УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА МЯГКОГО НЁБА К МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

Устройство относится к медицине, а именно зубоврачебным вспомогательным измерительным приборам, и может применяться в ортопедической стоматологии.
Известно стоматологическое устройство для осуществления способа получения дифференцированного функционального слепка для изготовления съемного протеза (RU 2195899 C1 МПК А61С 9/00, опубл. 20.07.2016 г.), в основе которого лежит припасовка индивидуальной ложки в полости рта, нанесении в ложку слепочного материала, снятия функционального слепка с челюсти пациента. В зонах повышенного давления на слизистую протезного ложа на индивидуальной ложке сошлифовывают выемки.
Недостатками известного устройства является то, что при получении такого функционального оттиска давление одинаково распространяется на все протезное ложе.
Известно устройство для определения функциональной толерантности к нагрузке слизистой оболочки протезного ложа на нижней челюсти (RU 162019 U1, МПК А61С 19/04, опубл. 20.05.2016 г.), выбранное в качестве прототипа, позволяющее определять толерантность слизистой оболочки нижней челюсти перед протезированием полными съемными пластиночными протезами.
Недостатком данного устройства является возможность определять толерантность к нагрузке слизистой оболочки протезного ложа только на нижней челюсти, также при определении толерантности на нижней челюсти диапазон силы, который используется данным устройством, регулируется болевыми ощущениями пациента.
Задачей заявленной полезной модели является создание устройства для определения толерантности к механической нагрузке переднего отдела мягкого неба, с возможностью в последующем повысить качество фиксации полных съемных пластиночных протезов на верхней челюсти. Признанным фактом является то, что какими бы ни были благоприятными условия на верхней челюсти, ее дистальная граница не создает полноценного функционального клапана при лечении пациентов с полным отсутствием зубов.
2
Поставленная задача решается тем, что устройство для определения толерантности переднего отдела мягкого неба к механической нагрузке содержит корпус, узел измерения силы, выполненный в виде механического динамометра, снабженного шкалой для измерения толерантности в пределах от 1Н до 4H, соединенного штоком с пластиной из оргстекла, выполненной заодно с наклонной скобой площадью 1 см, угол наклона которой к пластине составляет от 45° до 50°.
Положительным результатом, обеспечиваемым указанной совокупностью конструктивных признаков, а именно введением в устройство штока, с возможностью продольного движения, со скобой, выполненной из прозрачного оргстекла, позволяющего определять толерантность переднего отдела мягкого неба к механической нагрузке, критерием оценки является появлении легкой ишемии, с последующем снятием дифференцированного функционального оттиска, что позволяет добиваться хорошей фиксации съемных протезов на верхней челюсти.
Конструкция устройства поясняется чертежами в ортогональной проекции, где на фиг. 1 представлен внешний вид устройства; фиг. 2 - вид сверху; фиг. 3 - положение деталей в момент использования полезной модели.
Устройство для определения толерантности переднего отдела мягкого неба устроено следующим образом.
2
Основой устройства является корпус 1, узел измерения силы 2, выполненный в виде механического динамометра, снабженного шкалой 3 для измерения толерантности в пределах от 1Н до 4Н, соединенного штоком 4 с пластиной 5 из оргстекла, выполненной заодно с наклонной скобой 6 площадью 1 см, угол наклона которой к пластине составляет от 45° до 50°.
Применение, предлагаемого нами устройства, рассмотрим на клиническом примере.
2
Пациент М., 71 год, с полной вторичной адентией на верхней челюсти. Было изготовлено два полных съемных пластиночных протеза по стандартной методике и с использованием предлагаемого устройства, предварительно полезной моделью производилось давление на слизистую оболочку мягкого неба, скобой площадью 1 см 6, угол наклона которой к пластине 5 составляет от 45° до 50° до появления легкой ишемии, диапазон силы, с которой определяется толерантность, равняется от 1Н до 4Н. В последующем выполнялся дифференцированный функциональный оттиск. После наложения протеза, изготовленного с помощью стандартного алгоритма, было проведено исследование, в основе которого лежало определение при помощи динамометра силы, которая была необходима для сбрасывания полного съемного протеза, которая равнялась 1,8Н; сила же, которая необходима для сбрасывания полного съемного протеза, изготовленного модифицированным способом, равнялась 2,5Н.