Анализ проблемы и результаты разработки схемотехнических решений системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ

ВОЗДУХА

Порунов А.А.

Республика Татарстан (Россия) Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ, профессор Юсупова Д.Р.

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ, соискатель кафедры и специалист ООО «Стоматологическая поликлиника №5» г. Казани

SYSTEM MONITORING AND CONTROL MEDICO-BIOLOGICAL PARAMETERS OF AIR. ANALYSIS OF THE PROBLEM AND THE RESULTS OF THE DEVELOPMEN T STRUCTURAL AND CIRCUIT SOLUTIONS

Porunov A.A.

Kazan national research technical University them. A. N. Tupolev-KAI,

Professor Yusupova D.R.

Kazan national research technical University them. A. N. Tupolev-KAI,

candidate of Department LLC "Dental clinic №5 " in Kazan, specialist

АННОТАЦИЯ

В работе показана актуальность проблемы обеспечения необходимых медико-биологических показателей воздуха в медицинских учреждениях и в частности в стоматологических отделениях.

Целью настоящей работы является анализ и обоснование структурного построения системы, реализующей наиболее перспективные методы фильтрации и обеззараживания воздуха в стоматологических установках. Проводится сравнительный анализ существующих методов фильтрации и обеззараживания воздуха и приводится обоснование необходимости их реализации в разрабатываемой системе.

Предложена и обоснована технологическая схема очистки воздуха в стоматологическом пистолете, которая реализована в предложенной структурной схеме системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха. Решается ряд задач схемотехнической разработки основных блоков системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха. В работе показана и обоснована эффективность системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха.

ABSTRACT

The work covers the importance of ensuring necessary medical-biological indicators of air in medical institutions and in particular in dental offices.

The aim of this work is the analysis and justification of the structural building system that implements the most advanced methods of filtration and disinfection in dental units. A comparative analysis of existing methods of filtration and sterilization of the air and the rationale for their implementation in the system being developed. Proposed and substantiated the technological scheme of purification of air in a dental gun which is implemented in the proposed block diagram of the system of control and management of medico-biological parameters of air.

Solved a number of problems of circuit design the main components of the monitoring and control of medico-biological parameters of air. The work covers and justifies the effectiveness of the system of monitoring and control of medico-biological parameters of air.

Ключевые слова: Проблема; контроль; медико-биологические параметры; воздух; разработка; структура системы; система контроля; схемотехника; блок; фильтрация; обеззараживание.

Keywwords: problem; control; medico-biological parameters; air; development; system structure; control system; circuitry; unit; filtering; decontamination.

Введение

В ведущих странах Евросоюза, а также в России особую актуальность приобретает проблема снижения распространения внутрибольничных инфекций (ВБИ) [2], которая в ряде случаев связана с передачей инфекций воздушно-капельным путем. Этот механизм распространения ВБИ наиболее характерен для стоматологических установок, в которых используется воздух помещения как рабочая среда привода высокооборотных пневмотурбинок. стоматологических пистолетов. Кроме того, возможна загрязненность воздушной среды - изменение ее химического состава и физических свойств, имеющие природное, техногенное и антропогенное происхождение являются одной из главных медико-экологических проблем воздушной среды современных стоматологических клиник.

В большинстве стоматологических установок имеются системы фильт-рации, которые не могут обеззараживать воздух, который, проникая в ротовую полость пациента, непосредственно соприкасаясь со слизистой оболочкой полости рта и носовых каналов и воздухоносных путей, увеличивает вероятность инфицирования. По данным разных исследователей [1], количество видов бактерий, в том числе и анаэробные, колеблется от 100 до 160 разновидностей микроорганизмов.

По данным датских исследователей, работающих в области разработки систем защиты воздуха от различных загрязнений более 30 лет, установлено, что риск попадания микроорганизмов с влагой компрессорного воздуха в полость рта пациентов очень высок [2]. Основными причинами при этом являются: высокая влажность, загрязненность воздуха в местах установки компрессоров, а также неэффективность фильтров на входных и выходных отверстиях компрессоров, нарушения герметичности воздуховодов стоматологических установок. При этом важно, что большинство стоматологических установок до сих пор использует масляные компрессоры (риск попадания вредных частиц, в том числе и бактерий, в таких компрессорах значительно возрастает [2].

