Септы (варианты)
SEPTA (OPTIONS)

Группа изобретений относится к лабораторной и клинической диагностике и может быть применена для запечатывания 96-луночных планшетов и контейнеров для буферов, применяемых в генетических анализаторах, для исключения испарения и разбрызгивания жидкостей. Перед загрузкой в генетический анализатор 96-луночный планшет или контейнер покрывается септой, через которую проходят капилляры анализатора для проведения электрофореза. Изделие возможно использовать как одноразовое, но при очистке использовать повторно.
Из заявки EP 1122181 A2 08.08.2001 известен гибкий эластомерный запорный коврик-септа для массива флаконов с открытым верхом для проб, удерживаемых в массиве рядов и колонн, имеющих заданную конфигурацию первого множества флаконов, сформированных в пластине флаконов, имеющей заданную конфигурацию, для использования в оборудовании хроматографии, включающий:
гибкий эластомерный лист, имеющий верхнюю и нижнюю грань;
соответствующее второе множество замыкающих пробок перегородок в зависимости от указанной нижней грани, имеющих форму полых выступов, каждый из которых снабжен боковой стенкой, имеющей проксимальный верхний конец и дистальный нижний конец, и полом, охватывающим и интегрально соединенным с дистальным концом каждой боковой стенки, причем верхний проксимальный конец каждой боковой стенки интегрально соединен с указанным гибким эластомерным листом; и
унитарный слой инертного эластомера, прочно и интегрально прикрепленный к нижней грани указанного листа, а также к наружной поверхности каждого выступающего пола и боковины;
при этом указанная гибкая септа может быть согнута, чтобы представить одну закрывающую пробку для вставки в соответствующий флакон с открытым верхом, и постепенно разгибаться, чтобы привести последовательные соседние закрывающие заглушки в выравнивание для вставки в соответствующие флаконы до тех пор, пока все флаконы в массиве не получат запорные пробки, вставленные в него и сохраненные упругим сцеплением в указанных флаконах.
Кроме того, из патента EP 3481552 B1 01.07.2020 известна самоклеящаяся слоистая септа, содержащая: первый внешний слой, содержащий или состоящий из упругого сополимера, способного закрывать, по меньшей мере, частично отверстие, образованное при введении иглы через слой; и адгезивный второй слой для прилипания перегородки вокруг или по существу вокруг области устья колодца или контейнера, к которому прикрепляется перегородка, причем перегородка дополнительно включает третий слой между первым и вторым слоями, указанный третий слой, содержащий или состоящий из термопластика и в котором первый слой простирается по существу непрерывно над областью рта за исключением вентиляционного отверстия в области рта. Многолуночная микропластина, содержащая разнесенный массив скважин, по меньшей мере одна, предпочтительно все, указанные скважины, покрытые самоклеящейся слоистой перегородкой, как заявлено в любом из предыдущих пунктов формулы изобретения.
Наряду с вышеуказанными из заявки US 2013224868 A1 29.08.2013 известен затвор для контейнера, содержащего реагент, указанный затвор, содержащий крышку, содержащую, по меньшей мере, два сквозных отверстия и полосу, содержащую основание и, по меньшей мере, две перегородки, причем указанное основание состоит из жесткого материала, а указанные септы состоят из гибкого материала, причем указанные септы прикреплены к одной поверхности указанного основания, при этом каждая перегородка содержит предварительно щелевое дно и бочку, образующую стороны перегородки, а наружный диаметр ствола перегородки больше, чем внутренний диаметр сквозного отверстия, так что давление оказывается на перегородку, когда перегородка вдавливается в сквозное отверстие.
Недостатком ранее известных септ является:
- не обеспечивается полная герметичность лунок и контейнеров,
- возникают затруднения при прохождении капилляров через септы и затруднения при движении автосемплера,
- не качественно очищаются капилляры от жидкости,
- разбрызгивает и испаряется состав для исследований, за счет не плотного прилегания септ.
