УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ "ЭСКУЛАП-ЭРГО"

Устройство для физиотерапии и рефлексотерапии Эскулап-Эрго.
Полезная модель относится к области медицинского приборостроения и может найти применение в физиотерапевтических отделениях больниц и поликлиник, а также в медицинских НИИ для экспериментальных работ.
Известно устройство для физиотерапии и рефлексотерапии, содержащее последовательно соединенные программное устройство и блок полимодальных воздействий Свидетельство РФ № 006Ю4 эКЛ д 61 В 5/03, 1998. При этом программный блок выполнен в виде персональной ЭВМ, а блок полимодальных воздействий содержит излучатели свето, цвето, звуковых, тепловых и электрических воздействий.
Недостатками известного устройства являются недостаточные терапевтические возможности.
В основу настоящей полезной модели поставлена задача создания устройства для физиотерапии и рефлексотерапии, конструкция которого позволяет расширить его терапевтические возможности.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в устройстве для физиотерапии и рефлексотерапии, содержащем последовательно соединенные программное устройство и блок полимодальных воздействий, согласно полезной модели программное устройство и устройства воздействий блока выполнены в виде отдельных съемных модулей, установленных в общем корпусе, выполненном в форме кейса или дипломата. При этом, блок полимодальных воздействий содержит от одного до восьми модулей воздействия. Каждый модуль воздействий содержит излучатели электромагнитных, магнитных, электрических, акустических, и/или механических колебаний. .Излучатели электромагнитных колебаний выполнены на светодиодах с длинами волн в диапазоне 1.3-Ю.47 мкм .и/или на твердотельных СВЧ-генераторах
ж / г/мгHnve: /U16S/03
.Программное устройство содержит микроконтроллер, соединенный по входу с клавишным наборным полем, а по выходам - с дешифратором, блоком генераторов, и регистратором.
Введение указанных отличий позволяет оперативно производить требуемый набор съемных модулей и оперативную доставку медицинской помощи на дом нуждающемуся пациенту и, тем самым, позволяет расширить терапевтические возможности устройства.
На рисунке представлена функциональная схема устройства для физиотерапии и рефлексотерапии.
Устройство содержит последовательно соединенные программное устройство 1 и блок 2 полимодальных воздействий. Устройство 1 содержит микроконтроллер 3, соединенный по входу с клавишным наборным полем 4, а по выходу - с дешифратором 5, блоком 6 генераторов и регистратором 7 Микроконтроллер 3 выполнен на БИС типа КР 1816ВЕ31. Блок 6 содержит два генератора электрических колебаний звукового и два - инфразвукового диапазонов волн с частотами Fl, F2, F3, F4 соответственно. Генераторы выполнены на микросхемах К 1533 или КР 580 серии в виде управляемых по частоте мультивибраторов или триггеров коммутации, соединенных по входу через управляемые делители частоты с кварцевым генератором. Генератор инфразвуковых колебаний с разностной частотой F3 F1-F2 выполнен управляемым по частоте через генераторы звуковых частот F1 и F2 и для этого соединен по входу с выходами указанных генераторов через соответствующую схему вычитания частот блока 6, а по выходу - с соответствующим модулем воздействия блока 2. Блок 2 полимодальных воздействий выполнен в виде съемных модулей, установленных в ячейках блока и соединенных через сигнальные и адресные шины с выходами блока 6 генераторов и дешифратора 5 соответственно. Блок 2 выполнен с возможностью оперативной установки в нем до восьми модулей 8 воздействий. Каждый
модуль 8 содержит излучатели электромагнитных, магнитных, электрических, акустических, и/или механических колебаний. Излучатели электромагнитных колебаний модулей 8 выполнены на светодиодах с длинами волн в диапазоне 1.3-.47 мкм. и/или на твердотельных СВЧгенераторах, магнитных колебаний - на импульсных индукторах, электрических колебаний-в виде импульсных усилителей мощности с точечными контактными электродами, акустических колебаний - в виде головных телефонов или динамиков, механических-в виде индукционных преобразователей электрической энергии в механическую энергию. Все элементы устройства смонтированы в общем корпусе, выполненном в виде кейса или дипломата.
Работа устройства для физиотерапии и рефлексотерапии состоит в следующем. По вызову пациента устанавливают в блоке 2 устройства, выполненого в виде дипломата, необходимые для реабилитации количество и виды модулей воздействий, например для снятия нервнопсихического напряжения - модули цветовых и звуковых воздействий. С укомплектованым дипломатом выезжают в место проведения терапевтической процедуры. При прибытии надевают на уши пациента головные телефоны, а на - глаза светодиодные очки соответствующих модулей воздействий.. Устанавливают на микроконроллере 3 устройства с помощью клавиш 4 программу лечения пациента и включают устройство. При этом микроконтроллер 3 последовательно во времени вырабатывает импульсно кодовые сигналы, управляющие параметрами работы генераторов блока 6 и режимами излучений модулей8 блока 2. В соответствии с принятыми сигналами управления блок 6 вырабатывает электрические сигналы, следующие со звуковыми частотами Fl, F2 и инфразвуковыми частотами F3, F4. Сигналы с частотами F1 и F2 по сигнальным каналам через усилители
мощности модуля 8 акустических воздействий передаются (при наличии на соответствующих адресных шинах блока 2 разрешающих сигналов с дешифратора 5) на головные телефоны. В телефонах электрические сигналы преобразуются в акустические волны, воздействущие на головной мозг человека через его слуховой аппарат. При этом за счет разности принимаемых акустических волн на величину F3 F1-F2, находящуюся в диапазоне собственных колебаний головного мозга, производится навязывание внешних его колебаний разностной частотой, находящейся вне диапазона слышимости ушей человека. Одновременно при наличии разрешающего сигнала, поступающего с микроконтроллера 3 через дешифратор 5, производится дополнительное воздействие на головной мозг частотой F3 через зрительные рецепторы с помощью цветовых сигналов в окулярах очков, возникающих при поступлении в блок 8 электрических инфразвуковых сигналов F3 с блока 6 на цветовой модуль 8..При благоприятном воздействии на организм человека последний входит в состояние медитации и происходит снятие его нервнопсихического перенапряжения. Для ускорения введения пациента в состояние медитации с микроконроллера 3 подаются в виде импульснокодовой последовательности соответствующие сигналы на дешифратор 5. При этом с потенциальных выходов дешифратора 5 на соответствующую адресную шину выдаются разрешающие сигналы для подачи на светодиоды очков импульсов инфранизкой частоты F4 и/или сигналы включения плеера с записью успокаивающей музыки соответственно. Под действием на зрение световых сигналов с инфранизкой частотой F4, изменяющейся в сторону частоты спокойного дыхания, производится дополнительное успокоение и восстановление дыхательных функций пациента
При вызове для проведении другой процедуры лечения, например для снятия приступа радикулита, дипломат устройства комплектуется
набором модулей электрических и механических воздействий .При этом отпадает необходимость перевозки всего имеющегося комплекта модулей воздействий для проведения ( в данном случае ) массажа и электротерапии. На предприятии Эргоцентр изготовлен опытный образец устройства для физиотерапии и рефлексотерапии. Готовится его промышленное освоение.