По официальной статистике, ежегодно в России регистрируются от 50 до 60 тыс. случаев внут-рибольничного инфицирования, однако по расчетным данным, эта показатель в 40-50 раз выше [3]. Поэтому дополнительной задачей современной системы фильтрации стоматологических установок является подавление жизнедеятельности микроорганизмов воздуха, еще до его подачи в полость рта пациента во время лечебной процедуры. В воздушной среде микроорганизмы находятся обычно в состоянии бактериального аэрозоля, который представляет собой мельчайшую капельку жидкости или частицу твердого вещества, взвешенную в воздухе, с обитающими в ней бактериями и вирусами.

Поэтому задача обеззараживания воздуха тесно связана с его обеспыливанием, позволяющего удалить из него до 90% микроорганизмов. Кроме того, непосредственно пыль действует раздражающе на глаза, кожу и желудочно-кишечный тракт, но особенно страдают легкие [4,5]. Пылевые частицы размером 5 мкм и менее - проникают глубоко в легкие (до альвеол), частицы 5 - 10 мкм -задерживаются в верхних дыхательных путях и в бронхах, частицы 10мкм и более не проникают в легкие, задерживаются в верхних дыхательных путях и быстро осаждаются [4].

Представленный выше анализ позволяет сделать вывод о том, что большое влияние на результаты стоматологического лечения оказывает степень бактериального загрязнения воздуха, и, следовательно, запыленность воздуха используемого в стоматологических установках. Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению бактериального обсеменения и средств обеззараживания воздуха, в настоящее время не установлены нормы бактериальной обсемененности воздуха, применяемого в стоматологических установках, отсутствуют единая методика исследования воздуха и радикальные средства борьбы с микроорганизмами. В то же время в России утверждены уровни допустимой бактериальной обсемененности воздушной среды помещений лечебно-профилактических учреждениях (табл.1.) [17].

72_SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 | TECHNICAL SCIENCES

Таблица 1

Допустимые уровни бактериальной обсемененности воздушной среды помещений ЛПУ

Класс чистоты Название помещения Санитарно -микробиологические показатели

Общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха, КОЕ/м3 Количество колоний Staphylococcus aureus в 1 м3 воздуха, КОЕ/м3 Количество плесневых и дрожжевых грибов в 1дм3 воздуха

до начала работы во время работы до начала работы во время работы до начала работы во время работы

Особо чистые (А) Операционные, родильные залы, асептические боксы для гематологических, ожоговых пациентов, палаты для недоношенных детей, асептический блок аптек, стерилизационная (чистая половина), боксы бактериологических лабораторий Не более 200 Не более 500 Не должно быть Не должно быть Не должно быть Не должно быть

Чистые (Б) Процедурные, перевязочные, предоперационные, палаты и залы реанимации, детские палаты, комнаты сбора и пастеризации грудного молока, ассистентские и фасовочные аптек, помещения бактериологических и клинических лабораторий, предназначенные для проведения исследований Не более 500 Не более 750 Не должно быть Не должно быть Не должно быть Не должно быть

Условно- чистые (В) Палаты хирургических отделений, коридоры, примыкающие к операционным, родильным залам, смотровые, боксы и палаты инфекционных отделений, ординаторские, материальные, кладовые чистого белья Не более 750 Не более 1 000 Не должно быть Не более 2 Не должно быть Не должно быть

Грязные (Г) Коридоры и помещения административных зданий, лестничные марши лечебно-диагностических корпусов, санитарные комнаты, туалеты, комнаты для грязного белья и временного хранения отходов Не нормируется Не нормируется Не нормируется

Основными нормативными документами, регламентирующими медико-биологические параметры воздуха в медицинских учреждениях России, является постановление Главного государственного санитарного врача России из которого следует, что содержание загрязняющих веществ в воздухе помещений лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) не должно превышать предельно допустимые концентрации, приведенные в работе [18].

Классификация методов фильтрации и обеззараживания воздуха

На основе информации анализа публикаций в периодических изданиях, а также патентов была разработана классификации методов фильтрации и обеззараживания воздуха (рис.1, 2), которая позволила получить характеристику этих методов.

1. Методы фильтрации воздуха основаны на различных физических явлениях: эффект зацепления - аэрозольные частицы задерживаются в порах и каналах, имеющих сечение меньше, чем размеры частиц; действие сил инерции - при изменении направления движения запыленного потока частицы отклоняются от этого направления и осаждаются; броуновское движение - в значительной мере определяет перемещение высокодисперсных субмикронных частиц; действие гравитационных сил, действие электрических сил и др.

