ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к контрольно - измерительной технике, а именно к средствам измерения температуры жидких сред и может быть использована в составе теплосчетчиков и дфугих приборов учета и контроля тепловой энергии в тепловых сетях жилых зданий, промышленных предприятий и теплоснабжающих организаций.
Известнытермопреобразователисопротивления,
предназначенные для измерения температуры жидких сред, и представляющие собой измерительный пакет с платиновым или медным чувствительным элементом, помещенный в защитную арматуру. В головке термопреобразователя находятся контакты, к которым подсоединяются выводы измерительного пакета, и сальниковый ввод, позволяющий производить монтаж преобразователя со вторичной аппаратурой ( 1 ).
В качестве прототипа заявляемого технического решения выбран термопреобразователь сопротивления, предназначенный для использования в теплосчетчиках и представляющий собой термометр сопротивления, установленный в погружной гильзе и соединенный с измерительным блоком посредством экранированного кабеля ( 2 ).
Недостаткомизвестноготермопреобразователя
сопротивления является отсутствие надежной механической защиты экранированного кабеля от внешних воздействий, что ограничивает возможности использования термопреобразоватедя в теплосчетчиках при значительном удалении от измерительного блока и открытой прокладке в подвальных помещениях зданий.
Задача, решаемая заявляемой полезной моделью расширение областей использования термопреобразователя сопротивления за счет обеспечения возможности работы в составе теплосчетчиков с дистанционным управлением.
Указанная задача решается тем, что в термопреобразовател, сопротивления, содержашем чувствительный элемент; размещенный в корпусе и средства подсоединения чувствительного элемента к измерительному блоку, упомянутые средства помещены в металлорукав, соединенный посредством муфты с корпусом и снабженный резьбовой втулкой, установленной на жестко
связанной с металлорукавом переходной трубке и выполненной с возможностью подсоединения к измерительному блоку.
Полезная модель иллюстрируется чертежом. На фиг. 1 схематически изображен термопреобразователь сопротивления.
Термопреобразователь включает чувствительный элемент 1, размещенный в корпусе 2, средства подсоединения чувствительного элемента 2 к измерительному блоку ( на фиг. не показан ), представляющие собой компенсационные провода 3, помещенные в трубку 4 из полимерного материала, например, резины на основе силоксанового , металлорукав 5, одетый сверху на трубку 4, муфту 6, связывающую металлорукав 5 с корпусом 2, переходную трубку 7, жестко связанную с металлорукавом 5, и резьбовую втулку 8, установленную на трубке 7. Соединение металлорукава 5 с муфтой 6 и переходной трубкой 7 и муфты 6 с корпусом 2 осуществляется посредством пайки. На свободном конце трубю 7 выполнена отбортовка, ограничивающая перемещение резьбовой втулки 8, при помощи которой термопреобразователь подсоединяется к измерительному блоку.
Чувствительный элемент термопреобразователя выполнен на основе платины. Материал корпуса 2 - нержавеющая сталь или латунь. Муфта 6, переходная трубка 7 и резьбовая втулка 8 изготовлены из латуни. В качестве металлорукава 5 применен металлорукав марьси РЗ-Ц-6УЗ.
Помещение трубки с компенсационными проводами в металлорукав на всем протяжении от корпуса преобразователя до измерительного блока повышает механическую защищенность преобразователя и надежность его работы и, как следствие, расширяет области его использования за счет обеспечения возможности расположения на значительном расстоянии от измерительного блока при дистанционном режиме работы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Приборы и системы управления, 1980 г., N 2, стр. 16-19
2. Wasseziahler - Mesgerate, Проспект фирмы Spanner Pollux Германия, 1987 г., ( прототип ).