УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ ЧЕЛОВЕКА (ТРЕМОРОМЕТР)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ ЧЕЛОВЕКА (ТРЕМОРОМЕТР)
Изобретение относится к облает инженерно - нсихологических исследований в эргономике для измерения статических и динамических характеристик человека в различных условиях и режимах деятельности, а также к области физиологических и медицинских научных исследований механизмов организаций нроизвольных движений.
Известен треморометр, содержащий корнус со счетчиком импульсов, щуп и проводящий щит с отверстием («Методы и устройства для оценки функционального состояния и уровня работоспособности человека-оператора /В.Г.Волков, В.М.Мащкова.- М.: Наука, 1993.-208 с.). Щуп представляет собой проводящий стержень с изолирующей рукояткой, соединенный проводниками с корпусом прибора.
Щит выполнен из металлического листа с отверстием, в которое испытуемый при обследовании помещает конец щупа. При колебании руки электрическая цепь проводящих элементов щита и щупа замыкается и на вход счетчика поступает электрический импульс.
Данный прибор имеет своим недостатком то, что он обладает ограниченными возможностями исследования свойств испытуемого, так как дает только статические характеристики. С его помощью производят измерение тремора, оценивая степень утомления и пригодности обследуемых при профессиональном отборе. Прибор не пригоден для обследования детей, так как предполагает осознанное соблюдение техники электрической безопасности при четком соблюдении инструкций.
Известны также разнообразные установки, имитирующие рабочие места и основные производственные операции, широко используемые для професМПК6О04Р10/02G04H03K G04H03M1/00
сионального отбора, обучения и тренировки операторов различных профессий. Многообразие п{ шеняемых в настоящее время имитаторов можно подразделить на три основные 1 тегории : тренажеры (для обучения и тренировки oneраторов, макеты (при проектровании систем человек - машина) и электрические модели (для исследования операторской деятельности в лабо1иггориях).
Известна одна из моделей имитаторов, в которой слежение за тестирующей меткой осуществляется только по одной координате (Шрибор двуручного слежения на плоскости. Тип MCR - С .Фирма «Д-р Шуффид. Мэдлинг, Австрия, 1980. Каталог). В ней траектория «мелей наносится на пшрокую бумажную ленту, которая протягивается перед узкой щелью так, что оператор видит только короткий птгрих, перемещающийся вдоль освещенной прорви, и следит за ним с помощью пшпущего шрифта (визира), управляемого рукой. Расстояние между фиксированной траекторией и кривой, нанесенной рукой оператора, определяет величину и характер рассогласования во времени. Недостатком указанной конструкции является слежение за меткой только в одной плоскости.
Изобретение заключается в том, что измерительная аппаратура состоит из двух а1шлогичных измерительных каналов (отдельно для правсхй и левой руки), и формами дорожек на щшах, выполненных в шще О1фужностей и крестовин, обеспечивающих тестирование в различных шшравлениях при простых и сложных траекториях перемещения щупа отдельно каждой рукой или синхронно обеими.
Различные формы дорожек на пщтах для перемещения измерительного щупа позволяют использовать щиты в методиках для обследования людей различного возраста, начиная с доппсольнснго, и с различной степенью асимметрии рук. Каналы не имеют информационных и управляющих взаимосвязей, за исключением одной задающей в виде общего генератора меандра.
На фиг. 1 изобртжена струкгурная схема треморометра.
Треморомеггр состоит из двух аналогичиых измерительных каналов отдельно для правой и левой руки. Каналы имеют только одну задающую взаимосвязь - в виде общего генератора меандра (прямоугольных импульсов). Это позволяет рассмотреть принцип его работы на примере одного канала. Он состоит из интегратора 1, счетчиков касаний 2 и времени 3, генератора прямоугольных импульсов 4 с частотой генеращш 10 Гц, электронного ключа 5, дешифратора двоично-десяшчного кода в секшсегментный код 6 и индикаторов 7.
Устройство работает следующим образом : после подключения его к сети испытуемый берет щупы в руки и помещает их концы между проводящих щин на изолированную дорожку. Например, испытуемый должж провести щупами по круговой дорожке. При касании щупом проводящей щины сигнал (нулевой логический уровень) при движении каждой руки поступает от щупа на интегратор 1, необходимый для предотвращения щребезга контактов. Импульс (или уровень сформированный интегратором 1, вводится на вход счетчика касаний 2 и управляющий вход электронного ключа 5 (или ключа временных импульсов). Счетчик касаний 2 отмечает суммарное число импу.11ьсов, поступивщих от интегратора 1 за время прохождения щупом заданной траектории движения, а электронный ключ 5 , открывщись, пропускает импульсы от геиератора меандра 4 к счетчику времени 3. Таким образсш, счетчик времени 3 начинает считать время касания щупом шины ищта. Двоично-десятичные коды, сформированные счетчиками касаний 2 и времени 3, поступают иа дешифратор двоично-десятичнсяо кода 6, кот( прео)азует подкаченный код в код управления семисегментными индикаторами, т.е. семисегментный код. Полученная информация фиксируется испытателем.
Для обнуления содержимого всех счетчиков и, следовательно, обнуления показаний индикаторов, имеется кнопка «Сброс.
шин щитов и одновременно нозволяет оценить суммарную продолжительность касаний отдельно для каждой руки.
С помощью треморометра можно прои:шодить объективное измерение тремора, точностных и временных характеристик зрительно-моторной координации при выполнении специальных тестирующих уни- и бимануальных движений, для которых предусмотрено варьирование направлений и степени сложности траектории перемещения. Его можно использовать у взрослых и детей, начиная с 5 лет, для оценки степени утомления во время учебы, работы или спортивиых треиирсжок, а такяю для определения степени пригодности обследуемых при профессиональном или спортивном отборе.
Следует отметить безопасность прибора для oбcлeiцyeмыx людей, что особенно важно при работе со пшольниками и дошкольниками, которые способны на непрогнозируемые поступки. Это обеспечиваептся минимальным уровнем сигнала, требуемым для регистрации, и максимальной изоляцией измерительного стержня в щупе.