1. Механические методы фильтрации основаны на прохождении очищаемого газа через различные фильтрующие ткани или материалы. Механические фильтры (тонковолокнистые) деионизи-руют воздух и сами могут служить источниками загрязнения воздуха аэрозолями.

Рис. 1. Классификация ме

2. Акустические методы фильтрации основаны на воздействии на пылевые частицы акустическим полем различной частоты и интенсивности. Данный метод используют для предварительной очистки газов.

3. Электрические методы фильтрации промышленных газов от пыли и туманов является наиболее совершенными в настоящее время.

4. Комбинированные методы фильтрации представляют собой сочетание известных методов.

Сравнительный анализ этих методов показывает, что наиболее перспективным является комбинированный метод [2]. В подтверждение этого можно привести примеры практического применения способа очистки газов от пыли, когда запыленный газ пропускают через фильтрующую пористую среду с одновременным наложением акустических колебаний. Кроме того, известно применение спо-

?дов фильтрации воздуха

соба очистки газов от пыли, когда осаждение пылевых частиц происходит под действием электрического и акустического полей. В последнее время все чаще применяется способ очистки газов от пыли, заключающийся в осаждении частиц под действием постоянного электрического поля на осадительную систему в виде металлических проводников, на которые подают дополнительно переменное высокое напряжение [5].

1. Температурный метод обеззараживания подразумевает под собой воздействие на микроорганизмы высокой температурой порядка 100°С и выше [4].

2. Озонирование - метод обеззараживания воздуха путем воздействия на микроорганизмы озона [6]. При длительной работе озонатора концентрация легких отрицательных ионов увеличивается, тяжелых - уменьшается и как результат нормальная ионизация воздуха.

Методы обеззараживания воздуха

Рис. 2. Классификация методов обеззараживания воздуха

3. Метод ионизации. При работе ионизаторов увеличивается концентрация оксидов азота, уменьшается запыленность и бактериальная обсеменен-ность воздуха, увеличивается напряженность электростатического поля окружающих предметов [7].

4. Химический метод. Для обеззараживания воздуха применяют хлорсодержащие вещества, которые действуют в основном в парообразном состоянии, их концентрация должна быть близка к насыщению. Бактерицидное вещество конденсируется

на поверхности бактериальных частиц, вступает в контакт с микроорганизмом и вызывает его гибель

[4].

5. Метод ультрафиолетового облучения. Воздействие на микроорганизмы в значительной степени определяется длиной волны. Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения - это разрушение белков клеток микроорганизмов

6. Комбинированные методы обеззараживания представляют собой сочетание известных методов.

Цели и задачи работы

Анализ существующих аппаратов и систем подготовки воздуха в здравоохранении показывает, что в их структуре практически отсутствуют элементы, обеспечивающие контроль и управление интенсивностью (уровнем) физического фактора, действующего на поток воздуха с целью его очистки и обеззараживания, т.е. обеспечение заданных показателей качества воздуха, подаваемого через воздуховод в стоматологический пистолет.

Среди наиболее известных технологических процессов очистки и стерилизации воздуха в стоматологических установках и объектах другого медицинского назначения, наиболее часто встречаются принципы механической, химической и лучевой фильтрации и очистки воздуха с последующим электростатическим и ионизационным воздействием на состав и свойства воздуха, подаваемого через стоматологический пистолет в полость рта пациента [4].

Основополагающим при выборе структуры технологического процесса по очистке и обеззараживанию воздуха является анализ и оценка различных методов фильтрации и обеззараживания воздуха, характерных для стоматологических установок. Структуры типовых технологических процессов очистки воздуха, как правило, включают только электрофильтрацию, которая имеет достаточно низкую эффективность обеззараживания, образование озона с неконтролируемыми параметрами, а также ограниченную производительность, обусловленную высоким сопротивлением воздуховода. Известен электрофильтр [8], содержащий воз-духоводный канал в виде цилиндрического корпуса с входным патрубком для загрязненного воздуха, снабженным завихрителем потока и выходным патрубком для очищенного воздуха, а также расположенные внутри воздуховодного канала цилиндрические осадительные электроды, установленные коаксиально с образованием кольцевых каналов, а также коронирующие электроды, установленные в кольцевых каналах и выполненные из отдельных элементов с остриями, изогнутыми относительно своей оси, бункер для сбора пыли и регенерирующее устройство. При загрязнении осадительных электродов включается регенерирующее устройство, под влиянием которого, за счет мелкомасштабных деформаций, происходит скол пылевых агрегатов в бункер для сбора пыли, размещенный непосредственно за осадительными электродами.

