Установка поверочная переносная расходомеров и счетчиков воды

Полезная модель относится к области расходоизмерительной техники, в частности к установкам, предназначенным для испытаний, поверки и калибровки расходомеров и счетчиков воды различных типов в диапазоне измерений установки.
Уровень техники
Известна Установка поверочная переносная ВПУ-Энерго М, имеющая в своем составе электромагнитный расходомер, вычислитель с индикатором, шланги с быстросъемными соединителями, внешний фильтр для очистки воды, которая предусматривает поверку квартирных счетчиков воды в соответствии с МИ 1592-2015, без демонтажа на месте их эксплуатации. Обеспечивает поверку в режиме «старт-стоп» с использованием дистанционного беспроводного радиопульта.
Недостатком этого решения является отсутствие возможности автоматической регистрации всех параметров окружающей среды и измеряемой среды, а также поверки счетчиков воды с демонтажем поверяемого прибора учета.
Из уровня техники известна Установка поверочная переносная УПСЖ ЗПМ, предназначенная для поверки счетчиков воды без демонтажа на месте их эксплуатации, имеющая в своем составе электромагнитный расходомер, снабженный вводным и отводным шлангами, контроллер, имеющий индикатор.
Недостатком данного решения является отсутствие возможности автоматической регистрации всех параметров окружающей среды и измеряемой среды, а также невозможностью поверять в местах эксплуатации расходомеры, поверка которых, согласно ГОСТ 8.156-83 и другим методикам поверки возможна только с демонтажем поверяемого прибора учета.
Раскрытие полезной модели
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является реализация поверки установкой переносного типа по ГОСТ 8.156-83, МП 2550-0196-2012 и индивидуальным методикам поверки расходомеров и счетчиков воды на месте их эксплуатации.
Данная задача решается реализацией в переносной установке создателя расхода в виде подключаемого узла, состоящего из бака, насоса и системы трубопроводов и шлангов.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является изготовление установки переносного типа для поверки расходомеров и счетчиков воды с демонтажом на месте эксплуатации.
Осуществление и примеры реализации
Поверочная установка переносного типа (фиг.) содержит два узла: поверочный (далее - блок А), содержащий эталонный расходомер жидкости и узел воспроизведения расхода воды (далее - блок Б). Блок А может использоваться для поверки расходомеров и счетчиков воды без снятия по МИ 1952-2015, а также при присоединении к блоку Б для поверки со снятием поверяемых устройств и установкой на прибор по МИ 1952-2015, ГОСТ 8.156-83, МП 2550-0196-2012 и индивидуальным методикам поверки расходомеров и счетчиков воды. Блок А содержит эталонный преобразователь расхода (ЭПР) - 1, набор микросхем для обработки показаний ЭПР и вывод на индикаторы и средства управления установкой. Для поверки средств измерений без снятия к устройству присоединяются шланги с регулятором расхода. Блок Б состоит из резервуара воды со встроенным успокоителем - 2, циркуляционного насоса - 3 и системы трубопроводов - 4. Для поверки средств измерений со снятием на блок Б устанавливается расходомер или счетчик воды с помощью быстросъемных фитингов и гибкого шланга присоединяется Блок А, создается замкнутый контур.
При поверке расходомеров и счетчиков воды без демонтажа согласно МИ 1592-2015 блок А размещается на ровной устойчивой поверхности в горизонтальном положении вблизи водопроводного крана или рядом со шлангом лейки душа и местом для слива воды в канализацию. Присоединяется шланг с зажимом к водопроводному крану, а шланг слива направляется в емкость системы канализации. Далее выполняются процедуры в соответствии с руководством по эксплуатации установки и методикой поверки прибора.
При поверке расходомеров и счетчиков воды с демонтажем, по ГОСТ 8.156-83, МП 2550-0196-2012 или в соответствии с другими методиками поверки, требования к поверочным установкам которых соответствуют характеристикам данной установки, блок А присоединяется к блоку Б, создавая замкнутый контур. Поверяемый прибор учета, посредством быстросъемного соединения, представляющего собой муфту с накидной гайкой, присоединяется к входному отверстию эталонного преобразователя расхода (ЭПР) 1 в блоке А по направлению потока, согласно фигуре. На выходе, через быстросъемное соединение, к ЭПР присоединяется штуцер с краном - регулятором расхода, который крепится к гибкому шлангу 4 в системе трубопровода. Другой конец шланга соединяется с баком 2. Вода проходит через бак в насос 3, создающий расход воды. На выходе насос присоединяется через быстросъемное соединение к гибкому шлангу, другой конец которого соединен через быстросъемное соединение с поверяемым счетчиком. Бак-резервуар наполняется водой до необходимого уровня, совершается предварительная прогонка жидкости до установления устойчивого расхода. С помощью регулятора оборотов насоса устанавливается расход воды на каждой точке поверки. При работе установки поток жидкости проходит последовательно из бака через насос, создающий поток рабочей среды, поверяемое средство измерений (расходомер или счетчик воды), эталонный расходомер и поступает обратно в бак. Система трубопроводов, мощность насоса, переходные фитинги подобраны таким образом, чтобы обеспечить расход, регламентированный методиками поверки и ГОСТом. Вся система создания расхода обеспечивает устойчивость потока в нормативных пределах.