УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ СЫПУЧИХ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД

Полезная модель относится к магниторазведке и может быть использована при прогнозировании нефтегазоносности локальных объектов геоэлектрохимическим способом.
rs
Измеряя величину остаточной намагниченности насыщения (J) образцов горных пород до пропускания через них электрического тока из прикатодных и прианодных участков, после пропускания тока мы можем судить об изменении магнитных свойств горных пород под действием постоянного тока, а интерпретация результатов измерений позволит выявить основные элементы геологического строения и закономерности в распределении полезных ископаемых.
Известно, что для проведения магнитометрических измерений от обнажения откалывают штуф породы, который затем разрезают на одинаково ориентированные кубики вручную или на нарезном станке (Молостовский Э.А., Храмов А.Н. Магнитостратиграфия и ее значение в геологии, 1977, стр.22) или изготавливают образцы цилиндрической формы диаметром 2,5 см и высотой 2,2 см. (Магниторазведка: справочник геофизика / Под ред. В.Е.Никитского, Ю.С.Глебовского, 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Недра, 1990, стр.261).
Однако такие решения не применимы для магнитометрических измерений сыпучих образцов горных пород.
Известно закрепление исследуемого сыпучего образца путем помещения его в слабый раствор желатина или воды и осторожного подсушивания (А.А.Кухаренко «Минералогия россыпей». М., Госгеолтехиздат, 1961, стр.101).
Для проведения измерений необходимо обеспечить размеры образца в виде кубика 2×2×2 см или 2,4×2,4×2,4 см или 5х5х5 см или цилиндра диаметром 5 см и высотой 2,2 см, что обусловлено существующим оборудование для магнитометрических измерений.
Однако при изготовлении образцов указанных размеров потребуется подготовка путем распиловки, что приводит к нарушению его целостности вплоть до сыпучего состояния.
Задачей является создание конструктивно простого устройства с возможностью проводить магнитометрические измерения сыпучих материалов.
Поставленная задача решается тем, что устройство для магнитометрических измерений сыпучих образцов горных пород представляет собой контейнер в виде куба или цилиндра из немагнитного материала с внутренней полостью, служащей емкостью
для сыпучих образцов, с внешними размерами, соответствующими требованиям магнитометрического оборудования, одна из сторон контейнера выполнена в виде плотно притертой крышки, при этом толщина стенок и крышки не должна превышать 1% от соответствующего внешнего размера контейнера.
Наиболее технологичным является выполнение полости в виде цилиндра.
Полезная модель поясняется чертежом, где изображен контейнер для магнитометрических измерений сыпучих образцов горных пород, изготовленный в виде куба размером 2×2×2 см из немагнитного материала. Толщина стенок в данном варианте составляет 0,02 см, что обусловлено наибольшей представительностью исследуемого образца и как следствие повышением точности измерений. На чертеже приняты следующие обозначения:
1 - корпус контейнера;
2 - полость для образцов сыпучих материалов;
3 - притертая крышка.
Корпус 1 и крышка 3 образуют контейнер. Контейнер изготавливается из сплошного немагнитного материала, в котором высверливают полость 2. Отдельно изготавливается крышка 3.
Крышка может скрепляться с корпусом резьбовым соединением.
Устройство используют следующим образом. Снимают крышку 1, засыпают исследуемую породу в полость 2, плотно закрывают крышку 3 и устанавливают контейнер в измерительное оборудование, например, СПИН магнетометр JR.
Положительный эффект полезной модели заключается в возможности проводить магнитометрические измерения сыпучих образцов горных пород, что достигается изготовлением контейнера из немагнитного материала с указанной толщиной стенок, которая обусловлена достижением достаточной прочности с одной стороны и минимальными внесениями искажений измеряемых величин с другой стороны.