Остальная часть за счет центробежных сил прижимается к стенкам корпуса и также ссыпается в бункер пыли.

Среди недостатков данного технического решения можно назвать зависимость и эффективность обеззараживания от влажности воздуха (напряженность коронирующего разряда понижается при увеличении влажности), отсутствие дезодорирующего свойства вследствие недостаточного окисления газообразных продуктов жизнедеятельности. Кроме того, ионизация молекул продуктов окисления и пылевых частиц при воздействии коронным разрядом может стать причиной аллергических реакций у предрасположенных к такому заболеванию людей.

Известно устройство для очистки и обеззараживания воздуха [9], содержащее корпус, высоковольтный блок питания, электродные системы: зарядную, ускоряющую, осадительную и нейтрализующую, делитель напряжения, бактерицидную лампу. Зарядная и осадительная электродные системы выполнены в виде параллельных пластин, которые поочередно связаны с отрицательным и заземленным выводами высоковольтного блока питания. Заземленный вывод блока питания связан с корпусом устройства. Нейтрализующая электродная система выполнена в виде N секций, которые размещены одна за другой и посредством делителя напряжения подключены к положительному выводу блока питания. При этом использование нескольких электродов с разными потенциалами, что достигается применением делителя напряжения, позволяет практически полностью нейтрализовать все аэроионы и разложить озон. Бактерицидная лампа, установленная в выходной части корпуса, позволяет дополнительно осуществить обеззараживание выходящего воздуха, так как частично микрофлора и бактерии уничтожаются в электростатическом поле электродной системы, характеризующимся значительным градиентом напряженности на входе и выходе из этой системы и отсутствием градиента напряженности поля внутри ее.

Недостатком устройства для очистки и обеззараживания воздуха является необходимость использования озона для очистки электродов, содержание которого в воздухе стоматологической установки регламентировано санитарными нормами СанПиН 2.1.3.2524-09 «Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям». Кроме того, к существенным недостаткам данного решения следует отнести низкую эффективность обеззараживания и ограниченную производительность, обусловленную высоким сопротивлением воздуховода в стоматологическом пистолете в условиях нерегулируемой подачи в него воздуха.

Известно устройство для очистки воздуха в помещении [10], содержащее фильтрующее средство, источники ультрафиолетового излучения и вентиляционное средство, базовое средство, в котором размещены фильтрующее средство, источники ультрафиолетового излучения и вентиляционное сред-

ство, при этом базовое средство снабжено дистанционными управляемыми средствами, выполненными с возможностью приведения при соответствующем сигнале базового средства, с одной стороны, в положение полного или частичного пассивного режима фильтрования и безвредных ультрафиолетовых закрытых очистки и облучения воздуха, проходящего через базовое средство, и, с другой стороны, в положение активного режима, в частности, для ультрафиолетового открытого облучения предметов и поверхностей в помещении и предпочтительно в комбинации с фильтрованием и очисткой комнатного воздуха, все еще проходящего через базовое средство. Базовое средство состоит из корпуса, содержащего одну или несколько управляемых крышек, которые под действием соответствующего сигнала принимают закрытое положение для ультрафиолетовых закрытых очистки и

Загрязненный

облучения воздуха и открытое положение для комбинированного ультрафиолетового открытого облучения предметов и поверхностей в помещении и очистки воздуха соответственно.

Недостатком данного технического решения является низкая надежность механически переключаемых крышек, расположенных в базовом средстве и обеспечивающих регулирование подачи воздуха в устройство.

Как показал анализ этой задачи, наиболее предпочтительной для обеспечения требуемого уровня эффективности очистки воздуха является схема, представленная на рис.3, где 1 - ионизация; 2 - электрическая пылефильтрация; 3 - ультрафиолетовое обеззараживание; 4 - озонирование; 5 -стоматологический пистолет.

Очищенный

воздух

2 3

1

5

Рис.3. Технологическая схема процесса очистки воздуха в стоматологическом пистолете

Указанная технологическая схема подготовки воздуха может быть реализована в различных вариантах построения структуры СКиУ МБП воздуха, но существенным недостатком этих вариантов построения является отсутствие возможности управления процессом обеззараживания и фильтрации воздуха и визуального контроля его параметров в воздуховоде стоматологического пистолета установки [11].

