КОНСТРУКЦИЯ БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ
DESIGN OF HOSPITAL BED

FIELD: medical appliances. SUBSTANCE: bed has air mattress supported by platform hinged with support system mounted on weighing frame. The latter is supported by base frame supported relative to the floor. Pneumatic system includes mounted on platform blower directing air through passages in hinged members. Discharge channel is located parallel to pressure channel for exhaust of air opposite to air blower. Air stream directed to air sections of mattress and from them is controlled by valves which connect the high-pressure chamber and exhaust chamber with ports (holes) of sections. Connection device is used for connecting sections with platform, adjacent sections and pipelines connected with other sections. Alternative pneumatic system includes fans spaced over platform interacting with groups of mattress sections. Leg part panel is made of two folds which may come apart to the side of bed leg part. Each fold has spare tray which may be installed on any side of fold. Head part panel has detachable central panel to provide for immediate access to patient. Each corner of panel for head part additionally has telescopic support post for equipment necessary for adjustment of needed height, and having supports for equipment which automatically assume their place after their removal from store place in panel of head part. Three-point system for detection of patient's weight generates preoutput and output emergency signals based on detected motion of patient on mattress. Portable control unit is hung around guard rail and forms control devices for patient and for sister, and use is made of single connection for embracing the open sides of control devices and flexible twisting around the guard rail. Selectivity included into contact guides, or fifth wheels are mounted on base frame to provide for stability of direction during bed movement. Platform is pivoted to provided for the patient to lay on the bed and to leave it from the standing position. Regulated panel for standing position may be selectively installed in the leg part of bed to take the patient's weight during this process. Vertical telescopic system of height of guard rails ensures accumulation of energy for counteraction of lowering and assistance in lifting guard rail. Provision is made for rope to install platform on weighing frame when the bed is in the lower position and to assist in moving bed in longitudinal direction when the bed is in the lower position. Expanding connection between panels allows the panels to depart from one another with increasing angle between them. Hydraulic valve performs linear variations in flow of flowing medium in compliance with linear changes of valve plunger. EFFECT: improved design.
Койка содержит надувной матрац, поддерживаемый на платформе, шарнирно соединенный с опорной системой, смонтированной на взвешивающей раме. Взвешивающа  рама поддерживаетс  на базовой раме, поддерживаемой относительно пола. Пневматическа  система включает в себ  смонтированную на платформе воздуходувку, направл ющую воздух через проходы в шарнирных св зующих звень х. Выпускной канал расположен параллельно нагнетающему каналу дл  выпуска воздуха противоположно воздуходувке. Воздушный поток в воздушные секции матраца и из них управл етс  клапанами, соедин ющими камеру повышенного давлени  и выпускную камеру с портами (отверсти ми) секций. Устройство соединител  используетс  дл  соединени  секций с платформой, со смежными секци ми и с трубопроводами, соединенными с другими секци ми. Альтернативна  пневматическа  система включает в себ  вентил торы, распределенные по платформе при взаимодействии с группами секций матраца. Устройство панели изножь  образовано как две створки, которые могут расходитьс  в стороны от изножь  койки. Кажда  створка имеет запасной лоток, который может устанавливатьс  на любой стороне створки. Панель изголовь  имеет съемную центральную панель дл  образовани  экстренного доступа к больному. Дополнительно каждый угол панели изголовь  имеет телескопическую опорную стойку дл  оборудовани  с возможностью установлени  на различных высотах и имеющую опоры дл  оборудовани , которые автоматически попадают на место после изъ ти  из места хранени  в панели изголовь . Трехточечна  система детектировани  веса детектирует вес больного и генерирует предвыходной и выходной аварийные сигналы на основе детектируемого движени  больного на матраце. Портативный управл ющий блок перекинут вокруг оградительного поручн  и образует управл ющие устройства и дл  больного и дл  медсестры, и используетс  едина  переметна  перемычка дл  охвата открытых сторон управл ющих устройств и упругого обвивани  вокруг оградительного поручн . Выборочно вход щие в контакт направл ющие или п тые колеса смонтированы на базовой раме дл  обеспечени  стабильности направлени  во врем  передвижени  койки. Платформа  вл етс  шарнирной дл  предоставлени  возможности больному размещатьс  на койке и покидать койку из положени  сто . Регулируема  панель дл  положени  сто  выборочно может устанавливатьс  в изножье койки, чтобы прин ть на себ  вес больного во врем  этого процесса. Вертикально телескопическа  система высоты оградительных поручней обеспечивает накопление энергии дл  противодействи  опусканию и содействи  подн тию оградительного поручн . Предусмотрена отт жка дл  установлени  платформы на взвешивающей раме, когда койка находитс  в низком положении, и дл  содействи  перемещению койки в продольном направлении, когда койка находитс  в низком положении. Расшир ющеес  соединение между панел ми дает возможность панел м расходитьс  друг от друга с увеличением угла между ними. Гидравлический клапан производит линейные изменени  в потоке текучей среды в соответствии с линейными изменени ми плунжера клапана.