Задача на решение которой направлена настоящая группа изобретений заключается в повышении удобства размещения септ в планшете и контейнерах, обеспечения герметичности при закрытии пространства лунок и контейнеров, без изменения общего вида септ и без их деформации; отсутствии затруднений при прохождении капилляров через септы, а также отсутствии затруднений в движении автосемплера, плавном погружении в лунки и контейнеры, обеспечении более полного контакта при подъёме капилляров из планшета с септой обеспечивая более качественную очистку капилляра от жидкости, находящейся в лунках планшета и контейнеров, защита состава, находящийся в планшете и буфере от испарения и разбрызгивания.
Технический результат заявленной группы изобретений состоит в повышении удобства размещения септ в планшете и контейнерах, обеспечения герметичности при закрытии пространства лунок и контейнеров, без изменения общего вида септ и без их деформации; отсутствии затруднений при прохождении капилляров через септы, а также отсутствии затруднений в движении автосемплера, плавном погружении в лунки и контейнеры, обеспечении более полного контакта при подъёме капилляров из планшета с септой обеспечивая более качественную очистку капилляра от жидкости, находящейся в лунках планшета и контейнеров, защита состава, находящийся в планшете и буфере от испарения и разбрызгивания. Кроме того отсутствует влияние септ на параметры электрофореза во время испытаний, такие как: напряжение электрофореза, напряжение префореза, напряжение при вводе пробы, время инжекции, время электрофореза, а также силы тока, а также на скорость миграции фрагментов и нуклеотидов, разрешение фрагментов и флуоресценцию фрагментов ДНК и нуклеотидов в среде использованных полимеров POP4/7, NimaPOP4/7 NanoPOP 4/7 и ПДМА-4/6. Кроме того, заявленная группа септ подходит для широкого ряда генетических анализаторах SeqStudio Genetic Analyzer; Genetic Analyzer 3500/3500XL; Applied Biosystems™ 3130/3130xl Genetic Analyzer; Applied Biosystems 3730/3730xl DNA Analyzers; Honor 1616; Нанофор-05 без потери качества проводимых исследований и безопасна при использовании в указанных генетических анализаторах.
Указанный технический результат реализуется за счет следующих конструктивных особенностей септ.
Септа на 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами. Септа состоит из подложки, в которой выполнено 96 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 12 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, что позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина или расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
При подъёме капилляров из планшета с септой происходит более плотный контакт, что способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в планшете и буфере.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
Септа для генетического анализатора на 16 лунок. Септа состоит из подложки, в которой выполнено 16 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 2 ряда по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, что позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина или расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 2,25 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
При подъёме капилляров из планшета с септой происходит более плотный контакт, что способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в планшете и буфере.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
Септа для контейнера с катодным буфером для генетических анализаторов на 24 лунки. Септа имеет 24 углубления, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 3 ряда по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина или расстояние от подложки до места углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 2,32 мм, что также обеспечивает плотное прилегание. На расстоянии 2,24 мм от основания углубления в виде конуса выполнены усики длиной 5,7 мм, что способствует плотной посадке септы в буфере, при подъёме капилляров септа не выходит из отверстия буфера и плотно сидит. Септа способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в буфере. Кроме того, септа фиксируется в буфере обратной стороной усиков.
При этом септа изготовлена из Пентасила (силикона).
Септа для контейнера с катодным буфером для генетических анализаторов на 48 лунок. Септа имеет 48 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 6 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 2,75 мм, глубина составляет 1,62 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 1,6 мм, что также обеспечивает плотное прилегание. На расстоянии 3,14 мм от основания углубления в виде конуса выполнены усики длиной 3,5 мм, толщина усиков составляет 0,6 мм, что способствует плотной посадке септы в катодном буфере, при подъёме капилляров септа не выходит из отверстия буфера и плотно сидит. Септа способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в буфере.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
Септа на 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами. Септа имеет 96 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 12 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание. При этом септа выполнена отрывной, для чего между рядами нанесены перфорации, размером 1,1 мм с расстоянием между ними 4,31 мм. При этом ширина наружных рядов составляет 10,16 мм, внутренних 7,97 мм.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон).
