Графическая регистрация температуры вдыхаемого и выдыхаемого носом воздуха у детей

Рис. 2. Скорость изменения температуры тканей стенда при испытании устройств для наложения кассетных съемных швов.

тура стенда.

Скорость снижения температуры тканей стенда была значительно ниже, чем скорость подъема температуры.

Из приведенного графика видно, что температура тканей стенда в непосредственной близости от места перегорания нитей устройств для наложения кассетных съемных швов, не достигала критических цифр достаточных для повреждения окружающих тканей. Продолжительность подъема температуры стенда кратковременна, что должно обеспечивать атравма-тичность окружающих тканей при пережигании нитей устройств. Все температурные характеристики полученные в опытах были достоверно ниже (р<0,05) температуры, при которой белок коагулируется.

п

Из результатов серии стендовых опытов следует, что все устройства для наложения кассетных съемных швов сработали сразу после подключения к электроду устройства активного электрода аппарата для высокочастотной хирургии и пропускания разряда высокочастотного электрического тока. Перегорание примененных нитей происходило внутри оболочки устройств для наложения кассетных съемных швов без ее повреждения. Температура тканей стенда в непосредственной близости от места перегорания нити составила максимум 48±0,56° С, а время подъема этой температуры было достаточно мало для повреждения оболочки устройств для наложения кассетных съемных швов и тканей окружающего стенда. Нити устройств извлекались полностью. Продукты сгорания нити (пепел) оставались в канале, в котором проходила нить. Толщина нити должна приблизительно равняться толщине электрода применяемого в устройстве.

Таким образом, предложенный метод для стендовых испытаний устройств для наложения кассетных съемных швов оказался оптимальным и его возможно рекомендовать для исследований других подобных устройств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Устройство для наложения кассетных съемных швов [Текст]: пат. 2061416 Рос. Федерация: МКИ3 А 61 В 17/04 / Самсонов В.П., Тюриков П.П.; патентообладатель ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН - №5007271/14; заявл. 19.07.91; опубл. 10.06.96, Бюл. №16.-С.10; приоритет 19.07.91.

УДК 612.221.2/.233:616.053-2:53.087.2

И.П.Самсонова

ГРАФИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВДЫХАЕМОГО И ВЫДЫХАЕМОГО НОСОМ ВОЗДУХА У ДЕТЕЙ

ГУ Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания СО РАМН

РЕЗЮМЕ

Разработан способ графической регистрации у детей температуры вдыхаемого и выдыхаемого носом воздуха. Этим способом исследовалась кондиционирующая функция дыхательных путей у здоровых и больных бронхиальной астмой детей.

SUMMARY

I.P.Samsonova

GRAPHIC REGISTRATION OF TEMPERATURE OF EXPIRATORY AND INSPIRATORY NASAL AIR IN CHILDREN

We have developed a technique for graphic registration of temperature of expiratory and inspiratory nasal air in children. We used this method to study respiratory condition function in healthy children and in children with bronchial asthma.

В детской пульмонологии до настоящего времени мало применяются критерии оценки кондиционирующей функции дыхательных путей и способы диагностики ее нарушений. Существующие способы [1] основаны на измерении температуры выдыхаемого воздуха, поэтому не отличаются высокой точностью, поскольку процесс кондиционирования совершается во время вдоха. Разработка наглядных и адекватных способов оценки кондиционирующей функции органов дыхания необходима для объективной характеристики патогенеза начальных стадий патологий органов дыхания [2, 3, 4].

Для регистрации температуры вдыхаемого и выдыхаемого носом воздуха у детей был разработан и применен специальный комплекс, состоящий из носовой маски, изготовленной из резины, термодатчика МТ-57, вмонтированного в маску, контактных и выводных проводов, а также графического регистратора - одноканального потенциометра ОМ-814/1. Во время

измерений ребенок плотно, без зазоров, прижимает маску к лицу, при этом рот у него закрыт. Вдох и выдох осуществляется через нос. Так как термоэлемент закреплен в маске на штатных контактных проводах, то он имеет паспортную постоянную времени 0,06-0,08 с, поэтому в состоянии отслеживать изменения температуры воздуха на вдохе и выдохе. Изменения температуры вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при носовом дыхании регистрируются самописцем потенциометра. На рисунке представлены схемы термограммы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и измерение ее параметров.

