ИНДИКАТОР-ПРОБНИК ЛЕВЧАКОВА А.П.

Предлагаемая полезная модель относится к электротехнике, а именно, к карманным приборам для проверки электроцепей и исправности, в частности, бытовых электроприборов.
В настоящее время в России происходит широкое насыщение семей различными бытовыми приборами как иностранного, так и отечественного производства.
Кофемолки, мясорубки, утюги, соковыжималки, швейные и стиральные машины, грили ,тостеры, радио и телеприемники, и десятки других домашних электроприборов заполонили наши квартиры и дачи.
В семьях с невысоким уровнем дохода эти бытовые приборы, как правило, не высшего класса, с невысоким уровнем надежности, что приводит к частым простейшим поломкам, которые конечно можно устранить, вызвав соответствующего специалиста, но это накладно для бюджета семьи, поэтому мужчине в таких семьях приходится проводить выяснение причин поломки и принимать соответствующие меры по их устранению.
Конечно проблему можно решить, имея тестер /1/, однако этот, измерительный прибор, во-первых , дорог, а во-вторых, для того , чтоб им пользоваться необходимо бьтть специалистом.
Одним из вспомогательных приборов , частично помогающих решать вышеуказанные проблемы, является отвертка-индикатор фазы /2/, электрическая схема которой - цепь с последовательно соединенными высокоомным резистором и неоновой лампочкой, резистор которой соединен со стержнем отвертки, а лампа-с контактом под палец руки /земля/.
Однако круг проблем, которые решает данный прибор довольно узок, в частности, можно, определив в проводке фазовый провод, правильно подключить патрон для лампы освещения, правильно подсоединить выключатель, определить подключена ли розетка к сети, использовать прибор в качестве отвертки.
Известна конструкция аналогичной отвертки-индикатора фазы /3/,которой можно определять наличие напряжения, например, в розетке, за счет удлинителя, позволяющего включать отвертку в розетку /свечение неоновой лампы будет более яркое, чем при определении фазы/.
Известны приборы-индикаторы, которыми пользуются электрики при прозвонке цепей, элеюгросхема которых включает батарейку и лампочку-индикатор. Если в эту цепь включить какой-либо токопроводящий элемент, то по зажиганию лампы можно говорить о целостности проверяемого элемента.
Таким прибором можно определить целостность лампы накаливания, предохранителя, спирали у плитки и т.п.
Наиболее близким по технической сзщности и достигаемому техническому эффекту к предложенной полезной модели является комплект.
включающий OTBq)TKy-npo6HHK фазы с удлинителем и описанный выше прибор-индикатор, которыми в своей практике пользуются большинство электриковпрофессионалов.
Задача, которую ставил автор, разрабатывая предлагаемую конструкцию, заключалась в том, чтобы дать в руки многомиллионной армии мужчин в семьях, а также электрикам - профессионалам, небольшой карманный прибор, который бы объединил в себе полезные качества и индикатора и пробника, оставаясь простым и безопасным в эксплуатации и доступным любому желающему по цене.
Эта задача решена в предлагаемой полезной модели, содержащей корпус из неэлектропроводного материала, в котором размещены цепь индикации и цепь пробника /прозвонки/,первая из которых содержит входной электропроводный элемент, высокоомный резистор и лампу индикации, а вторая - лампу пробника и источник питания, причем вход цепи пробника подсоединен ко входу цепи индикации, а выходы обеих цепей подсоединены к переключателю режима, выход которого подсоединен к проводу - удлинителю, при этом лампа пробника и переключатель режима установлены также как и лампа индикации на цанели управления корпуса.
В варианте, прибора с подсветкой в состав прибора введена цепь подсветки, содержащая лампу подсветки и выключатель лампы, подсоединенные к источнику питания цепи пробника, при этом лампа подсветки установлена на передней панели корпуса рядом с входным электропроводным элементом, а выключатель ее размещен на панели управления.
Новыми существенными признаками предлагаемой полезной модели являются размещение в корпусе двух цепей, цепи индикации цепи пробника, подключение входа цепи пробника ко входу цепи индикации, подключение выходов обеих цепей ко входам переключателя режимов, выход которого соединен с проводом - удлинителем, а также установка ламп пробника и индикации и переключателя режима на панели управления корпуса. В варианте с подсветкой новыми признаками являются сама цепь подключение к источнику питания цепи пробника, место размещения лампы подсветки.
По мнению автора, предлагаемая конструкция карманного индикатора пробника позволяет пользователю решить почти весь спектр утилитарных ремонтнопрофилактических работ с электропроводкой и электроприборами, являясь самым простым , дешевым, и надежным прибором данного класса.
Т.к. данная конструкция не требует специальных знаний в области электричества, то ей может пользоваться даже любой школьник, знающий, что такое электричество.
Важным моментом прибора является возможность его широкого использования для целей обучения основам электротехники во всех учебных заведениях, в связи с его дешевизной и безопасностьй) при использовании.
Введение в состав индикатора - пробника цепи подсветки существенно расширяет диапазон использования прибора профессиональными электриками, т.к. им часто приходится работать в плохо освещаемых местах /распределительные коробки, щиты, панели и т.п./ и, наконец, в период аварии, когда освещения просто нет, а его надо восстановить.