Септа-стрип для 96-луночного планшета на 8 лунок. Септа имеет 8 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 1 ряд по 8 штук, на внешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина или расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
Септа одиночная для 96-луночных планшет. Септа имеет 1 углубление, которое с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубление расположено на подложке, в количестве 1 штуки, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр углубления составляет 5,5 мм, расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
На фиг. 1 изображена септа на 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами, где 1 - углубление; 2 - подложка; 3 - прорезь; 4 - крест.
На фиг. 2 изображена септа для генетического анализатора на 16 лунок, где 1 - углубление; 2 - подложка; 3 - прорезь; 4 - крест.
На фиг. 3 изображена септа для контейнера с катодным буфером для генетических анализаторов на 24 лунки, где 1 - углубление; 2 - подложка; 3 - прорезь; 4 - крест, 5 - усики.
На фиг. 4 изображена септа для контейнера с катодным буфером для генетических анализаторов на 48 лунок, где 1 - углубление; 2 - подложка; 3 - прорезь; 4 - крест, 5 - усики, 6 - центр.
На фиг. 5 изображена отрывная септа на 96-луночных планшет, где 1 - углубление; 2 - подложка; 3 - прорезь; 4 - крест, 7 - пазы отрыва, 8 - направление отрыва.
На фиг. 6 изображена септа-стрип для 96-луночного планшета на 8 лунок, где 1 - углубление; 2 - подложка; 3 - прорезь; 4 - крест.
На фиг. 7 изображена септа одиночная для 96-луночных планшет, где 1 - углубление; 2 - подложка; 3 - прорезь; 4 - крест.
Септа на 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами. Септа состоит из подложки, в которой выполнено 96 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 12 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, что позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина или расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
При подъёме капилляров из планшета с септой происходит более плотный контакт, что способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в планшете и буфере.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
Септа для генетического анализатора на 16 лунок. Септа состоит из подложки, в которой выполнено 16 углублений которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 2 ряда по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, что позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина или расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 2,25 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
При подъёме капилляров из планшета с септой происходит более плотный контакт, что способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в планшете и буфере.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
Септа для контейнера с катодным буфером для генетических анализаторов на 24 лунки. Септа имеет 24 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 3 ряда по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина или расстояние от подложки до места углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 2,32 мм, что также обеспечивает плотное прилегание. На расстоянии 2,24 мм от основания углубления в виде конуса выполнены усики длиной 5,7 мм, что способствует плотной посадке септы в буфере, при подъёме капилляров септа не выходит из отверстия буфера и плотно сидит. Септа способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в буфере. Кроме того, септа фиксируется в буфере обратной стороной усиков.
При этом септа изготовлена из Пентасила (силикона).
Септа для контейнера с катодным буфером для генетических анализаторов на 48 лунок. Септа имеет 48 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 6 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 2,75 мм, глубина составляет 1,62 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 1,6 мм, что также обеспечивает плотное прилегание. На расстоянии 3,14 мм от основания углубления в виде конуса выполнены усики длиной 3,5 мм, толщина усиков составляет 0,6 мм, что способствует плотной посадке септы в катодном буфере, при подъёме капилляров септа не выходит из отверстия буфера и плотно сидит. Септа способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в буфере.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
Септа на 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами. Септа имеет 96 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 12 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание. При этом септа выполнена отрывной, для чего между рядами нанесены перфорации, размером 1,1 мм с расстоянием между ними 4,31 мм. При этом ширина наружных рядов составляет 10,16 мм, внутренних 7,97 мм.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон).
Септа-стрип для 96-луночного планшета на 8 лунок. Септа имеет 8 углублений, которые с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубления расположены на подложке, в 12 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр каждого углубления составляет 5,5 мм, глубина или расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
Септа одиночная для 96-луночных планшет. Септа имеет 1 углубление, которое с наружной и внутренней сторон имеют форму конуса. Углубление расположено на подложке, в количестве 1 штуки, на вешней стороне конуса снизу, имеется утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого выполнена прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр углубления составляет 5,5 мм, расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
Септа изготовлена из Пентасил(силикон) или поливинилхлорида.
Пример 1.
