СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КАЛИБРАТОРА К ВЕКТОРНОМУ АНАЛИЗАТОРУ ЦЕПЕЙ
METHOD TO DETERMINE ORIENTATION OF CONNECTION OF ELECTRONIC CALIBRATOR TO VECTOR ANALYSER OF CIRCUITS

Изобретение относится к измерительной технике и применяется для определения ориентации подключения электронного калибратора к измерительным портам векторного анализатора цепей при измерениях однопортовых и двухпортовых устройств, применяемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации.
Основной технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является исключение возможности ошибки оператора при подключении электронного калибратора (ЭК) к векторному анализатору цепей (ВАЦ).
Основным техническим результатом является автоматическое определение подключения порта электронного калибратора.
Основная техническая задача достигается тем, что в способе определения ориентации подключения электронного калибратора к векторному анализатору цепей выбирают по две меры отражения для каждого порта, максимально различающиеся друг от друга по коэффициенту отражения, подключают поочередно к первому и второму порту электронного калибратора одну и вторую меру отражения и с помощью векторного анализатора цепей выполняют измерение комплексных коэффициентов отражения, и вычисляют разность коэффициентов отражения для первого и второго портов
,
,
где  - разность коэффициентов отражения для первого порта,
- первый коэффициент отражения первого порта,
- второй коэффициент отражения первого порта,
- разность коэффициентов отражения для второго порта,
- первый коэффициент отражения второго порта,
- второй коэффициент отражения второго порта,
и сравнивают модули  и .
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема калибровки ВАЦ с использованием электронного калибратора, на фиг.2 приведен алгоритм определения ориентации подключения.
Схема калибровки включает векторный анализатор цепей 1, порты которого соединены с соответствующими тестовыми портами электронного калибратора 2, выходы векторного анализатора цепей 1 и электронного калибратора 2 соединены с входами в персональный компьютер 3.
Способ осуществляется следующим образом.
Электронный калибратор 2 имеет два тестовых порта, которые двумя способами могут быть подключены к двум измерительным портам векторного анализатора цепей (или к одному из портов). Допускается любое подключение измерительных и тестовых портов, но при точном указании какой тестовый порт электронного калибратора 1 подключен к измерительному порту векторного анализатора цепей. Автоматическое определение подключенного порта электрического калибратора 1 исключает возможность неверного указания пользователем варианта подключения электрического калибратора 1.
Выбирают две меры отражения, максимально различающиеся друг от друга по коэффициенту отражения. Например, меры холостого хода (Open) и короткого замыкания (Short). К первому тестовому порту электрического калибратора 1 подключают меру Open. С помощью векторного анализатора цепей 2 выполняют измерение комплексного коэффициента отражения , затем к первому тестовому порту электрического калибратора 1 подключают меру Short. С помощью векторного анализатора цепей 2 выполняют измерение коэффициента отражения  и вычисляют разность коэффициентов отражения
,
ко второму тестовому порту электрического калибратора 1 также подключают меру Open, и с помощью ВАЦ выполняют измерение коэффициента отражения , затем ко второму тестовому порту подключают меру Short и с помощью ВАЦ выполняют измерение коэффициента отражения . Далее вычисляют разность коэффициентов отражения
и сравнивают модули  и . Подключенным тестовым портом будем считать тот, который дал максимальное изменение коэффициента отражения. Если значение максимальной  меньше некоторого порогового значения (зависящего от конкретной реализации электрического калибратора 1), то порты векторного анализатора 2 и электрического калибратора 1 не соединены.