Совместная обработка спектров резерфордовского обратного рассеяния ионов и индуцированного ионами характеристического рентгеновского излучения от тонких пленок

Joint analysis of the spectra of Rutherford backscattering of ions and ion-induced characteristic X-rays from the thin films Kibardin A.

Совместная обработка спектров резерфордовского обратного рассеяния ионов и индуцированного ионами характеристического рентгеновского излучения от тонких пленок Кибардин А. В.

Кибардин Алексей Владимирович / Kibardin Alexey - кандидат физико-математических наук,

доцент,

кафедра вычислительной техники, физико-технологический институт,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,

г. Екатеринбург

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы совместной регистрации и обработки спектров резерфордовского обратного рассеяния ионов и характеристического рентгеновского излучения, индуцированного падающими на мишень ионами, с целью проведения количественного анализа состава тонких пленок. Abstract: the questions of the joint registration and processing of spectrums ion Rutherford backscattering and characteristic x-ray-induced drop onto the target ions, in order to conduct quantitative analysis of thin films.

Ключевые слова: тонкие пленки, ионы, упругое рассеяние ионов, характеристическое рентгеновское излучение, энергетические спектры, количественный анализ, элементный состав.

Keywords: thin film, ions, ion elastic scattering, x-ray emission characteristic energy spectra, quantitative analysis of elemental composition.

Анализ атомного состава с использованием резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ионов в диапазоне энергий до 1 МэВ/нуклон наиболее эффективен для элементов малых и средних значений зарядового числа Z. Однако в области малых Z чувствительность метода ограничена малым значением сечения резерфордовского рассеяния. В области больших Z ограничением элементного анализа методом резерфордовского обратного рассеяния является функциональная зависимость кинематического фактора а, который стремится к единице (фактор а определяет долю энергии, с которой ион отражается от атома мишени) [1].

Использование в измерительном комплексе канала для регистрации характеристического рентгеновского излучения (ХРИ), индуцированного в образце падающими ионами позволяет существенно повысить количество извлекаемой при измерениях информации. Однако использование этого канала требует применения стандартных образцов для проведения количественного анализа. Предложенная нами методика совместного решения уравнений, описывающих спектры РОР и ХРИ, обеспечивает возможность количественного анализа без использования внешних стандартов, в качестве внутреннего стандарта используется подложка, на которую нанесены исследуемые тонкие слои [2].

Метод рентгеноспектрального анализа с ионным возбуждением подробно освещен в ряде работ, например [3-5]. Метод основан на представлении об атоме как о структуре электронных оболочек. В соответствии с положениями атомной физики электрон может занимать только определенные (дискретные) оболочки. Вид химического элемента, его характерные свойства определяются структурой атомных оболочек. Каждая электронная оболочка характеризуется определенным значением энергии связи электронов - минимальной энергией, необходимой для перевода

электрона в свободное состояние. Энергия связи для каждой оболочки зависит от заряда ядра атома. Удаление электрона с оболочки вызывает возбуждение атома; переход его в стабильное энергетическое состояние путем заполнения образовавшейся вакансии электронами с более высоких энергетических уровней. Такие электронные переходы благодаря дискретному характеру оболочек предполагают вполне определенную потерю энергии атомом за счет испускания электромагнитного излучения с энергией, эквивалентной разности энергетических уровней оболочек, между которыми происходи электронный переход. В результате многократных переходов образуется спектр ХРИ. Совокупность рентгеновских линий, возникающих при переходе электронов с дискретного множества уровней на один общий более глубокий, называется характеристической серией рентгеновского спектра. Различают линии K-, L-, M- и т.д. серий. Значения энергий линий характеристического излучения для элементов с Z=1 до Z=100 приведены в ряде работ, например [3,4]. Таким образом, спектр ХРИ несет в себе информацию об элементном составе и количестве атомов каждого химического элемента в исследуемом образце. Выход Js возбужденного ионами излучения i-ой линии 5-ой серии из образца (в квантах на ион) в телесный угол dQ, охватываемый детектором, описывается формулой:

t

J = Nrns p'sdQ. I An J a'

0

где N - атомная концентрация; ms- выход флуоресценции 5-ой оболочки; p5-относительная вероятность испускания S- го излучения; cs- сечение ионизации S-ой оболочки ионами; t - толщина образца; в1- угол между нормалью к образцу и направлением падения пучка частиц.

