Регистратор почвенных деформаций

Регистратор почвенных деформаций.
Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности, к приборам для измерения кинетики корнеобитаемого и пахотного слоев почвы.
Известен метод стержней (Квасников В.В., //Почвоведение, № 10.1959.-c.16). Он включает деревянные стержни с миллиметровой градуировкой. Стержни погружают, каждый на свою глубину в почву и затем периодически замеряют .гаинейкой и по надземной черте стержня определяют величину набухания или сжатия (усадки) иззгчаемого слоя почвы. Недостатком метода является низкая точность и примитивность устройства.
Наиболее близким аналогом (прототип) яв.11яется «Устройство для регистрации вертикальных деформаций почвы (Слесарев В.Н., //Почвоведение, JV 6.-1976.-с. 134-137). Устройство состоит из металлического стержня, жестко сидящей на верхнем конце четырехлучевой крестовины с измерительными трубками и почвозацепами. Недостатком прибора является неразборность крестовины (большие габариты) и невозможность передвижения крестовины вдоль стержня, что ограничивает возможности изучения деформаций других слоев почвы.
Цель полезной модели - повышение портативности устройства с расширением возможности измерения деформаций любых горизонтов корнеобитаемого слоя почвы в вегетационный период. Это достигается тем, что регистратор выполнен с возможностью перемещения четырехлучевой крестовины в вертикальной плоскости и фиксации на нем, а также свободным сбором и разбором данной крестовины на опорном стержне.
На чертеже изображен регистратор почвенных деформаций (Фиг. 1 и 2). Регистратор состоит из опорного стержня 2 с ячейками 1 для фиксации крестовины 10 (Фиг.1). Последняя состоит из муфты 9 и гайки 4. Яучи крестовины 10 расположены под углом 90° и жестко крепятся к муфте 9 и гайке 4. Муфта 9 к стержню 2 крепится винтами 5. Под отверстиями 3, на
2ao3io«tisx
поверхности почвы, строго вертикально устанавливаются почвозацепы 6 и 8. Почвозацепы состоят из металлических стержней 6 разной длины и металлической пластины 8 с отогнутыми заостренными концами. Для измерения расстояния между почвозаценами 6 и 8 и лучами крестовины 10 в отверстия 3 вставляется любой измерительный прибор (например, штангенциркуль или ршдикатор часового типа ИЧ-10) и фиксируются показания под всеми четырьмя лучами крестовины 10.
Принцип действия регистратора в полевых условиях заключается в заглублении опорного стержня на заданную величину пахотного слоя почвы и основан на периодическом замере в четырех повторностях, измерительным прибором, расстояния между лучом крестовины (неподвижная часть) и почвозацепами (подвижная часть). Если расстояние уменьшается - почва от осадков набухает, плотность в данном слое почвы уменьшается, почва иссушается (идет усадка) - расстояние увеличивается.
Таким образом, зная исходную послойную плотность (по методу Качинского) с помопц.ю регистратора можно наблюдать динамику деформаций, не прибегая повторно к трудоемкому методу Качинского в течение всего теплого и холодного периодов года. Повая плотность рассчитывается по формуле:
где Р - новая плотность,
РО- исходная плотность,
HO - высота исследуемого слоя, мм;
h - деформация почвы, мм.
Исследование послойных деформаций стало возможным благодаря использованию предлагаемого регистратора, что внесет ясность в процессы взаимоотношений корневых систем растений и почвы на фоне различных способов основной обработки почвы, а также позволит минимизировать воздействие на почву и лучше ее сохранить.
P-f-oC-);
Ho±h