УСТРОЙСТВО ВОДОПОДГОТОВКИ

Устройство водоподготовки
Полезная модель относится к области снабжения свежей питьевой водой и предназначена, в частности, для автоматического проведения анализа питьевой воды путем измерения цвета проходящего через воду светового потока в условиях постоянного протока пробы.
Известны анализаторы питьевой воды, основанные на явлении изменения цвета проходящего через воду светового потока в зависимости от ее загрязнения. Эти анализаторы содержат прозрачный сосуд с пробой воды, расположенный между источником светового излучения и фотоприемником, например, анализаторы типа «ФЭК (см. «Унифицированные методы анализа вод, под ред.Лурье Ю.Ю., Химия, Москва, 1971г.). Недостатком таких анализаторов является проведение анализа в лабораторных условиях, когда анализируемую воду вручную наливают в сосуд и затем записывают в журнал результаты измерений.
Известны также устройства водоподготовки,
включающий емкость с концентрично размещенным в ней цилиндрическим фильтром, образующим полость между внутренней поверхностью стенки емкости и Вйешней стороной фильтра, канал подачи пробы, канал сброса пробы, канал отбора фильтрованной воды из внутренней полости фильтра с электроклапаном, измерительную камеру и связанную с ней трубку перелива.
Согласно инструкции Спецуправления «Росводоканал министерства жилищного и коммунального хозяйства РСФСР, измерение цвета проходящего через воду светового потока производится через каждые 30 минут, а результаты измерений заводятся в компьютер (см. например, автоматический анализатор цветности французской фирмы «Seres, поставленный представительством фирмы «Экоконтроль С в Москве на Рублевской станции Мосводоканала, JVb S 885 KNO ).
E 03 с 1/ 02
Указанному устройству водонодглтовки присущи следующие недостатки.
Во-первых, находящиеся в профильтрованной воде пузырьки воздуха не устраняются полностью за время между двумя последовательными измерениями, что искажает результаты измерения оптической плотности (до двух крат);
Во-вторых, фильтры имеют диаметр ячеек, намного превышающий размеры российского ГОСТ 3351-74 (0,35-0,4мкм), т.е. не обеспечивают необходимую чистоту водоподготовки перед измерениями.
В-третьих, при загрязнении фильтра конструкция системы водоподготовки предусматривает его очистку сжатым воздухом однако фильтр с размером ячеек, предусмотренных выщеуказанным ГОСТом, при подаче сжатого воздуха выйдет из строя
В-четвертых, конструктивное выполнение системы водоподготовки требует для смены фильтра длительной разборки и сборки прибора.
Устранение указанных недостатков достигается тем, что устройство оснащено камерой дегазации, размещенной над емкостью и соединенной с атмосферой трубопроводом с отверстием в крышке емкости, которое размещено между внутренней поверхностью стенки емкости и внешней стороной фильтра, в крышке камеры выполнено отверстие, соединенное с атмосферой, а в боковой его стенке - отверстие для сброса пробы, в трубопровод вмонтирован микрометрический вентиль, служащий для дозированной подачи пробы из емкости в камеру дегазации, при этом фильтр выполнен с размерами ячеек 0,35- 0,4 мкм. В результате повышается точность измерения и сокращаются эксплуатационные расходы.
Устройство содержит емкость 1, концентрически установленный в ней цилиндрический фильтр 2, между которыми образована полость 3, канал подачи пробы 4, канал сброса пробы 5, канал отбора отфильтрованной воды 6, электроклапан 7, измерительную камеру 8, трубку перелива 9, камеру дегазации 10, трубопровод 11, отверстие 12 в крышке емкости 1, отверстие 13 в крышке камеры дегазации 12, отверстие 14 для сброса пробы , микрометрический вентиль 15.
Анализируемая вода через канал подачи пробы 4, полость 3, образованную внешней стороной цилиндрического фильтра 2 и внутренней стенкой емкости 1, трубопровод И, камеру дегазации 10 и отверстие в ней для сброса пробы 14 протекает постоянно. Через каждые 30 минут электроклапаном 7 по каналу отбора отфильтрованной воды 6 проба из внутренней зоны цилиндрического фильтра 2 подается в измерительную камеру 8.
Поскольку в протекающей воде имеются пузырьки воздуха, искажающие результаты измерений пробы в измерительной камере 8, в канал сброса пробы 5 введена камера дегазации 10 с отверстием 13 в ее крышке. А так как отверстие 12 в крышке емкости 1 выполнено над полостью 3, образованной внутренней стенкой емкости 1 и внешней стороной фильтра 2, то за время между двумя последовательными измерениями пробы (30 минут ) происходит естественное удаление пузырьков воздуха, искажающих результаты измерений.
Электроклапан 7 в канале 6 отбора отфильтрованной воды обеспечивает подачу необходимого количества пробы согласно программе измерения. При подаче очередной порции пробы вода, оставшаяся после предыдущего измерения во внутренней полости фильтра 2, в канале отбора отфильтрованной воды бив измерительной камере 8 удаляется через трубку перелива 9. Программа рассчитана таким образом, что очередное измерение начинается через промежуток времени после включения электрокларана 7, достаточный для удаления оставщейся воды.
Микрометрический вентиль 15 обеспечивает постоянный напор протекания измеряемой питьевой воды, т.е. сглаживает неравномерность работы подающего насоса (на чертеже не показан ).
Использование фильтра с размерами ячеек 0,35 - 0,4 мкм обеспечивает измерение питьевой воды с установленной российским ГОСТом 3351-74 чистотой.
Такое конструктивное выполнение устройства для анализа пробы питьевой воды обеспечивает достоверность результатов измерений и подачу пробы для измерений, соответствующей данному моменту времени.
Кроме того, такое конструктивное выполнение системы значительно сокращает время разборки и сборки блока водоподготовки для слоены фильтра.