ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ СВЕТО- И ЦВЕТОТЕРАПИИ

Полезная модель относится к медицине, точнее к классу медицинских приборов, использующих взаимодействие электромагнитного излучения (в частности оптического диапазона длин волн) с организмом человека и/или животных в физиотерапии.
Физиотерапевтический аппарат для свето- и цветотерапии предназначен для лечения различных кожных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата и заболеваний внутренних органов воздействием на патологические зоны и очаги поражения, а так же биологически активные зоны и точки оптическим излучением излучающих диодов на одной из выбранных из спектра длин волн или на нескольких, в том числе всех, одновременно.
Известны физиотерапевтические аппараты для свето- и цветотерапии, использующие для воздействия на патологические зоны и очаги поражения, а так же биологически активные зоны и точки оптическое излучение лазерных диодов и светодиодов ближнего инфракрасного красного и других диапазонов видимой части оптического спектра [1-2].
Основным недостатком известных существующих аппаратов для свето- и цветотерапии является сложность проведения сеансов рефлексотерапии, поскольку светодиоды или лазерные диоды расположены в аппарате на значительной площади с несколько квадратных сантиметров и конструкцией аппаратов не предусмотрено выделение отдельного малого (3-5 мм диаметром) луча для воздействия на биологически активные точки, что значительно сужает терапевтические возможности приборов.
Известно, что размеры биологически активных точек на теле пациента в зависимости от различных условий могут колебаться в пределах от 3 до 9-10 мм. Из теории рефлексотерапии известно также, что максимальная эффективность рефлексотерапевтического воздействия обеспечивается тогда, когда поперечный размер средства воздействия (оптического луча, КВЧ излучения, электрического электрода и т.п.) выбирается меньшим или равным размеру биологически активной точки.
Наиболее близким аналогом предлагаемого в данной полезной модели аппарата является выпускающийся серийно в России аппарат «Геска-полицвет» [2], в котором облучение патологических зон, очагов поражения, биологически активных зон и точек производится от излучающих диодов ближнего инфракрасного диапазона, а также светодиодов красного, желтого, оранжевого, зеленого и синего цветов, сгруппированных по цветам пространственно и электрически. Указанные диоды образуют многоцветную излучающую матрицу. Излучающая матрица через блок управления параметрами излучения подключена к соответствующему источнику постоянного тока.
Цель полезной модели - расширение терапевтических возможностей аппарата и повышение эффективности его применения в рефлексотерапии за счет формирования тонкого оптического луча одного цвета.
Поставленная цель достигается тем, что в излучающей матрице, по меньшей мере, по одному излучающему диоду каждого из используемых цветов расположено на окружности заданного диаметра на равном расстоянии друг от друга по длине дуги упомянутой окружности, выходное окно аппарата закрыто подвижным съемным непрозрачным дисковым экраном, который расположен соосного с упомянутой окружностью и выполнен с возможностью вращения вокруг собственной оси, на периферии дискового экрана на расстоянии от его центра равном радиусу упомянутой окружности выполнено отверстие, которое при вращении дискового экрана поочередно совмещается с установленными на упомянутой окружности излучающими диодами разного цвета излучения и фиксируется при совмещении с каждым из излучающих диодов.
Фиксация дискового экрана в заданном положении производится с помощью подпружиненных шаровых фиксаторов, расположенных на одном диаметре с отверстием в дисковом экране.
Отверстие в дисковом экране дополнительно снабжено полым усеченным конусом, расположенным на наружной поверхности дискового экрана соосно с упомянутым отверстием в дисковом экране, и вершиной направленной в сторону распространения излучения, больший внутренний диаметр отверстия в конусе совпадает по диаметру с отверстием в дисковом экране, меньшее выходное отверстие выполнено диаметром от 2 до 5 мм, а высота конуса лежит в переделах от 5 до 15 мм. С целью повышения эффективности сбора излучения от излучающих диодов в выходной луч внутренняя поверхность усеченного конуса выполнена полированной и покрыта отражающим свет материалом.
Излучающие диоды выбирают с углом диаграммы направленности излучения в пределах от 20 до 30° из ряда цветов: ближний инфракрасный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
Далее на рисунках приводится один из возможных вариантов исполнения аппарата.
На фиг.1 представлено расположение излучающих диодов в излучающей матрице.
