ПАРАКОРПОРАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ДОЗАТОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТВОРОВ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к индивидуальным дозаторам для введения больными различных лекарственных препаратов с высокой точностью дозирования, и предназначенным для пациентов с различными заболеваниями (онкология, кардиология, сахарный диабет и др.) для длительного лечения как в задаваемом автоматическом режиме, а также в режиме самостоятельного использования самим пациентом в условиях его повседневного пребывания вне стационара.
Устройства для инъекций со средствами механизации и автоматизации описаны в нескольких ранее опубликованных патентах, например в патентах пат. РФ №№1674851, 2221594, 2357761, США №№4529401, 4833384, 5106375, 5139484, европейских патентах ЕР 143895, 293958, патенте DE 2710433, заявках WO 85/02546 и WO 95/24233. Одни из них пригодны только для использования в стационарных лечебных учреждениях, а другие предназначены только для введения инсулина больным сахарным диабетом, с использованием специальных картриджей.
Известен дозатор лекарственных растворов относится дозатор НДЛ-3, широко применяемый в СССР и выпускаемый серийно заводом «Электровыпрямитель». Дозатор состоит из системы ввода лекарственного раствора, закрепленной на теле пациента. Подача лекарства из резервуара производится с помощью микронасоса, на который подается сигнал от устройства управления и вычислительно-логического устройства. Дозатор снабжен автономным источником питания и дисплеем, на который выводится информация (Сборник трудов Медицинского центра РГМУ к 100-летию университета», М. 2006., с. 230-233).
Известно, что в большинстве носимых медицинских приборов, таких, например, как электростимуляторы, анализаторы глюкозы, дозаторы лекарств (инсулиновые помпы) и др., для своего энергопитания используются автономные источники питания (химические батареи или миниатюрные аккумуляторы).
Для гарантийной работы приборов в течении указанного срока службы при сохранении их выходных параметров, разработчики приборов в своих инструкциях по эксплуатации рекомендуют строго применять батареи или аккумуляторы определенных производителей и их марки с указанием начального напряжения питания (электродвижущей силы - ЭДС) и энергоемкостью.
Так фирма Medtronic MiniMed, Inc. рекомендует использовать для питания своих инсулиновых помп моделей 515 и 715 щелочные батареи 1,5В AAA, размер Е92, тип LR03 (марка Energizer).
Фирма Roche (Рош) в своей инсулиновой помпе Accu-Chek Spirit (Акку-Чек Спирит) рекомендует применять для питания щелочные батареи типа АА с напряжением 1,5В и емкостью не менее 2500 мА/ч, поставляемые или рекомендуемые компанией Roche Diagnostics, или никель-металлогидридные перезаряжаемые батареи емкостью не менее 1500 мА/ч.
И большинство медицинских приборов с питанием от батарей или аккумуляторов имеют встроенные устройства контроля их разряда до критического уровня, ниже которого эксплуатация приборов не рекомендуется. При достижении этого уровня эти устройства вырабатывают звуковой, световой или вибро сигнал, при появлении которого необходимо провести замену батареи питания или зарядить аккумулятор. Такие устройства имеются в указанных выше инсулиновых помпах для контроля снижения напряжения их источников питания ниже определенного уровня.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому паракорпоральному дозатору лекарственных растворов относится дозатор Паракорпоральный дозатор лекарственных растворов с автономным источником питания, состоящий из системы ввода лекарственного раствора, соединенного с помощью гидротрактов с резервуаром, микронасосом, на который подается сигнал от устройства управления и вычислительно-логического устройства, снабженного дисплеем. Дозатор дополнительно снабжен датчиком мышечной нагрузки, имеющим прямую и обратную связь с вычислительно-логическим устройством (РФ ПМ №115210).
Одним из недостатков указанных выше дозаторов лекарств (инсулиновых помп) и других носимых медицинских приборов заключается в том, что в них невозможно использовать батареи и аккумуляторы разных их производителей, имеющие одинаковые габариты, но разные ЭДС, что затрудняет их применение в условиях, когда невозможно приобрести источники питания, рекомендуемые производителями.
Другим недостатком является то, что устройства контроля определяют разряд источника питания по снижению его напряжения в статическом режиме, что уменьшает точность определения времени его разряда, а соответственно эффективность использования его энергоемкости, поскольку источник питания, зачастую, после сигнализации о его разряде имеет еще остаточную емкость, которая достаточна для поддержания работы прибора в течении продолжительного времени.
