ЗАЖИМ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

Полезная модель относится к области медицинского инструмента и может быть использована в гинекологии и акушерстве, например, для осмотра шейки матки в раннем послеродовом периоде, а также для проведения манипуляций на шейке матки в случае ее разрыва.
Известен комплект хирургических инструментов, в который входит и зажим, изготовленные из синтетического материала, которые стерилизуют до упаковки их в коробку или пакетики для того, чтобы можно было их использовать без предварительной стерилизации, комплект используется в пластической или офтальмологической хирургии. (заявка FR 2734469, A 61 B 17/00, 1996 г.)
Недостатком такого комплекта является то, что велика вероятность повторного его после стерилизации какого-либо вида, что может привести к инфицированию пациентки, так как стерилизация любого вида имеет погрешности.
Наиболее близким по технической сущности устройством является зажим гинекологический, выполненный из углеродистой стали, содержащий две бранши, скрепленные в средней части осью с возможностью разведения их концов, на одном конце которых выполнены кольцеобразные элементы для размещения пальцев врача, а на другом - зажимной элемент, состоящий из двух губок, форма которых соответствует проводимым с помощью зажима манипуляциям (Малая медицинская энциклопедия под редакцией Покровского, - М. , 1991, с.47, 48
Недостатком известного зажима является то, что после использования их подвергают стерилизации. Однако все существующие методы стерилизации не могут гарантировать полной безопасности их дальнейшего применения из-за опасности инфицирования.
Заявляемая полезная модель решает задачу создания зажима гинекологического, лишенного вышеуказанного недостатка.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является устранение возможности инфицирования пациентов путем выполнения зеркала одноразовым.
Этот технический результат достигается тем, что тем, в зажиме гинекологическом, содержащем две бранши, скрепленные в средней части осью с возможностью разведения их концов, причем, на одном конце бранш выполнены кольцеобразные элементы для
размещения пальцев врача, а на другом - зажимной элемент, представляющий собой две губки, форма которых соответствует проводимьм с помощью зажима манипуляциям, бранши выполнены из АВС-пластика, изготовленного корейской фирмой "LG Chemical, Ltd" марок или HI-121, или AF-312, или TR-5571, или XR-401, или RS-656H.
На рисунке представлен заявляемый зажим. Он содержит бранши 1, с кольцеобразными элементами 2 на одном их конце для размещения пальцев врача и с зажимным элементом в виде губок 3, 4, форма которых соответствует выполняемым зажимом манипуляциям. Бранши соединены в средней части осью 5 в виде винта. Бранши изготовлены из АВС-пластика, изготовленного корейской фирмой "LG Chemical, Ltd" марок HI-121, или AF-312, или TR-5571, или XR-401, или RS-656H. Этот пластик соответствует ГН 2.3.3.972-00 "Предельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами" согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №77.ФУ.01.229.П.002807.10.02 от 03.10.2002 г.
Зажим используют следующим образом. Шейка матки обнажается в зеркалах. Передняя губа шейки матки берется на зажим с помощью губок, оценивается ее целостность. Зажимы перемещаются относительно друг друга для осмотра и оценки целостности стенок шейки матки.
После использования зажимы обеззараживаются в 6% перекиси водорода в течении 2 часов. После обеззараживания зажимы подлежат утилизации или сбору для повторной переплавки в заводских условиях.
Стерилизация и повторное использование зажимов не возможна.
Психологически женщина лучше воспринимает одноразовый инструментарий, предназначенный только для нее. Пластмассовые зажимы более теплые по сравнению с металлическими, что не вызывает неприятных ощущений у женщины. Использования заявляемого зеркала позволит исключить возможность передачи ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза и других видов инфекционно патологии пациентов. Исключаются этапы пред стерилизационной очистки, стерилизации, бактериологического контроля эффективности стерилизации.