упрощается.
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