УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ НЕФРОПИЕЛОСТОМИЧЕСКОГО ДРЕНАЖА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ НЕФРОПИЕЛОСТОМИЧЕСКОГО ДРЕНАЖА
Полезная модель относится к медицине, а именно к урологии и может быть использована для реабилитации больных с нефропиелостомическими дренажами.
Прототипом полезной модели послужили импровизированные пластиковые кольца-фиксаторы (от детских сосок), которые больные применяли по собственной инициативе для укрепления нефропиелостомических дренажей. В центре таких колец просверливалось отверстие для дренажной трубки, по периферии - четыре-шесть отверстий для укрепления кольца швами к мягкому поясу.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности, а также упрощение и облегчение фиксации нефропиелостомического дренажа. Технический результат достигается использованием предлагаемого устройства, состоящего из фиксирующего дренажную трубку кольца (собственно цанги) и гайки.
На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство, подготовленное для фиксации нефропиелостомического дренажа, фиг. 2 - общий вид устройства с зафиксированной дренажной трубкой, фиг. 3 - общий вид цанги, фиг. 4 - общий вид гайки, на фиг.5 - общий вид зафиксированного с помощью предлагаемого устройства нефропиелостомического дренажа на больном.
Фиксирующее кольцо (цанга) 1 имеет выступ 2 с резьбой для гайки и отверстие 4 в центре для проведения нефропиелостомического дренажа, на выступе цанги расположены четыре продольных паза 5, благодаря чему его поперечное сечение приобретает крестообразную форму. Гайка имеет коническое сужение, благодаря наличию которого достигается фиксация дренажной
МПКА61М39/10
трубки непосредственно в цанге. Размеры деталей устройства отражены на фиг. 4 и фиг. 5.
Устройство изготовлено из синтетических пластмасс (цанга - из капрона, гайка - из капролона).
Устройство используется следующим образом.
Цанга прикрепляется к мягкому поясу швами, для чего на фиксирующем кольце имеется четыре отверстия 6. В цангу через центральное отверстие вводится дренажная трубка диаметром 4 мм. На выступ цанги навинчивается гайка (фиг. 2). При этом нефропиелостомический дренаж фиксируется к мягкому поясу, укрепляется на туловище больного (фиг. 5).
Фиксация дренажной трубки с помощью предлагаемого устройства отличается простотой и атравматичностью. При применении устройства снижается риск отхождения и выпадения нефропиелостомического дренажа, что позволяет в течение длительного времени сохранять дренаж функционирующим.
Способ применен с положительным результатом у 3 амбулаторных урологических пациентов, эти больные наблюдались в поликлинике РКБ и поликлиниках городских клинических больниц.
Пример: больной Мусов А.А., 1942 г.р.
DS: Мочекаменная болезнь. Множественные рецидивные камни левой почки. Хронический пиелонефрит, активная фаза.
Операция: Пиелолитотомия, нефропиелостомия слева (03.02.2001).
Нефропиелостомический дренаж фиксирован с помощью предлагаемого устройства следующим образом: цанга прикреплена к мягкому поясу швами. В цангу через центральное отверстие введена дренажная трубка диаметром 4 мм. На выступ цанги навинчена гайка. При этом нефропиелостомический дренаж фиксирован к мягкому поясу, укрепленном на туловище больного. Нефропиелостомический дренаж в течение 2 месяцев функционировал удовлетворительно; выпадения или отхождения дренажа не отмечено.
Формула полезной модели
Устройство для фиксации нефропиелостомического дренажа, представляющее собой кольцо с гайкой, при этом кольцо имеет выступ с резьбой, на котором расположены 4 продольных паза и отверстие, а гайка имеет коническое сужение.
Устройство для фиксации нефропиелостомического дренажа
г