Измеренные на термограмме параметры сопоставлялись с данными калибровочной таблицы датчика термозонда для носовой маски. Калибровочные показатели рассчитаны опытным путем и приведены в таблице.

При совпадении измеряемых величин (Н) термограммы с данными калибровочной таблицы температура воздуха определялась сразу. Если измеряемые показатели (Н) термограммы были между двумя соседними величинами калибровочной таблицы, тогда температура воздуха в градусах Цельсия рассчитывалась по формуле:

т 2 - т

Т = Т +-2---1X (Ь - Ь),

Ь - Ь

2 -Ч

где Т - исследуемая температура вдыхаемого или выдыхаемого воздуха;

Т1 - верхняя граница температуры выдыхаемого воздуха в градусах, определенная по калибровочной таблице датчика термозонда по величине Н1;

Т2 - нижняя граница температуры выдыхаемого воздуха в градусах, определенная по калибровочной таблице датчика термозонда по величине Н1;

Ь - измеряемый показатель датчика термозонда в мм, соответствующий высоте Н1;

Ь - верхняя граница показателя датчика термозонда в мм по калибровочной таблице, соответствующая определенной температуре выдыхаемого воздуха;

Ь - нижняя граница показателя датчика термозонда в мм по калибровочной таблице, соответствующая определенной температуре выдыхаемого воздуха.

Для определения температуры вдыхаемого воздуха в формуле используется величина Н2.

Описанным выше методом исследовалась температура вдыхаемого и выдыхаемого воздуха у здоровых детей и больных бронхиальной астмой. Установлена достоверная разница измерений выдыхаемого воздуха между двумя обследованными группами детей, в среднем, на 0,9°С.

Таким образом, описанный способ позволяет наглядно и точно изучать кондиционирующую функцию дыхательных путей у детей в норме и при болезнях органов дыхания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Основы дифференциальной оценки кондиционирующей функции дыхательного аппарата в клини-

Рис. Схема измерения термограммы вдыхаемого и выдыхаемого через нос воздуха. Н1 - расстояние от изолинии до вершины термограммы в мм, соответствующее определенной температуре воздуха при выдохе. Н2 - расстояние от изолинии до основания термограммы в мм, соответствующее определенной температуре воздуха при вдохе.

Таблица

Калибровочные показатели датчика термозонда для носовой маски

Температура, г°С Сигнал датчика U, В Сигнал датчика L, мм Диапазон измерений, В

8,3 1,94 97 5

11,0 2,20 110 5

13,0 2,44 122 5

16,1 2,58 129 5

19,3 2,86 143 5

22,3 3,22 161 5

25,2 3,54 177 5

28,1 3,92 196 5

31,1 4,34 217 5

34,1 4,86 243 5

37,1 5,36 134 10

40,0 6,16 154 10

43,0 6,76 169 10

46,0 7,40 185 10

48,8 8,04 201 10

ческой практике [Текст]/Ф.Т.Агарков, С.Ф.Агарков// Тер. архив.-1985.-№3.-С.73-77.

2. Эколого-функциональная характеристика дыхательной системы человека в норме и при хроническом бронхите [Текст]/Ю.М.Перельман: автореф. дис. ... докт. мед. наук.-Хабаровск, 2000.-36 с.

3. Термометрия бронхиального дерева при хронической пневмонии [Текст]/Б.К.Шаров,

В.М.Ананьев, М.И.Воронин//Вестн. рентгенол.-1978.-№2.-С.37-41.

4. Intra-airway thermodynamics during exercise and hyperventilation in asthmatics [Text]/I.A. Gilbert, J.M.Fouke, E.R. McFadden//J. Appl. Phisiol.-1988.-Vol.64.-P.2167-2174.

П