Измерительный прибор

Полезная модель относится к электроизмерительным приборам для измерения пг дения напряжения, содержащим корпус, отсчетное устройство, зажим.
Наиболее распространены комбинированные приборы, предназначенные для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока синусоидальной формы. В этих приборах применен стрелочный механизм магнитоэлектрической системы. Корпуса приборов пластмассовые или металлические, состоят из основания и крышки. Элементы прибора смонтированы на печатных платах. Питание приборов осуществляется от автономных источников питания на элементах типа 316 или зарядного устройства - аккумуляторных батарей. Измерение осуществляется с помощью зажимов съемных типа крокодил.
Однако указанные приборы имеют сложную конструкцию, высокую трудоемкость изготовления и соответственно цену. Имеют значительные габариты и вес (Ц342 - 215x115x90 мм, вес - 5кг,Ц4382 - 260x178x120 мм, вес - 3кг,- Ц4324 - 167x98x63 мм, вес0,6кг), для переноса этих приборов используют дополнительные металлические корпуса и для работы прибор должен быть укомплектован соединительными проводс1ми, зажимами, наконечниками и т.п. Подобные приборы очень сложно использовать для проверки, например, элементов типа 316; 343; 373 и пр. при их приобретении в индивидуальном порядке.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к данному изобретению являются клещи электроизмерительные типа Ц91, предназначенные для измерения силы тока или напряжения без разрыва цепи. Клещи представляют собой сочетание трансформатора тока, имеющего разъемный магнитопровод (в форме клещей), с измерительным прибором выпрямительной системы. Магнитопровод набран из пластин электротехнической стали, шарнирно закреплен в корпусе и имеет возможность размыкания для охвата проверяемого устройства. Размыкание магнитопровода осуществляется нажатием на рычаг прикрепленный к левой половине магнитопровода, а смыкание пружиной. Корпус пластмассовый состоит из основания и крышки. Габаритные размеры 167x98x63 мм, вес - 0,6 кг.
трудоемкость штамповки и сборки трансформатора из пластин. Значительные общие габ51риты и большой вес не позволяют переносить его с достаточной степенью удобства в кармане.
Изобретение направлено на упрощение конструкции зажима, снижение габаритов и веса всего прибора.
Это достигается тем, что зажим выполнен в виде Г-образного подпружиненного рычага, закрепленного на корпусе, который содержит контактную пружину, при этом сам Г-образный подпружиненный рычаг закреплен с возможностью его поворота относительно корпуса и имеет паз, в который установлена контактная пружина. Выполнена контактная пружина с изогнутым и плоским участками, при этом на плоском участке имеются отгибы в виде язычков.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид измерительного прибора; на фиг.2 вид Г-образного рычага и корпуса в разрезе; на фиг.З Г-образный рычаг вид снизу; на фиг.4 общий вид контактной пружины; на фиг.5 контактная пружина вид справа.
Измерительный прибор состоит из корпуса 1 с закрепленной на нем контактной пружиной 2, отсчетного устройства 3, зажима 4 в виде Гобразного подпружиненного пружиной 5 рычага, закрепленного на корпусе с возможностью поворота на оси 6 относительно корпуса, кнопочного устройства 7, Г-образный подпружиненный рычаг выполнен с пазом 8 (фиг.2,3,5), в который установлена контактная пружина 9 (фиг.2,3,4,5), имеющая изогнутый участок 10 и плоский участок 11, при этом на плоском участке имеются отгибы 12, например четыре, в виде язычков. Отсчетное устройство 3 присоеденено к электрической схеме, смонтированной Нс1 печатной плате. Контактная пружина 2 электрически связана с печатной платой. Контактная пружина 9 соединена с печатной платой либо непосредственно проводом 13, либо на Г-образном рычаге выполняется выступ 14, на которой методом оплавления .крепится контактная пружина 15 в виде полукольца, которая имеет скользящий контокт с плоской пружиной 16, установленной на корпусе, которая в свою очередь соединена с печатной платой.
Для осуществления заложенного в измерительном приборе способа замера падения напряже Н|8: на фийер у  цилиндрического типа А316, поворачивают Г-образный подпружиненный рычаг 4 на оси б, элемент отрицательным тоководом устанавливают..на контактную
ъ
пружину 2, закрепленную на корпусе 1, при этом положительный токовод элемента  касаться пружины 9, а при нажатии одной из кнопок кнопочного устройства 7 цепь замыеается, ток проходит через электрическую схему на отсчетное устройство 3, с помощью которого можно определить годность проверяемого элемента. С помощью кнопочного устройства 7 можно подключр ть тот или иной, встроенный в измерительный прибор шунт и произвести замер падения напряжения у разных типов элементов, например А316, А343, Й373. Габаритные размеры измерительного прибора 80x64x25 мм, вес-0,06кг. Корпус прибора и зажим выполняются из конструкционной пластмассы, например полистирола, АБС-пластика и т.п. Контактные пружины выполняются методом штамповки из листового металла обладающего хорошей электропроводимостью и заданными свойствами упругости, например нейзильбера, бериллиевой бронзы и др. В качестве отсчетного устройства можно использовать выпускаемый серийно индикатор, например индикатор типа М476 - стрелочный. Монтаж выполняется на печатной плате.
Учитывая прогресивность методов изготовления деталей прибора литьё под давлением, штамповка, измерительный прибор имеет низкую трудоёмкость и себестоимость, а компактность и малый вес позволяют с достаточной степенью удобства носить измерительный прибор и использовать его для проверки элементов при их использвании или покупке.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Клещи электроизмерительные Ц91 Каталог приборы и средства автоматизации 4.3.
3.1.3. Электроизмерительные приборы и системы. МОСКВА, Министерство приборостроения, средства автоматизации и систем управления, стр.162, 1987.
Авторы: Бернацкая Янина Константиновна Q/O
Казаков Валерий Викторович ( Калинин Виктор Михаилович