УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАСТРОЙКИ И КАЛИБРОВКИ БУЙКОВЫХ УРОВНЕМЕРОВ

Устройство относится к области измерительных приборов, в частности к устройствам для настройки и калибровки буйковых уровнемеров.
Известно устройство для калибровки датчиков уровня (см. патент на полезную модель РФ №40108, 19.11.2003), включающее снабженную уровнями плату с подвижным горизонтально установленным валом, на одном конце которого неподвижно укреплен лимб, снабженный маховиком, а на другом - платформа для размещения поверочного датчика, при этом плата установлена на подвеске с регулировочными винтами, недостатком которого является большая трудоемкость осуществления операций настройки и калибровки буйковых уровнемеров при их эксплуатации.
Известно устройство для контроля силоизмерительных датчиков (см. патент на полезную модель РФ №15934, 03.05.2000), содержащее станину в виде установленной на колоннах опорной плиты, на которой установлен узел для закрепления контролируемых датчиков со средствами приложения силы и регистрации и подъемный механизм с приспособлением для поочередного нагружения датчика образцовыми грузами, выполненными в виде дисков. Недостатком данного устройства является невозможность обеспечения установки рабочего диапазона тензопреобразователя, применяемого в устройстве для настройки и калибровки буйковых уровнемеров.
Наиболее близким аналогом является устройство, описанное в
техническом описании и инструкции по эксплуатации 08919250 ТО "Преобразователи измерительные уровня буйковые взрывозащищенные Сапфир-22ДУ-Ви и Сапфир-22ДУ-Ех" и методике настройки буйковых уровнемеров (см. "Техническое описание, инструкция по эксплуатации O03192250 ТО"). Данное устройство содержит корпус, станину с регулирующими выдвижными опорами, стойки с верхним основанием для установки тензопреобразователя уровнемера, набора грузов с подвеской, измерительного блока, блока питания и измерителя выходного сигнала тензопреобразователя.
Недостатком данного устройства является то, что оно не позволяет обеспечить требуемую точность настройки буйковых уровнемеров без дополнительной настройки рабочей характеристики тензопреобразователя.
Технический результат заявляемого устройства состоит в повышении надежности и точности работы буйковых уровнемеров.
Предлагаемое устройство предназначено для ремонта, настройки и поверки буйковых уровнемеров, используемых для контроля уровня аммиачной воды в танках (преобразователи измерительные уровня буйковые взрывозащищенные типа Сапфир-22ДУ-Ви и Сапфир-22ДУ-Ех с допустимой основной погрешностью не более ±0,5%).
Предлагается смоделировать работу буйкового уровнемера, установив его на станине, обеспечивающей горизонтальное расположение уровнемера с необходимой точностью. Это достигается с помощью набора грузов, средством фиксации на рычаге тензопреобразователя, измерителя выходного сигнала тензопреобразователя уровнемера, нагрузочного устройства для настройки рабочей характеристики тензопреобразователя уровнемера, стандартного набора средств для измерения выходного сигнала буйкового уровнемера.
На фиг.1 показан общий вид устройства для настройки буйкового уровнемера.
На фиг.2. показано нагрузочное устройство для настройки характеристики тензопреобразователя.
На фиг.3. показана схема измерительного прибора.
Заявляемое в качестве полезной модели устройство состоит из корпуса уровнемера 1, основания 2, стойки 3, станины 4, выдвижной опоры 5, набора грузов 6, средства крепления грузов 7, рычага тензопреобразователя 8, микрометрического винта 9, рамки 10, стопорной скобы 11, штифта 12 рычага тензопреобразователя 8, болтов 13 крепления стопорной скобы 11. Заявляемое устройство снабжено измерительным блоком 14, блоком питания 15 и измерителем выходного сигнала тензопреобразователя 16.
Заявленное устройство работает следующим образом.
Буйковый уровнемер закрепляется на станине 4, при этом выходной сигнал тензопреобразователя уровнемера снимается с измерительного блока 14 (см. схему, изображенную на фиг.3). На рычаг тензопреобразователя устанавливается набор грузов 6 весом равным весу буйка (mо) и подстроечными средствами электронного преобразователя измерительного блока 14 выставляется выходной ток 4 mа, затем набор грузов 6 подбирается равным весу буйка минус вес вытесненной буйком жидкости (mо-mж) и подстроечными средствами электронного преобразователя выставляется выходной сигнал, равный 20 mа.
В большинстве случаев вышеуказанная регулировка (ТО и ИЭ 08919250 ТО) не позволяет настроить уровнемер с помощью подстроечных средств электронного преобразователя. В случае, когда стандартная настройка не эффективна, предлагается ввести предварительную настройку характеристики тензопреобразователя. Для этого к выходу тензопреобразователя подключается измеритель выходного
сигнала 16 в виде милливольтметра, при этом предварительно ослабляется крепление стопорной скобы 11 (см. фиг.2), а на рычаг тензопреобразователя 8 и корпус 1 прибора со стороны, противоположной месту подвешивания грузов 6 (т.е. со стороны размещения стопорной скобы 11), устанавливается дополнительное нагрузочное устройство состоящее из прямоугольной рамки 10 с микрометрического винта 9, которое обеспечивает дополнительную нагрузку на рычаг тензопреобразователя 8 вышеупомянутым микрометрическим винтом 9. При этом требуется найти такое положение микрометрического винта 9, при котором при измерении веса набора грузов 6 от mо до (mо-mж) выходной сигнал на тензопреобразователе будет максимальным. Далее стопорная скоба 11 устанавливается на место и закрепляется без нарушения настройки уровнемера. Таким образом, дополнительное нагрузочное устройство в виде рамки 10 и микрометрического винта 9 позволяет установить характеристику тензопреобразователя в требуемых рабочих пределах (характеристика в этих пределах имеет линейную зависимость). Кроме того, рамка 10 с микрометрическим винтом 9 позволяет закрепить скобу 11 без нарушения настройки уровнемера.
Дальнейшую настройку проводят по стандартной методике.