ПРИБОР ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОЗДУХА

Полезная модель относится к микробиологии, и в том числе к ветеринарной, а именно к лабораторному оборудованию для бактериологического анализа воздуха.
Известен принцип аспирационного метода - аспирация определенного объема воздуха с высеванием содержащихся в нем бактерий на поверхность питательной среды с применением щелевого прибора Кротова (см. Google или Яндекс, Исследование микрофлоры воздуха - Микробиология с техникой микробиологических исследований, рис. 125, прибор Кротова). Последний представляет собой цилиндр со съемной верхней крышкой, в котором находится электромотор с центробежным вентилятором (крыльчаткой), над которой размещен плоский диск с чашкой Петри, а на верхней крышке цилиндрического корпуса, размещено кольцо, опирающееся на плоский диск из оргстекла, снабженный щелью для засасывания воздуха. Прибор Кротова выбран в качестве прототипа.
Принцип работы прибора Кротова основан на инерционном осаждении частиц аэрозоля на поверхность питательной среды. Исследуемый воздух всасывается через щель в крышке прибора, ударяется о поверхность плотной питательной среды, и микробы задерживаются на ее влажной поверхности от выделяемых микроорганизмов, затем производится подсчет выросших колоний.
Основным недостатком прибора Кротова является то, что струя воздуха из окружающей среды поступает на питательную среду под крышкой прибора неравномерно, через единственную щель в крышке. Следовательно, основная часть микроорганизмов оседает на участке питательной среды, располагающемся непосредственно под щелью в крышке прибора Кротова. Это дает менее достоверную картину истинного содержания микроорганизмов в воздухе по другим участкам питательной среды.
Техническим результатом полезной модели является повышение качества бактериологического анализа воздуха.
Технический результат достигается тем, что щель на плоском диске из оргстекла выполнена в виде перфорированных отверстий.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена схема прибора.
Прибор для бактериологического анализа воздуха, включает установленный на основании 2 цилиндрический корпус 1, в котором размещен электрический двигатель 3, соединенный с наружной 4 и внутренней 5 крыльчаткой, над которой размещен плоский диск 6 с чашкой Петри 8, а на верхней крышке 9 цилиндрического корпуса 1 размещено кольцо 13, опирающееся на плоский диск 11 из оргстекла, снабженный перфорированными отверстиями 12 для засасывания воздуха. Из прибора воздух выводится через штуцер 14, соединенный с воздухопроводной трубкой 15, которая соединена с ротаметром (не показан) для определения расхода воздуха через прибор. Для крепления чашки Петри 8 используется пружина 7, для фиксирования верхней крышки 9 применяется накидной замок 10.
Предлагаемый прибор используется следующим образом.
Для равномерного распределения микроорганизмов по всей поверхности чашки плоский диск 6 с чашкой Петри 8 должен вращаться не очень быстро (60 оборотов вминуту). Экспозиция чашки не более 10 минут, после чего электрический двигатель 3 останавливают. Снимают крышку 9 прибора. Достают чашку Петри 8 с посевом воздуха и закрывают ее крышкой. При определении аэробной флоры чашку Петри с посевом ставят на 24 часа в термостат при температуре 37°, а затем оставляют на 24 часа при комнатной температуре и проводят подсчет всех выросших колоний на поверхности. Расход воздуха регулируется по ротаметру. Общий объем пробы при значительном загрязнении воздуха должен составлять 40-50 л, при незначительном - более 100 л.
Полезная модель отличается от прототипа тем, что вместо щели в крышке прибора выполнено несколько перфорированных отверстий одинакового диаметра, на равной удаленности от центра крышки и друг от друга. При проведении исследований микробной обсемененности воздуха он поступает в прибор через указанные отверстия и равномерно распределяется по всей поверхности питательной среды, что дает более достоверную картину об истинном содержании микроорганизмов в воздухе.