В настоящее время на рынке имеется множество батарей и аккумуляторов одинаковых размеров (габаритов), но с разным начальным напряжением (ЭДС). Например, в корпусе размером АА имеются батареи с ЭДС 3,7В; 1,5В и аккумуляторы с ЭДС 1,25В.
Полезная модель решает задачу расширения функциональных возможностей системы при одновременном повышении эффективности использования энергоемкости установленного в нем источника питания.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является создание дозатора, для энергопитания которого можно применять любые источники, имеющие габаритные размеры, которые можно установить в дозатор и которые имеют разные начальные напряжения (ЭДС).
Технический результат достигается за счет применения паракорпорального дозатора лекарственных растворов с автономным источником питания, состоящего из системы ввода лекарственного раствора, соединенной с резервуаром и микронасосом, на который подается сигнал от устройства управления и вычислительно-логического устройства, снабженного дисплеем, снабженный датчиком мышечной нагрузки, имеющим прямую и обратную связь с вычислительно-логическим устройством. Кроме того в дозаторе дополнительно установлены идентификатор источника питания, преобразователь напряжения и динамическое устройство контроля разряда источника питания, имеющие прямые и обратные связи с автономным источником питания, вычислительно-логическим устройством и устройством управлением микронасосом.
Сущность предлагаемого технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема паракорпорального дозатора для дозирования лекарственного раствора, где 1 - резервуар для лекарственных растворов, 2 - микронасос, 3 - система ввода лекарственного раствора, 4 - автономный источник питания, 5 - идентификатор источника питания, 6 - преобразователь напряжения, 7 -устройство управлениям микронасосом, 8 - динамическое устройство контроля разряда источника питания, 9 - вычислительно-логическое устройство, 10 - система управления, 11 - дисплей, 12 - датчик мышечной нагрузки.
Предлагаемый портативный дозатор лекарственных растворов работает следующим образом.
Порция лекарства, находящегося в резервуаре для лекарственных растворов (1), подается микронасосом (2) через гидротракт в систему ввода лекарственного раствора (3) больному.
Управление микронасосом (2) осуществляется устройством управлениям (7) по командам, поступающим от вычислительно-логического устройства (9), в котором установлены программы ввода лекарства. С помощью системы управления (10) осуществляется выбор режима работы, программы ввода лекарства, ее изменение, включение и выключение дозатора. Вводимая информация, режимы работы дозатора, программа ввода лекарства, текущее время и другая информация, необходимая для управления дозатором и для контроля за его работой, поступает от вычислительно-логического устройства (9) на дисплей (11).
Энергопитание дозатора осуществляется от автономного источника питания (4) (батареи или аккумулятора), соединенным с идентификатором источника питания (5) и преобразователем напряжения (6), который преобразует выходное напряжение автономного источника питания (4) в напряжения, необходимые для энергопитания всех других устройств дозатора. Выходное напряжение преобразователя напряжения (6) поступает в вычислительно-логического устройство (9), устройство управления микронасосом (7), динамическое устройство контроля разряда источника питания (8), систему управления (10), на дисплей (11) и датчик мышечной нагрузки (12).
При установке в дозатор новой батареи или аккумулятора идентификатор источника питания (5) по ЭДС определяет ее тип и передает информацию в вычислительно-логическое устройство (9), которое перестраивает преобразователь напряжения (6) на работу от величины ЭДС устанавливаемого источника питания таким образом, что его выходные напряжения остаются неизменными вне зависимости от ЭДС источника питания. Тем самым в дозатор могут быть установлены источники питания с разным ЭДС.
Динамическое устройство контроля разряда источника питания (8) подсоединено к устройству управления микронасосом (7) и контролирует величину тока и напряжения, поступаемые от него на микронасос (2) по командам вычислительно-логического устройства (9). При снижении их величин ниже заданного уровня динамическое устройство контроля разряда источника питания (8) выдает сигнал в вычислительно-логические устройство (9), который в свою очередь преобразует его в звуковой, световой или вибро сигнал, которые вырабатываются соответствующими устройствами дозатора: зуммером, дисплеем и вибратором. Контроль тока и напряжения во время команды, поступающей на устройство управления микронасосом (7) от вычислительно-логического устройства (9), позволяет более точно определить время разряда источника питания (4) и соответственно повысить эффективность использовать его энергоемкости.