5 -lMCri l9 i
Предложенный индикатор-пробник Левчакова А.П./ далее ИПЛ/ представлен на фиг. 1 и фиг. 2 ,где;
На фиг. 1 представлена электрическая схема прибора ИПЛ. На фиг. 2 представлен общий вид прибора ИПЛ.
На электрической схеме фиг. 1 представлены:
1- штырь-щуп;
2- высокоомный резистор;
3- лампа индикации /ЛИ / с оранжевым свечением/;
4- выход цепи индикации, он же первый вход переключателя
режима;
5- лампа пробника /ЛП/ с зеленым свечением;
6- источник питания /2 батарейки 316/;
7- выход цепи пробника, он же второй вход переключателя
режима;
8- переключатель режима;
9- выход переключателя режима;
10- провод - удлинитель;
11- щзш удлинителя;
12- лампа фонаря ЛФ /подсветки/;
13- выключатель лампы фонаря/ЛФ/;
14- корпус ИПЛ;
15- панель управления ИПЛ;
16- передняя панель ИПЛ.
Из схемы, представленной на фиг.1, видно ,что основу ИПЛ составляют две электрические цепи:
цепь индикации, включающая входной электропроводный элемент/штырь-щуп/ 1,высокоомный резистор 2,неоновую лампу индикации 3 /ЛИ/,выход которой 4 подключен к первому входу переключателя режима 8/;
цепь пробника /прозвонки/, включающая лампу пробника в виде светодиода 5 /ЛП/ и источник питания 6 в виде двух последовательно соединенных элементов 316, выход которой 7 подключен ко второму входу переключателя режима 8/;
переключатель режима 8 /типа/с выходом 9, к которому
подсоединен провод - удлинитель 10с щупом 11.
В варианте с цепью подсветки ИПЛ включает дополнительно лампу фонаря /ЛФ/12,установленнуюрядом с с щупом 1 ,и выключатель 13 кнопочного типа, установленный на панели управления 15, подключенные к источнику питания 6.
Из схемы видно, что ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИПЛ ЯВЛЯЮТСЯ штьфь-щуп 1 , переключатель режима 8 и удлиннительЮ с щупом 8 ,т.е. проще - ДВА ЩУПА и ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. На фиг.2 представлен общий вид индикатора-пробника Левчакова А.П.
Корпус 14 ИПЛ выполнен в врще удлиненного параллелепипеда ,на верхней грани которого - панели управления 15 установлены лампа режима индикации 3 с индексом ЛИ, лампа режима пробника 5 с индексом ЛП, переключатель режима 8 с нанесенными на корпусе индексами И и П соответственно положению переключателя, что соответствует режимам индикации или пробника .
На передней панели 16 корпуса 14 ИПЛ ,рядом со штырем- щзшом 1 установлена лампа фонаря /подсветки /12-ЛФ ,а ее выключатель-13 установлен на панели управления 15.
Как же пользоваться ИПЛ при решении различных бытовых и производственных ситуаций с электропроводкой и электроприборами
Предположим, у Вас не нагревается электроплитка. В этом случае может быть несколько причин, почему она не работает:
-отсутствует напряжение в розетке;
-нарушена целостность /обрыв/ провода электроплитки;
-перегорела спираль у электроплитки.
1.Для определения наличия напряжения в розетке необходимо:
-держа ИПЛ в левой руке, настроить ИПЛ на режим индикации, для чего переключатель режима 8 установить на индекс
-вставить штырь 1 ИПЛ в первое гнездо розетки, а щртом 11 удлинителя 10 прикоснуться ко второму гнезду розетки;
-по загоранию лампы 3 - ЛИ сделать вывод о наличии напряжения на розетке или его отсутствии /свечение оранжевое/.
Если напряжение на розетке есть, а электроплитка не нагревается, необходимо проверить целостность провода подключения электроплитки / прозвонить каждый провод электрошнзфа/.
2. Для определения целостности электрошнура плитки необходимо:
-настроить ИПЛ на режим пробника, для чего переключатель режима 8 установить на индекс
-штырем 1 ИПЛ и щупом 11 поочередно прикоснуться к штырям вилки шнура и к контактам выходной вилки ;
- по загоранию лампы индикации 5 -ЛП /зеленое свечение светодиода/ сделать вывод о целостности проводов шнура, при отсутствии загорания - об обрыве их или одного из них.
З.В случае, если оба провода не имеют обрывов, остается одно - перегорела спираль электроплитки.
Если же Вы просто берете с собой на дачу электроплитку и хотите заранее убедиться, что она работоспособна,/при условии , что нет возможности ее просто включить в сетьДто выполняется операция прозвонки по вышеизложенной последовательности, то прозванивается комплекс вилка с электроплиткой.
В настоящее время автором изготовлено несколько опытных образцов индикатора -пробника, которые апробированы в различных как бытовых, так и промышленных ситуациях и показали свою работоспособность, удобство и надежность в работе.
Проводится работа по промышленному освоению прибора ИПЛ на одном из подмосковных предприятий.
Автор: 4S - / Левчаков А.П.
ubc684
1.Тестер 4 5Н; -Н производства  ТУ -0 -  - 7
2.Индикатор фазы УМ-3,производства Ковровского механического завода.
3.Изобретатель и рационализатор №11/ 90 стр 20.
Литература.