ТРАНСМИТТЕР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНСУЛИНОВОГО ДОЗАТОРА В СИСТЕМЕ ИСКУССТВЕННОЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

Полезная модель относится к медицине, а именно к медицинским устройствам для создания системы искусственной поджелудочной железы, и может быть использована в качестве модифицированного трансмиттера для автоматического инсулинового дозатора в системе искусственной поджелудочной железы, осуществляющего связь алгоритма системы искусственной поджелудочной железы и инсулинового дозатора.
В настоящее время система искусственная поджелудочная железа состоит из трех компонентов: сенсора непрерывного мониторирования уровня глюкозы, инсулиновой помпы (инсулинового дозатора) и компьютерного алгоритма, который синхронизирует работу сенсора и помпы (https://rule15s.com/knowledge/iskusstvennaya-podzheludochnaya-zheleza-sistema-zakrytoy-petli).
Известны дозаторы с возможностью автоматического изменения скорости подачи инсулина по данным мониторирования глюкозы (инсулиновая помпа с встроенным мониторированием глюкозы, которая прогнозирует уровень сахара в крови, автоматически изменяет скорость подачи инсулина). В РФ не зарегистрирована, зарегистрирована в Европе в июне 2020. https://www.medtronic-diabetes.co.uk/insulin-pump-therapy/minimed-780g-system). Дозатор такого типа позволяет пациенту лишь один раз в сутки измерять уровень глюкозы при помощи глюкометра (для калибровки монитора) и сообщать инсулиновой помпе, когда и сколько он собирается съесть углеводов.
Однако широкого применения дозаторы такого типа пока не получили из-за их высокой стоимости и низкой доступности для пациентов.
В связи с этим сохраняется высокая потребность в расширении арсенала средств, необходимых для создания доступных систем искусственной поджелудочной железы (системы «закрытая петля»).
Известно передающее устройство RileyLink, связывающее алгоритм с инсулиновой помпой. Отдельно от системы закрытой петли устройство не используется. Имеет открытую лицензию (https://github.com/LoopKit/Loop/blob/master/LICENSE.md). Устройство RileyLink содержит модуль Blue tooth, радиомодуль, полосовой фильтр, антенну, аккумулятор литий-полимерный, разъем батарейного блока, блок mini USB, выключатель, контактные площадки для отладки, светодиоды (https://github.com/ps2/rileylink/blob/master/hardware/Schematic.pdf)
Недостатком устройства является экранирование антенны при установке, а также ограниченная возможность установленной в нем антенны 868 MHz передавать сигнал только на инсулиновую помпу фирмы Medtronic.
Техническим результатом полезной модели является устранение экранирования антенны при установке в корпус и расширение функциональных возможностей, связанных с передачей сигнала на инсулиновые помпы фирм Medtronic и Omnipod, что делает Riley Link более универсальным.
Указанный технический результат достигается в трансмиттере для автоматического инсулинового дозатора в системе искусственной поджелудочной железы, включающем модуль Bluetooth, радиомодуль, полосовой фильтр, антенну, аккумулятор литий-полимерный, разъем батарейного блока, блок USB, выключатель, контактные площадки для отладки, светодиоды, в котором используют аккумулятор литий-полимерный 650 mA/Н и антенну 433 MHz.
Замена аккумулятора с литий-полимерного 800 mA/Η на литий-полимерный 650 mA/Η обусловлена тем, что описанный аккумулятор 800 mA/Η больше по размеру и экранирует источник сигнала (антенну) при установке. Предложенный нами аккумулятор 650 mA/Η меньше по размеру и при установке в корпусе не экранирует антенну.
В отличие от антенны 868 MHz, описанной в известном устройстве Riley Link антенна 433 MHz в заявляемом устройстве может передавать сигнал на инсулиновые помпы фирм Medtronic и Omnipod. Таким образом, Riley Link в заявляемой модификации становится универсальным.
Таким образом, отличия заявляемого трансмиттера представлены ниже в табл.
На фиг. - функциональная блок-схема трансмиттера (устройства RileyLink);
В соответствии с блок-схемой устройство содержит: модуль 1 (bluetooth 4.0), радиомодуль 2 (СС1110), полосовой фильтр 3 (на 915 MHz), антенну 4(433 MHz), аккумулятор 5 (литий-полимерный 650 mA/Η), разъем 6 батарейного блока, блок 7 Mini USB, выключатель 8, контактные площадки 9 для отладки, светодиод 10 (LED зеленый), светодиод 11 (LED синий), светодиод 12 (LED синий RF), светодиод 13 (LED зеленый RF), светодиод 14 (LED)красный-заряд).
Устройство работает следующим образом.
При трансляции информации со смартфона к инсулиновой помпе цифровой сигнал, получаемый со смартфона посредством Bluetooth-соединения через Bluetooth-модуль 1, передается в радиомодуль 2, где трансформируется в аналоговый сигнал радиочастоты и передается через полосовой фильтр 3 на антенну 4. Антенна 4 транслирует аналоговый радиосигнал, который может принять инсулиновая помпа. При трансляции информации с инсулиновой помпы к смартфону аналоговый радиосигнал, получаемый антенной 4, передается через полосовой фильтр 3 в радиомодуль 2, где преобразуется в цифровой сигнал и посредством модуля Bluetooth 1 передается к смартфону.
Работа устройства осуществляется за счет энергии батареи (аккумулятора) 5, который подключается к устройству через разъем 6. Подзарядка аккумулятора 5 осуществляется через USB-блок 7, во время подзарядки срабатывает светодиод 14, и по окончании заряда светодиод гаснет. Дополнительной опцией может являться подключение модуля беспроводной зарядки для стандарта «Qi». Включение и выключение устройства производится посредством выключателя 8. Отладка устройства и установка программного обеспечения осуществляется через контактные площадки для отладки 9. Индикацией наличия активного Bluetooth соединения устройства и смартфона является свечение светодиода 10. Светодиоды 11, 12, 13 являются диагностическими и используются для отладки работы устройства и визуализации работы компонентов.
Заявляемая полезная модель расширяет арсенал средств, доступных для широкого круга пациентов с сахарным диабетом I типа, позволяет подключаться к инсулиновым помпам фирм Medtronic и Omnipod, устраняет экранирование передаваемого сигнала при установке в корпус.