На основе представленного выше сравнительного анализа вариантов технических средств [5 -10], решающих задачу подготовки воздуха в медицинских лечебных и оздоровительных учреждениях РФ, в рамках технологической схемы процесса (рис.3), можно сделать вывод о том, что ни один из вариантов не решает эту задачу комплексно

с автоматическим отслеживанием режимов и параметров очищаемого воздуха. Выявленные ограничения существующих технических средств очистки воздуха с учетом их оценки позволили представить и обосновать принципиально новую концепцию построения СКиУ МБП воздуха и разработать структурную схему (рис.4)., которая соответствует технологической схеме очистки воздуха с использованием элементов контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха (рис.3.). Это позволит повысить эффективность процессов обеззараживания и пылефильтрации, так как в данном устройстве осуществляется процесс управления МБП воздуха в зависимости от объема и степени загрязненности воздуха, как механическими частицами, так и микроорганизмами.

Рис.4. Структурная схема СКиУМБП

Характерной особенностью предложенной системы является многоканальный принцип ее построения, причем при этом осуществляется управление режимом работы канала (поз. 1, 14, 19) электрофильтрации, включающее систему электродов (поз. 3,4) и контроль параметров работы ультрафиолетового (УФ) излучателя (поз. 24) с помощью блока индикации (поз. 31). Под действием УФ-излучения происходят химические реакции, приводящие к гибели и распаду микроорганизмов и вирусов, а также органических газообразных соединений. Воздушный поток с продуктами распада органических соединений в результате предварительного процесса электрофильтрации, полностью обработанный, подается с помощью вентилятора (поз. 5) через стоматологический пистолет в ротовую полость [12].

Таким образом, бактерицидная эффективность системы обусловлена специфичностью действия УФ-излучения в диапазоне 205-315 нм и связана с поглощением его квантов молекулами нуклеиновых кислот, белков, липидов и ряда других биохимических компонентов клеток микроорганизмов, в том числе фотохимическим повреждением молекул вирусов.

В результате последовательного выполнения технологических операций в процессе стоматологической процедуры, связанного с применением стоматологического пистолета, происходит непрерывное очищение воздуха, подаваемого в ротовую

полость от болезнетворных возбудителей, газообразных органических соединений и пылевых частиц, с помощью системы без использования механических фильтров, требующих периодической замены. При этом не только нормализуется ионное равновесие, но и уменьшается содержание оксидов азота в воздухе, что делает его свежим и приятным [13]. Один из вариантов схемотехнической реализации функциональной схемы системы, предложенной в работе, показан на рис.5.

Электропитание блока управления системы подготовки воздуха (рис.3) осуществляется от диодного выпрямителя (поз.1), выходное напряжение которого подается через гасящий резистор Я1 на оконечный каскад высоковольтного инвертора (ВВИ - поз.6) на полевом транзисторе УТ1. Управление ВВИ (п.6) осуществляется усилителем мощности (поз.7), построенным на сборке транзисторов и импульсном трансформаторе Т1.

Импульсы прямоугольной формы частотой 150.. .3 50Гц, генерируемые микроконтроллером (поз.5), которые поступают на усилитель мощности (поз.7), после их дифференцирования цепью С2 -Я3, управляют мощным КМОП - транзистором УТ1, в цепь стока которого включена первичная обмотка I трансформатора Т1. Диод УБ2 выполняет демпфирующую роль. Импульсы с повышающей обмотки 11а трансформатора поступают на схему выпрямителя с умножением напряжения (поз.8) на

диодных столбиках, который подключен к системе осаждающих электродов (СОЭ - поз.9).

Ключевым элементом в архитектуре электронных цепей блока управления системы подготовки воздуха является канал формирования и контроля интенсивности ультрафиолетового излучения, состоящий из схемы (поз.2.) включения бактерицидной лампы источника ультрафиолетового излучения (УФИ). Контроль за УФИ чрезвычайно важен, так как недостаточная интенсивность излучения может привести к низкой эффективности стерилизации воздуха. Сигнал с фотоприемника поступает на операционный усилитель БА1, где преобразуется в напряжение, которое анализируется микроконтроллером (МК - поз.5) и за счет этого осуществляется контроль за интенсивностью УФИ. При значительном уменьшении дозы установленного УФИ формируется световой и акустические сигналы (поз.10). Кроме того, в БУ имеется контур контроля эффективности работы СОЭ, обеспечивающий заданную степень пылефильтрации за счет формирования напряжения, снимаемого с вторичной обмотки трансформатора Т1, и после выпрямления (поз.4), также анализируется МК (поз.5), который управляет за счет изменения частоты режимом работы ВВИ (поз.6), а, следовательно, и работой СОЭ (поз.9.) [14,15].

