СТЕРИЛИЗАТОР

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно,к стерилизационному оборудованию больниц, лабораторий.
Известен стерилизатор, содержащий корпус с защитными панелями, рабочую камеру с запорным устройством и крышкой, выходящей на лицевую панель, парогенератор, конденсатор, трубопроводы с вентилями управления, приборы контроля и управления процессом стерилизации, смонтированные на лицевой панели стерилизатора.(См. Рис.1 ПАСПОРТА Стерилизатора парового мод. ГК-ЮО-Эм пр-ва ОАО Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов).
При работе с известным стерилизатором, обслуживающий персонал значительное время находится в опасной зоне, т.е., перед крышкой рабочей камеры - сосуда, находящегося под давлением перегретого пара, т.к. на этой-же лицевой панели расположены все приборы контроля и управления процессом стерилизации. При этом, в случае разрушения запорного устройства крышки рабочей камеры, или разрыва уплотнительной прокладки С на рисунке не показана ) крышки, возможен прорыв пара, ожоги li другие травмы обслуживающего персонала.
Тоесть, к недостаткам известного стерилизатора можно отнести его неоправданно высокую опасность при эксплуатации, которую он представляет для обслуживающего персонала.
Предложенная полезная модель позволяет значительно увеличить безопасность стерилизатора при его эксплуатации за счёт исключения необходимости нахождения обслуживающего персонала в опасной зоне, т.е., перед крышкой рабочей камеры. В эту зону работник заходит лишь для загрузки и выгрузки стерилизатора, т.е., в периоды, когда в рабочей камере нет пара под давлением.
приборы контроля и управления процессом стерилизации, последние смонтированы на боковой защитной панели со стороны установки вентилей управления.
Сущность предложенной полезной модели поясняется схематичным чертежом, где на Фиг. показан общий вид стерилизатора.
Стерилизатор содержит корпус I с защитными панелями, рабочую камеру 2 с крышкой Э, выходящей на лицевую панель 4 и запорным устройством 5, парогенератор 6, конденсатор 7 , трубопроводы 8 с вентилями Ј управления , Приборы 10 контроля и управления процессом стерилизации смонтированы на боковой защитной панели II со стороны установки вентилей 9 управления.
Работа стерилизатора осуществляется следующим образом.
Обрабатываемый материал  на рисунке не показан ) закладывается в рабочую камеру 2. и закрывается крышкой Э с запорным устройством 5, С включением парогенератора 6 и выходом его на заданный режим, пар поступает в рабочую камеру d. Происходит процесс стерилизации. Обслуживающий персонал контролирует по приборам Ю параметры процесса стерилизации, находясь вне опасной зоны С Инструкцией по эксплуатации стерилизатора регламентировано местонахождение обслуживающего персонала на всех этапах цикла стерилизации ). С истечением заданного времени стерилизации прекращается доступ пара в рабочую камеру 2 от парогенератора б. Давление в камере 2 снижается, С включением в действие конденсатора 7 происходит сушка стерилизуемого материала. С окончанием сушки, давление внутри камеры t уравнивается с атмосферным. Открывается крышка 3 рабочей камеры. Обрабатываемый материал извлекается из стерилизатора.
Использование стерилизатора предложенной конструкции позволяет в сравнении с аналогом значительно увеличить его безопасность при эксплуатации. Так как в опасную зону работник заходит в периоды, кагда в рабочей камере стерилизатора нет пара под давлением. При этом исключается травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения запорного устройства крышки рабочей камеры, или при разрыве уплотнительной прокладки крышки.
Стерилизатор, содержащий корпус с защитными панелями, рабочую камеру с запорным устройством и крышкой выходящей на лицевую панель, парогенератор, конденсатор, трубопроводы с вентилями управления, приборы контроля и управления процессом стерилизации, отличающийся тем, приборы контроля и управления процессом стерилизации смонтированы на боковой защитной панели со стороны установки вентилей управления.