Фильтр копрологический

Полезная модель относится к лабораторному оборудованию и может быть использована в ветеринарии для фильтрации взвеси фекалий при проведении копрологической диагностики гельминтозов.
Известны способы копрологической диагностики гельминтозов, основанные на осаждении искомых яиц гельминтов (например, метод последовательных промываний) или же - на их флотации (например, метод Дарлинга), что обусловлено разницей в удельном весе яиц и используемой жидкости (ГОСТ Р 54627-2011 «Животные сельскохозяйственные жвачные Методы лабораторной диагностики гельминтозов»; Паразитология и инвазионные болезни животных / Акбаев, М.Ш., Водянов, А.А., Косминков, Н.Е. [и др.]. - М.: Колос, 1998. - 743 с; Тетерин, В.И. Диагностика гельминтозов животных: учебное пособие / В.И. Тетерин, И.А. Кравченко. - СПб: Лань, 2020. - 160 с.: ил.). В различных вариантах описания этих диагностических процедур неизменно присутствует этап, когда взвесь фекалий (смешанных с водой) необходимо отфильтровать. Для этого предлагается использовать металлические ситечки или кусочки двухслойной марли.
Недостатками известных способов являются
1) в отношении металлических ситечек - (1) неудобство их очистки после каждого использования, обусловленное жесткостью конструкции; (2) неизбежное появление ржавчины от частого контакта с водой, что нарушает их пропускную способность и, следовательно, затрудняет фильтрацию; (3) риск оцарапать руку об острые края ситечка (когда при длительной эксплуатации они перестают удерживаться обечайкой, или если ситечко изначально ей не оборудовано), что чревато инфицированием раны, поскольку во взвеси фекалий содержится множество бактерий;
2) в отношении марли - (1) высокий расход марли (поскольку использовать ее повторно не представляется возможным); (2) трудозатраты на отрезание лоскутов необходимого размера при проведении массовых исследований (поскольку на каждую пробу фекалий необходим свой отрез марли), а также (3) низкое качество марли, имеющейся в продаже (с неравными и слишком большими промежутками между основными и уточными нитями переплетения), что снижает эффективность фильтрации; (4) неудобство укладки отрезка марли в конусе воронки из-за того, что изначально марля лежит горизонтально (то есть, при наливании взвеси эта взвесь начинает стекать по бокам, минуя конус воронки), поэтому марлю приходится или дополнительно складывать в виде конуса, либо приминать пальцем в (постоянно мокрой) перчатке, к которой она прилипает (и поэтому выгибается обратно), либо предварительно смачивать водой, то есть, совершать дополнительные действия, увеличивающие время диагностической процедуры.
Наиболее близкими устройствами являются энтомологический сачок (для ловли бабочек) и сачок (для вываживания рыбы во избежание обрыва лески или схода рыбы с приманки): оба содержат обруч (диаметром от 20 см и шире), соединенный с рукояткой (зачастую телескопической, до 10 м), и мешок (глубиной до 90 см). Эти сачки выбраны в качестве прототипа.
Технический результат заключается в том, что предлагаемая полезная модель позволяет быстро, безопасно и экономично осуществлять фильтрацию взвеси фекалий при проведении лабораторной диагностики гельминтозов.
Технический результат достигается тем, что полезная модель состоит из круглого обруча, на который натянута синтетическая сетка, при этом синтетическая сетка натянута в два слоя с диаметром ячеи, не превышающим 0,9 мм, и имеет форму конуса (которая получается за счет выкройки и свойств синтетической ткани).
Сущность полезной модели поясняется снимками, где
на фиг. 1 изображен вид предлагаемого изобретения сверху;
на фиг. 2 - вид справа на предлагаемое изобретение сбоку,
на фиг. 3 - использование фильтра в лабораторной практике.
Фильтр копрологический содержит круглый обруч 1, на который натянута синтетическая сетка, при этом синтетическая сетка натянута в два слоя с диаметром ячеи, не превышающим 0,9 мм, и имеет форму конуса 2.
Фильтр копрологический используют следующим образом
Для фильтрации взвеси фекалий при проведении лабораторной диагностики гельминтозов фильтр копрологический берут за обруч 1 и помещают в конус воронки, вставленной в пробирку, так, чтобы синтетическая сетка в форме конуса 2 оказалась непосредственно внутри конуса воронки, а круглый обруч 1 лежал на верхней части воронки (Фиг. 3). Емкость со взвесью фекалий подносят отверстием к центру круглого обруча 1, и аккуратно выливают взвесь. Таким образом, жидкая фракция (необходимая для дальнейшего исследования) оказывается в пробирке, а крупные частицы взвеси остаются в синтетической сетке 2. Затем фильтр копрологический вынимают из воронки, переворачивают его и выкидывают содержимое в емкость для отходов, а синтетическую сетку 2 промывают под струей проточной воды. После этого фильтр снова готов к работе.
Полезность предлагаемой полезной модели заключается в том, что она позволяет повысить удобство проведения лабораторной диагностики гельминтозов без необходимости тратить денежные средства на расходные материалы (марлю для фильтрации), время - на отрезание лоскутов марли необходимого размера и укладывание каждого лоскута в конус воронки. Конус из синтетической ткани четко вкладывается в воронку, удерживаясь на ней обручем. Двойной слой синтетической ткани дает тот же уровень фильтрации, что и двойной слой марли, фигурирующий в описаниях копрологических методик. При этом ячеи материи синтетического конуса имеют фиксированный размер (в отличие от марли), не превышающий 0,9 мм, что гарантирует стабильное качество фильтрации. При использовании предлагаемого фильтра нет риска поранить руку о выступающие металлические элементы, как при использовании ситечек (что может оказаться критически важным, поскольку исследуемые фекалии содержат большое количество бактерий, которые могут вызвать воспаление). Синтетическая сетка в виде конуса не подвергается ржавлению (как металлические ситечки).
Фильтр копрологический - это многоразовое устройство, мытье которого не составляет труда