Изготавливаем септу с 96 углублениями, в соответствии с лунками планшета из пентасила. На подложке формируем углубления, в виде конуса как с наружной, так и с внутренней сторон в 12 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, формируем утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого формируем прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, что позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Углубление в виде конуса формируем диаметром 5,5 мм, а глубину - расстояние от подложки до места сужения углубления-конуса равной 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
При подъёме капилляров из планшета с септой происходит более плотный контакт, что способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в планшете и буфере.
Пример 2
Изготавливаем септу на 16 углублений, которые размещены на подложке из поливинилхлорида. При этом формируем углубления, в виде конуса как с наружной, так и с внутренней сторон в 2 ряда по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, формируем утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого формируем прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, что позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Углубление выполняем диаметром 5,5 мм, а глубиной - расстояние от подложки до места сужения углубления-конуса - 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 2,25 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
При подъёме капилляров из планшета с септой происходит более плотный контакт, что способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в планшете и буфере.
Пример 3
Изготавливаем септу на 24 углубления, которые размещены на подложке из пентасила. При этом углубления формируем в виде конуса как с наружной, так и с внутренней сторон в 3 ряда по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, формируем утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого формируем прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Углубление формируем диаметром - 5,5 мм, а глубиной - расстоянием от подложки до места сужения углубления - 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 2,32 мм, что также обеспечивает плотное прилегание. При этом на расстоянии 2,24 мм от основания углубления формируем усики длиной 5,7 мм, что способствует плотной посадке септы в буфере, при подъёме капилляров септа не выходит из отверстия буфера и плотно сидит. Септа способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в буфере. Кроме того, септа фиксируется в буфере обратной стороной усиков.
Пример 4.
Изготавливаем септу на 48 углублений, которые размещены на подложке из поливинилхлорида. При этом углубления формируем в виде конуса как с наружной, так и с внутренней сторон 6 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, формируем утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого формируем прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, что позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Углубление формируем диаметром - 2,75 мм, а глубину - расстояние от подложки до места расширения - “креста” 1,62 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 1,6 мм, что также обеспечивает плотное прилегание. При этом на расстоянии 3,14 мм от основания углубления-конуса формируем усики длиной 3,5 мм, толщина усиков составляет 0,6 мм, что способствует плотной посадке септы в катодном буфере, при подъёме капилляров септа не выходит из отверстия буфера и плотно сидит. Септа способствует качественной очистке капилляра от реагента. Прорези септ закрываются, что защищает состав, находящийся в буфере.
Пример 5.
Изготавливаем отрывную септу на 96 углублений, которые размещены на подложке из пентасила. При этом углубления формируют в виде конуса как с наружной, так и с внутренней сторон в 12 рядов по 8 штук, на вешней стороне конуса снизу, затем формируем утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого формируем прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм. Углубление формируем диаметром - 5,5 мм, а глубину - расстояние от подложки до места сужения углубления - 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание. При этом септа выполнена отрывной, для чего между рядами нанесены перфорации, размером 1,1 мм с расстоянием между ними 4,31 мм. При этом ширина наружных рядов составляет 10,16, в внутренних 7,97 мм.
Пример 6.
Изготавливаем из пентасила септу-стрип с 8 углублениями, которые размещены на подложке. При этом углубления формируют в виде конуса как с наружной, так и с внутренней сторон в 1 ряд по 8 штук. На вешней стороне конуса снизу, затем формируем утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого формируем прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, что позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Углубление формируем диаметром - 5,5 мм, глубина или расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.
Пример 7.
Изготавливаем одиночную септа с 1 углублением, которые размещены на подложке из поливинилхлорида. На вешней стороне конуса снизу, затем формируем утолщение в виде креста, на горизонтальной линии которого формируем прорезь, ширина которой составляет 1 мм, а длина прорези составляет 3,3 мм, что позволяет обеспечить свободное прохождение капилляров и более качественную очистку капилляров, а также предотвращает испарение и разбрызгивание. Диаметр углубления составляет 5,5 мм, расстояние от подложки до места сужения углубления составляет 2,05 мм, что обеспечивает плотное прилегание септы в планшете. Толщина подложки составляет 0,87 мм, что также обеспечивает плотное прилегание.