ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ ИОНОВ ДЛЯ ТЕРАПИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ЭТОГО СИСТЕМА УСКОРЕНИЯ ИОНОВ

1. Применение линейных ускорителей заряженных ядерных частиц (ионов) с атомным числом от 1 (протоны) до 10 (ионы неона) для терапии фибрилляции (AF) предсердий с помощью технологий «сканирования пятном» и «многократного покрытия», при этом трехмерная система обратной связи обеспечивает терапию пациента без нежелательного облучения тканей, которые нужно должны быть избавлены от облучения.
2. Применение линейных ускорителей заряженных ядерных частиц (ионов) по п. 1 для альтернативной терапии артериовенозных мальформаций (AVMS) и фокальных эпилептических нарушений.
3. Ускоряющий комплекс для заряженных ядерных частиц (ионов) с атомным числом от 1 (протоны) до 10 (ионы неона) для применения при терапии фибрилляции (AF) предсердий с помощью технологий «сканирования пятном» и «многократного покрытия» или при терапии артериовенозных мальформаций и фокальных эпилептических нарушений по пп. 1, 2, содержащий:
- источник (1) ионов,
- предварительный ускоритель (3) и
- последующую часть высокой энергии,
отличающийся тем, что часть (13) высокой энергии ускоряющего комплекса (12) содержит по меньшей мере один линак (5; 6; 7;), который
i. работает при частоте, большей чем 1ГГц, с частотой повторений от 1 Гц до 500 Гц,
ii. он позволяет изменять энергию выходящих ускоренных частиц путем воздействия на радиочастотные источники линака (7) и
iii. он позволяет доставлять необходимую дозу в тело пациента, отслеживая с помощью системы обратной связи, перемещения сердца в трех измерениях, а также содержит расположенную ниже по ходу часть (13) высокой энергии, магнитный канал (8) для транспортировки (HEBT) пучка высокой энергии, а также соответствующую систему транспортных каналов для импульсов пучка к помещениям для проведения терапии пациентов.
4. Ускоряющий комплекс (12) для ускорения ионов по п. 3, отличающийся тем, что ускоренные частицы являются ионами с зарядовым числом, равным 2 (ионы гелия).
5. Ускоряющий комплекс (12) для ускорения ионов по п. 3, отличающийся тем, что часть (13) высокой энергии дополнительно содержит две или три секции линака, и некоторые секции (5, 6, 7) линака работают при разных частотах.
6. Ускоряющий комплекс (12) для ускорения ионов по п. 3, отличающийся тем, что предусмотрен один или более ускорителей (3) частиц, здесь называемых в совокупности предварительными ускорителями, которые передают энергию частицам, произведенным источником (1) ионов, до инжекции пучка ионов в последующий линак (линаки) (5, 6, 7).
7. Ускоряющий комплекс (12) для ускорения ионов по п. 3, отличающийся тем, что предварительный ускоритель (3) является линаком комнатной температуры или сверхпроводящим линаком или радиочастотным квадруполем (RFQ).
8. Ускоряющий комплекс (12) для ускорения ионов по п. 3, отличающийся тем, что предварительный ускоритель (3) является циклотроном/синхроциклотроном комнатной температуры или сверхпроводящим, или FFAG ускорителем.
9. Ускоряющий комплекс (12) для ускорения ионов по п. 3, отличающийся тем, что источником (1) ионов управляется компьютером таким образом, чтобы регулировать доставку дозы в каждом отдельном пятне.
10. Ускоряющий комплекс (12) для ускорения ионов по п. 3, отличающийся тем, что управляемая компьютером соответствующая компоновка (14) магнитных каналов, транспортирующих импульсный пучок к помещениям, роботизированным креслам, кроватям и подобным элементам (11а, 11b, 11c) для проведения терапии пациентов, содержит магнитное «разветвление» (9) с соответствующим промежуточным пучком транспортных линий (10a, 10b, 10c), а также по два магнита на каждую линию для поперечного сканирования и систему отслеживания.
4
2+
11. Комплекс (12) ускорения ионов для ускорения ионов по пп. 3 и 4, отличающийся тем, что линак (5; 6; 7) является 3 ГГц линаком для ускорения ионов He, конфигурированным для работы со следующими параметрами:
Частота [МГц]
2998
Q (заряд ионов)
2
А (массовое число ионов)
4
Входная энергия [МэВ/н]
60
Общая входная энергия [МэВ]
240
Максимальная выходная энергия [МэВ/н]
160
Общая максимальная выходная энергия [МэВ]
640
Количество ускоряющих ячеек на ускоряющую структуру (резервуар)
18-16
Диаметр диафрагмы [мм]
7
Количество блоков
10
Длина блоков [м]
0,75-1,05
Общая длина Линака [м]
9,5
Средний коэффициент T времени перехода
0,85
Эффективное шунтирующее сопротивление ZT2 [MΩ/м]
53-77
Среднее электрическое поле по оси E0 [МВ/м]
33
Максимальное электрическое поле на поверхности [МВ/м]
140
Нормализованный поперечный акцептанс при 2 rms [π мм мрад]
2,4
Пиковая мощность на блок [МВт]
10
Длительность радиочастотного импульса [мкс]
4
Частота повторений [Гц]
120
Доля времени с пучком («коэффициент заполнения») [%]
0,048
Средняя мощность электроснабжения 10 клистронов [кВт]
150