КАТУШЕЧНАЯ СБОРКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФА

КАТНШЕЧНАЯ СБОРКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФА.
Область техники, к которой относится полезная модель. Полезная модель относится к области техники магнитно-резонансной диагностики и может быть использована для измерения величины магнитного поля основного магнита томографа.
Уровень техники.
Наиболее близким по технической сущности к предложенной полезной модели является магнитно-резонансная катушечная сборка, в состав которой входят два параллельных резонансных колебательных контура с магнитной связью между катушками, причем первый контур является приемо-передающим, его катушка конструктивно выполнена в размерах рабочего туннеля магнита и связана с помощью проводной связи с соответствующими усилителями сигнала, а катушка второго контура конструктивно выполнена небольшой величины, располагается вблизи ограниченного участка исследуемого объекта и служит для усиления значения излучаемого им сигнала (патент США No 4,680,549, кл.G01R 33/20, .). Указанное техническое решение не обладает возможностью исследования достаточно малого участка объекта при оптимальной величине магнитной связи между катушками контуров.
Сущность полезной модели.
Техническим результатом использования полезной модели является повышение точности измерения магнитного поля за счет увеличения пространственного разрешения и отношения сигнал/шум.
МПК6 GOIR 33/20
Указанный технический результат достигается тем, что в катушечной сборке для измерения магнитного поля магнитно-резонансного томографа, содержащей первую радиочастотную катушку, связанную с предусилителем томографа, и вторую радиочастотную катушку, подключенную параллельно конденсатору переменной емкости, не связанную гальванически с первой радиочастотной катушкой, но имеющей с ней магнитную связь, внутри второй радиочастотной катушки, диаметр намотки которой не превышает 2 см, помещен тест-объект, а один из витков второй радиочастотной катушки выполнен диаметром не менее, чем на порядок превышающим диаметр остальных ее витков, сечением проводника не менее, чем в пять раз превышающим сечение проводника остальных ее витков, и расположен в плоскости, перпендикулярной ее оси.V ч. - N
Перечень фигур чертежей.
На чертеже представлена функциональная схема катушечной сборки для измерения магнитного поля магнитно-резонансного томографа.
Возможность осуществления полезной модели. Катушечная сборка для измерения магнитного поля магнитно-резонансного томографа содержит первую радиочастотную катушку 1, связанную с предусилителем 2 томографа, вторую радиочастотную катушку 3, подключенную параллельно конденсатору 4 переменной емкости. Диаметр намотки второй радиочастотной катушки 3 составляет, например, 1,5 см, причем внутри нее располагается тест-объект 5 в виде герметично закрытой цилиндрической емкости, заполненной, например, водным раствором медного купороса CuS04. Один из витков (виток 6) второй радиочастотной катушки 3, например последний, выполнен диаметром не менее, чем на порядок превышающим диаметр намотки остальных ее витков, например 15см, проводником, сечение
- 2 .. :,, - которого в пять раз превышает сечение проводника остальных ее витков и расположен в плоскости, перпендикулярной ее оси.
Катушечная сборка работает следующим образом.
Электромагнитное поле передающей катушки томографа вызывает явление ядерного магнитного резонанса в тест-объекте 5, приводящего к возникновению э.д.с. во второй радиочастотной катушке 3 и, соответственно тока в цепи контура катушка 3 - конденсатор 4, настроенного на частоту Лармора. Уменьшение геометрических размеров тест-объекта 5 и катушки 3 приводит к увеличению пространственного разрешения при измерении величины магнитного поля, но, при этом, уменьшается индуктивная связь М между катушками 1 и 3. Увеличение на порядок размеров одного из витков катушки 3 (виток 6) позволяет при сохранении высокого пространственного разрешения увеличить индуктивную связь М между катушками 1 и 3, что приводит к получению на входе предусилителя 2 томографа магнитно-резонансного сигнала с такой величиной амплитуды и, соответственно, отношением сигнал/шум, которое в несколько раз повышает точность измерения его частоты, осуществляемое программно-аппаратными средствами томографа.
- 3 ФОРМУЛА