СТЕРИЛИЗАТОР

Полезная модель относится к устройствам для дезинфекции и стерилизации водяным насыщенным паром медицинских материалов, изделий и инструментов.
Известен стерилизатор паровой ГП-400-1 [Стерилизатор паровой ГП-400-1. Руководство по эксплуатации, Тюмень, ТЗМОИ], содержащий корпус, в котором установлены стерилизационная камера, снабженная мановакуумметром и герметичной дверью с затвором, парогенератор с манометром и трубопроводами для подачи и сброса воды и подачи пара в камеру, конденсатосборник, подключенный к камере и трубопроводу для сброса конденсата, и блок управления, к которому подключены контрольно-измерительные приборы и установленные в трубопроводах электромагнитные клапаны.
Недостатком стерилизатора является низкое качество удаления воздуха и низкое качество сушки. Кроме того, у стерилизатора нет «стерильной» зоны, а сбрасываемый конденсат имеет высокую температуру.
Задачей, стоящей перед полезной моделью, является повышение качества сушки объектов, прошедших стерилизацию, и обеспечение разгрузки в «стерильную» зону, а также снижение продолжительности стерилизации.
Для решения поставленной задачи стерилизатор, содержащий корпус, в котором установлены стерилизационная камера, снабженная мановакуумметром и герметичной дверью с затвором, парогенератор с манометром и трубопроводами для подачи и сброса воды и подачи пара в камеру, конденсатосборник, подключенный к камере и трубопроводу для сброса конденсата, и блок управления, дополнительно снабжен второй дверью с затвором, герметично закрывающей стерилизационную камеру с противоположной «стерильной» зоны, водяным насосом, установленным в линию подачи воды в
парогенератор, вакуумным насосом, подключенным к конденсатосборнику, и парогасителем, установленным в трубопровод для сброса конденсата.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 показан общий вид стерилизатора с «нестерильной», на фиг.2 - со «стерильной» зоны, а на фиг.3 дана схема стерилизатора.
Стерилизатор содержит корпус 1, в котором размещена стерилизационная камера 2. Корпус состоит из каркаса и нержавеющих наружных панелей. Стерилизационная камера 2 прямоугольного сечения проходного типа с «нестерильной» и «стерильной» зон герметично закрыта крышками 3 и 4 с затворами 5 и 6, в которые вмонтировано сильфонное блокировочное устройство, предотвращающее открывание двери при избыточном давлении внутри камеры. В камере 2 установлены дефлекторы для перемешивания подаваемого пара, направляющие для контейнера, зонт для отвода конденсата и предусмотрена установка стоек для полочек. К камере 2 подведены трубопроводы 7 и 8 для подачи пара и отвода конденсата. Трубопроводом 7 через электромагнитные клапаны 9 и 10 камера 2 подключена к парогенератору 11, а трубопроводом 8 к конденсатосборнику 12.
Дистиллированная вода подается в парогенератор 11 водяным насосом 13 по трубопроводу 14 через обратный клапан 15. На входе в трубопровод 14 до насоса установлены электромагнитный клапан 16 и датчик 17 уровня воды.
Сброс конденсата из конденсатосборника 12 осуществляется по трубопроводу 18 через парогаситель 19, в который из водопровода 20 по трубопроводу 21 через электромагнитный клапан 22 поступает холодная водопроводная вода, обеспечивающая охлаждение конденсата до температуры не выше 60°С.
Для работы водокольцевого вакуумного насоса 23 в него подается водопроводная вода через питательный бак 24, в котором установлен датчик 25 уровня для предотвращения работы вакуумного насоса без воды. Вакуумный
насос 23 сообщается с конденсатосборником 12 трубопроводом 26 через электромагнитный клапан 27 и обратный клапан 28.
Стерилизатор имеет блок управления, в который входят электросекция 29, где установлены шкаф управления работой стерилизатора, пульты 30 и 31 управления со сторон «нестерильной» и «стерильной» зон, показывающие и электроконтактный манометры и мановакуумметры. В блок управления подключены все электромагнитные клапаны.
Пульт управления «нестерильной» зоны имеет дисплей, клавиатуру, кнопку «СТОП», принтер, световые индикаторы и звуковой сигнал. Кроме того, на передней панели расположены показывающий и регистрирующий самописец, показывающий манометр 32 парогенератора и показывающий мановакуумметр 33 камеры.
Для документирования процесса в электросекции установлен самописец, регистрирующий давление и температуру в камере.
Загрузка стерилизационной камеры ведется с «нестерильной» зоны. Работа стерилизатора начинается с включения автоматического выключателя, рукоятка которого выведена на дверь электросекции. Работа идет автоматически.
Датчик 17 уровня воды включает электромагнитный клапан 16 и водяной насос 13, который подает дистиллированную воду в парогенератор 11. При достижении нижнего уровня воды срабатывает датчик 34 минимального уровня, который включает в работу электронагреватели парогенератора. При достижении верхнего уровня срабатывает датчик 35 максимального уровня воды, который отключает водяной насос и электромагнитный клапан 16.
Идет нагрев воды и парообразование до рабочего давления, которое определяется выбранным режимом стерилизации и задается уставкой электроконтактного манометра. Если режим не выбран, то давление поддерживается на дежурном уровне 0,14-0,16 МПа. При достижении рабочего давления размыкается цепь питания магнитного пускателя, который отключает электронагреватели парогенератора.
В зависимости от загруженного в камеру стерилизуемого объекта нажимается кнопка соответствующего режима. Дальнейшее управление циклом стерилизации осуществляется автоматически.
2
В работу включается вакуумный насос 23, удаляющий из камеры 2 воздух и создающий разрежение - 0,5-0,6 кгс/см, после чего насос выключается и в камеру подается пар. Как только давление пара в камере сравняется с давлением, установленным в программе для пульсаций, подача пара прекращается и снова включается вакуумный насос. После четырех таких пульсаций начинается подача пара до полного прогрева объектов стерилизации. Далее начинается отсчет стерилизационной выдержки.
По истечении заданного времени стерилизации отключается магнитный клапан 9 и 10 подачи пара и включается клапан 36 сброса конденсата из конденсатосборника 12 через обратный клапан 37 в парогаситель 19 и одновременно включается подача воды через клапан 22 в парогаситель. Происходит снижение избыточного давления в стерилизационной камере и при достижении величины давления до 0,02 МПа сброс конденсата прекращается и включается в работу вакуумный насос. В камере создается разрежение и происходит сушка стерилизуемых материалов. По истечении 15 минут откачки вакуумный насос отключается и включается электромагнитный клапан 38 в трубопроводе 39 (на воздушной линии). Воздух проходит через воздушный фильтр 40 и обратный клапан 41 в камеру 2 и выравнивает в ней давление до атмосферного.
Разгрузка ведется со «стерильной» зоны. При открывании двери выключается электросхема, предупреждая случайный пуск пара в камеру.
Для сохранения работоспособности стерилизатора при отказе микропроцессорных контроллера, дисплея и другой аппаратуры электрооборудование стерилизатора содержит блок ручного управления, который обеспечивает автоматическое поддержание давления пара в парогенераторе, управление электромагнитными клапанами и пускателями водяного и вакуумного насосов с помощью выносного пульта управления. Пульт ручного управления
подключают к разъему на двери электросекции, при этом на дисплее выводится сообщение «РУЧНОЙ РЕЖИМ», текущая температура и давление в камере. Используя режим ручного управления можно завершить цикл стерилизации при случайном сбое или обеспечить работоспособность стерилизатора при отказе управляющего контроллера.