Выводы и предложения

Представленные в работе результаты исследований проблемы фильтрации и обеззараживания воздуха в стоматологическом пистолете, включают материалы структурного синтеза, которые доведены до инженерных схемотехнических решений, которые могут быть использованы на начальных

'W' 4M- kW

этапах проектирования системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха. В последующих исследованиях авторы предлагают провести разработку вопросов коммерциализации СКиУ МБП воздуха, а также оценить возможность снижения научно-технических рисков в процессе ее технологической обработки и производстве.

В представленной работе рассмотрены актуальные аспекты создания комплексных систем контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха в стоматологических установках и другой медицинской технике и предложены решения ряда инженерных задач, предшествующих созданию экспериментального образца системы. Ниже последовательно изложены ряд вопросов, связанных с выбором и обоснованием технологической схемы процесса подготовки воздуха, базирующихся на систематизации существующих методов фильтрации и обеззараживания воздуха.

Литература

1. Боровский Е. В., Леонтьев В. К. Биология полости рта. - М.: Медицина, 1991.

2. Порунов А.А., Салеев Р.А., Юсупова Д.Р. Вопросы оценки состояния атмосферного воздуха в стоматологических организациях. Медицинская экология: сборник статей VII Международной научно-практической конференции.- Пенза: АНОО Приволжский Дом знаний, 2008. - 156с.

3. https://www.zdrav.ru/articles/76435-vnutribolnichnye-infektsii-problemy-i-resheniya.

4. Штокман Е.А. Очистка воздуха. Учебное пособие. - М.: АСВ, 1998.-320с.

20 U Я

Рис. 5. Функциональная схема СКиУ МБП

5. Патенты СССР и РФ класс В 01 D 51/08. B 03 C 3/00, B 01 D 49/00.- 1979 - 1989гг.

6. Малышева А.Г. Гигиеническая оценка использования микроозонаторов для очистки воздушной среды помещений //Гигиена и санитария, 1993.- №11.

7. Погожев С.В., Рогов В.А., Погожева Е.Е. Повышение эффективности искусственной ионизации воздуха электроэффлювиальными аэроионизаторами // Гигиена и санитария, 1990.- №2.

8. Патент РФ №1824240. Электро-фильтр.//Авт.: Л.И. Ещенко, Р.Л. Ясуд, Н.П. Перми-гин, 1993, бюл. №24.

9. Патент РФ №2033272. Устройство для очистки и обеззараживания воздуха.//Авт.: А.Ф.Першин, Ю.А. Байдукин, Ю.Р. Казеев, А.В.Федоров, 1995, Бюл. №11.

10. Патент РФ №2121629. Устройство для очистки воздуха в помещении. Ингвар С.Ове-сен,1998, бюл. №32.

11. Порунов А.А., Салеев Р.А., Юсупова Д.Р. Принципы построения и схема системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха. Медико-экологические информационные технологии - 2009: сборник материалов XII Международной научно-технической конференции.-Курск: Курский ГТУ, 2009.- 329с.

12. Патент РФ № 2598387 (по заявке №2015133661/03(051780.) Система контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха в стоматологической установке.// Авт.: А.А. Порунов, М.М. Тюрина, Д.Р. Юсупова, 2016, бюл. №27.

13. Юсупова Д.Р. Некоторые задачи анализа и синтеза структуры системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха. XV

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии»: сборник трудов в 3-х томах. Т.1.- Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 613с.

14. Юсупова Д.Р. Архитектура электронных цепей блока управления и индикации системы подготовки воздуха стоматологического пистолета: Материалы докладов IV Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения». Т.1. - Казань: ГОУ ВПО «КГЭУ», 2009.- 300с.

15. Юсупова Д.Р., Порунов А.А. Информационные аспекты построения системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха.// Известия ЮФУ. Технические науки. Раздел III. Биотехнология, биомедицинские нанотех-нологии, 2012.- Вып. № 11 (136).- Том 136- C.141 - 145.

16. Юсупова Д.Р., Порунов А.А., Тюрина М.М. Системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха в стоматологической установке.//11 -ая Международная школа -конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Материалы и технологии XXI века" - Казань, 20 - 23 сентября 2016г.- Сб. тезисов отв. ред. А.В. Герасимов.- Казань: КФУ, 2016.- С.96.

17. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 8 мая 2010 г. № 58).

18. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 76).