УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ И РУКОЯТОЧНАЯ ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТА

1. Устройство управления переключением снабженного соединительным проводом медицинского инструмента, прежде всего электрода для высокочастотной хирургии, выполненное в виде модуля управления переключением для управления различными электрическими режимами работы инструмента с пространственно и герметично закрытым, устойчивым к температурам стерилизации корпусом, элементом управления, и средствами фиксации для съемной установки в или на рукояточной части инструмента, а также с контактными средствами модуля для взаимодействия с контактными средствами прибора или инструмента, которые, в свою очередь, соединены с соединительным проводом, для выполнения функций управления переключением.
2. Устройство управления переключением по п.1, в котором контактные средства модуля имеют штекерные контактные элементы, прежде всего контактные штифты или штекер, для вставления в соединительные контакты рукояточной части.
3. Устройство управления переключением по п.1, в котором контактные средства модуля имеют беспроводной передающий блок, прежде всего блютуз - передающий блок, инфракрасный передающий блок или ультразвуковой передающий блок.
4. Устройство управления переключением по одному из пп.1-3, в котором средства фиксации имеют защелки, которые, прежде всего, приформованы к корпусу.
5. Устройство управления переключением по одному из пп.1-3, в котором средства фиксации имеют резьбовой участок, который, прежде всего, приформован к корпусу.
6. Устройство управления переключением по одному из пп.1-3, которое имеет клавишу.
7. Устройство управления переключением по п.4, которое имеет клавишу.
8. Устройство управления переключением по п.5, которое имеет клавишу.
9. Устройство управления переключением по одному из пп.1-3, в котором элемент управления образован выполненным с возможностью деформации под воздействием давления участком корпуса.
10. Устройство управления переключением по п.4, в котором элемент управления образован выполненным с возможностью деформации под воздействием давления участком корпуса.
11. Устройство управления переключением по п.5, в котором элемент управления образован выполненным с возможностью деформации под воздействием давления участком корпуса.
12. Рукояточная часть медицинского инструмента с выемкой и средствами закрепления рукоятки, а также контактными средствами рукоятки для съемного закрепления и подключения с приемом управляющих сигналов устройства управления переключением по одному из предшествующих пунктов.
13. Рукояточная часть по п.12, в которой контактные средства имеют соединительные контакты для вставления штекерных контактных элементов устройства управления переключением.
14. Рукояточная часть по п.12 с беспроводным приемным блоком, прежде всего блютуз - приемным блоком, инфракрасным приемным блоком или ультразвуковым приемным блоком, для взаимодействия с соответствующим беспроводным передающим блоком устройства управления переключением.
15. Рукояточная часть по одному из пп.12-14, с защелками и/или резьбовым участком, которые выполнены соответствующими соответственным средствам фиксации устройства управления переключением.
16. Комплект медицинских инструментов с рукояточными частями по одному из пп.12-15, отличающийся тем, что рукояточные части всех инструментов имеют однотипные выемки, средства закрепления рукоятки и контактные средства рукоятки для закрепления и подключения с приемом управляющих сигналов одного и того же устройства управления переключением.