ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ

Предлагаемая полезная модель относится к медицинской и биологической технике, а именно к вспомогательному оборудованию для исследования агрегации тромбоцитов у человека и животных.
Цель полезной модели ускорить и оптимизировать процесс оценки агрегации тромбоцитов (AT) на стекле, требующей троекратной ее регистрации с одним индуктором или сочетанием индукторов для последующего расчета среднего арифметического времени AT, являющегося истинным временем AT для данного индуктора или сочетания индукторов у обследуемого биологического объекта.
Предложен не сложный в конструкции и доступный в использовании, выполненный из металла прибор (фигура 1) для закрепления трех предметных стекол для троекратного определения AT с любым одним индуктором или любым их сочетанием для быстрого определения истинного времени AT у любого биологического объекта по (Шитикова А.С. Визуальный микрометод исследования агрегации тромбоцитов. Гемостаз. Физиологические механизмы, принципы диагностики основных форм геморрагических заболеваний; под ред. Н.Н.Петрищева, Л.П.Папаян. - СПб.: 1999. - С.49-52), которое может учитываться в последующих исследованиях на данном объекте или группе объектов.
Предлагаемая конструкция (фигура 1) состоит из округлой подставки (1) диаметром 15,0 см и высотой 2,0 см, имеющей в центре с закругленной верхушкой штырь длиной 5,0 см и шириной 0,8 см (2) для фиксации основного стержня длиной 40,0 см (3) и наружным диаметром 1,2 см с прикрепленными на него друг над другом под углом друг относительно друга 90° трех держателей (4) для предметных стекол (фигура 2). Основной стержень наверху оканчивается вращателем с рисками (5). Для возможности соединения основного стержня (3) и его вращения относительно округлой подставки (1) он имеет с нижней стороны отверстие 3,0 см длиной и 0,9 см шириной с закругленной задней стенкой для ее совпадения со штырем подставки. При одевании основания стержня на штырь подставки конструкция может вращаться относительно подставки в случае перемещения вращателя исследователем.
Все три держателя (4) предметных стекол фиксируются на основном стержне (3) с помощью закрепляющего болта (6), прикручивающегося до полной фиксации, прилегающей к основному стержню (3) части держателя, имеющей внутренний диаметр 1,3 см (7) (фигура 3). Рабочая часть (8) держателя предметных стекол представляет собой три обрезиненные с обращенной к предметному стеклу пластинки шириной 0,6 см каждая и длиной 2,5 см, расположенные вилкой с зазором (9) 0,2 см, позволяющим вставлять предметное стекло на 1/3, оставляя свободными 2/3 его поверхности для ведения оценки AT (фигура 4). Нижний держатель предметных стекол расположен от нижнего края основного стержня на высоте 15,0 см, второй на высоте 20,0 см, третий на высоте 25,0 см. Поворачивая вращатель (5) исследователь последовательно перемещает в свою рабочую зону каждое из предметных стекол для оценки на них AT с избранным индуктором или их сочетанием. При смене биологического объекта или индуктора агрегации в ходе оценки AT у того же биологического объекта предметные стекла заменяют на чистые, в результате чего устройство вновь становится готово для применения.
Вращающейся держатель является простым и доступным в применении, позволяет ускорить и упорядочить в биологических и медицинских лабораториях процесс оценки AT при отсутствии агрегометра, в том числе при проведении массовых обследований тромбоцитарной активности у людей и животных в течение длительного времени. Использование держателя не требует затрат.