Излучающие диоды шести цветов красного 1, оранжевого 2, желтого 3, зеленого 4, синего 5 и инфракрасного 6 расположены группами по три диода в каждой в плоскости выходного окна 7 аппарата 8, образуя излучающую матрицу 9. Ближние к центру выходного окна 7 аппарата 8 излучающие диоды расположены на окружности 10 с радиусом r - на равном расстоянии друг от друга по длине дуги упомянутой окружности с угловым размером между ними в 60°. Центральное поле излучающей матрицы может быть также заполнено излучающими диодами, однако при работе аппарата в режиме рефлексотерапии они участия не принимают и поэтому на рисунках не показаны.
На фиг.2 представлена конструкция излучающей головки аппарата в сечении по линии АА фиг.1 - диаметру выходного окна 7 аппарата 8.
Внутри корпуса головки 11 аппарата 8, закрытого прозрачным выходным окном 12, размещена печатная плата 13 с вмонтированными в нее излучающими диодами всех цветов. В сечении АА для простоты чертежа изображены лишь по два излучающих диода крайних на диаметре АА групп красной 1 и зеленой 4. Два излучающих диода, один красный 1 и один зеленый 4, расположены на указанном диаметре симметрично относительно оси 14 головки 11 аппарата 8, проходящей через центр выходного окна 7 аппарата 8. Излучающие диоды групп 2 и 3 в сечении АА не приведены, поскольку их расположение для пояснения предлагаемого технического решения отношения не имеет.
Выходное окно 7 аппарата 8 закрыто непрозрачным экраном 15 в форме диска, заключенного в оправу 16, и установленного соосно с окружностью 10. В дисковом экране 15 на расстоянии от его центра и оси 14 равном радиусу r окружности 10 выполнено отверстие 17, диаметр которого незначительно превышает диаметр используемых излучающих диодов 1-6. Непрозрачный дисковый экран 15 в оправе 16 фиксируется на корпусе головки 11 аппарата 8 с помощью, например, шарового фиксатора 18, полусфера 19 которого, расположенная на оправе 16 дискового экрана 15, входит в полусферическое углубление 20 в корпусе головки 11 аппарата 8. В положении, изображенном на фиг.2, отверстие 17 расположено соосно с одним из излучающих диодов, в данном случае зеленого 4 цвета свечения. При повороте дискового экрана 16 вокруг оси 14 на 60° по часовой стрелке отверстие 17 будет зафиксировано соосно с излучающим диодом следующей цветовой группы 5 синего цвета излучения, расположенного на окружности 10.
Для удобства наложения аппарата на биологически активную точку на теле пациента и совмещения оптического луча с биологически активной точкой на наружной поверхности дискового экрана 15 соосно с отверстием 17 закреплен полый усеченный конус 21, вершиной направленной в сторону распространения оптического излучения. Больший внутренний диаметр отверстия в основании конуса 21 совпадает с отверстием 17 в дисковом экране 15, меньшее выходное отверстие 22 при вершине конуса 21 выполнено диаметром от 2 до 5 мм. Отверстие 22 формирует поперечный размер оптического луча, воздействующего на биологически активную точку на теле пациента. Оптимальная высота конуса 21 лежит в переделах от 5 до 15 мм. С целью повышения эффективности сбора излучения от излучающего диода 4 и других излучающий диодов (при фиксации отверстия 16 соосно с ними) в выходной луч внутренняя поверхность 23 усеченного конуса 21 выполнена полированной и покрыта материалом, хорошо отражающим используемые в аппарате излучения.
Физиотерапевтический аппарат для свето- и цветотерапии работает следующим образом. При включении аппарата 8 в выходном окне 7 появляется оптическое излучение одного или одновременно нескольких цветов. Для проведения сеанса рефлексотерапии необходимо выбрать цвет, которым будет производиться воздействие и установить дисковый экран 15 с оправой 16 на головку 11 аппарата таким образом, чтобы ось усеченного конуса 21 совпадала с осью излучающего диода необходимого для проводимой процедуры цвета. Процедура рефлексотерапии производится накладыванием отверстия 22 при вершине конуса 21 последовательно на биологически активные точки на теле пациента в соответствии с медицинскими методическими рекомендациями, совмещением оптического луча с упомянутыми точками и удержанием луча на них в течение указанного в рекомендациях времени.
В аппарате вместо шарового фиксатора может быть использован любой другой тип фиксатора, обеспечивающий точную фиксацию выходного отверстия усеченного конуса соосно с излучающим диодом заданного цвета свечения.
Источники информации:
1. Илларионов В.Е. «Техника и методики процедур лазерной терапии (Справочник)», М, 1994.
2. Зверев В.А. и др. «Физиотерапевтический аппарат для свето- и цветотерапии», патент РФ на полезную модель №33016 с приоритетом от 06.12.2002