Формула (1) справедлива только для тонких образцов, когда поглощением ХРИ в образце можно пренебречь. С учетом того, что тормозная способность ионов определяется как S(E)=dE/dx, формула (1) приводится к виду:

E0 dE J = Nvp'dQ. I4nJas

i dx I cos a

Ei 1

Экспериментально определяемое число отсчетов в пике Ni5 зарегистрированного Sr^ излучения будет определяться как:

N 5= QeVs

где Q - i интегральная доза ионов; е\ - эффективность регистрации Si -го излучения детектором.

Сделаем следующие упрощения.

1. Будем считать тормозную способность dE/dx постоянной. Для толщины пленок порядка нескольких сотен ангстрем в интервале энергий ионов, используемых для анализа тонких слоев, это приближение выполняется с погрешностью не более 10%.

2. Энергетическую зависимость сечения ионизации аппроксимируем зависимостью вида:

aS

—\а

E_

Eo

где

ln [a( Eo)I EoI2) ]

a = —!=--

ln2

Эта аппроксимация приведена в работе [4] и с8 описывает сечение ионизации с погрешностью не более 5%. Согласно [4] сечение возбуждения к-серии ак (Е0) связано

с сечением ионизации этой серии с к формулой:

!

ак = ак юк

где тк - выход флуоресценции к-ой оболочки. Подставляя (2) в (3) с учетом (5) и (6), получаем для к-серии:

-(V- - вг1Ш 7

i Np'kak E )(dQ !4ж) e+1

к т^а п а/ т^ \/ . ч\ ^ О

Еа cos ^S

Как уже отмечалось выше, метод обратного рассеяния эффективен в области средних Z, однако для соседних элементов и в области больших зарядовых чисел идентификация элементов и определение концентраций атомов затруднена. Тогда расчеты организуем следующим образом.

Относительную концентрацию NA/NB определяем согласно (7) из спектров ХРИ (при условии разделения на спектрах ХРИ вкладов от элементов «А» и «B»):

na_ Niks^ks

NB NikA^kA

Спектры РОР ионов позволяют получить информацию о концентрации компонентов:

поверхностной

A

N

A+B

ndN + авNB)t = nd+ aB)NB t

N ^

где AA+B - площадь пика в спектре РОР ионов, обусловленного общим вкладом компонентов А и B (отдельные вклады которых не разделяются на спектрах РОР); аА, aB - сечения упругого рассеяния ионов на атомах сорта А и B.

Для перехода к абсолютным концентрациям достаточно воспользоваться методом внутреннего стандарта, используя вклад от подложки в спектрах резерфордовского рассеяния ионов. На рис.1 и рис.2 представлены энергетические спектры РОР и ХРИ протонов с начальной энергией 600 кэВ от пленки, представляющей собой резистивный сплав Si, Ni, Cr на подложке Al203. Вклады Ni и Cr в обратное рассеяние от пленки по спектрам РОР разделить не удается, но спектры ХРИ дают информацию об относительном составе Ni и Cr. Полученное значение позволяет определить величины абсолютных концентраций Ni и Cr.

интенсивность, имп.

1000

1} о Cr, Ni

- Л \ | А1 1 S'

интенсивность, имп.

номер канала

Рис. 1. Спектр РОР протонов (начальная энергия 600 кэВ) от пленки резистивного сплава (Ni,

Cr) на подложке Al~P3

интенсивность, имп.

I Ko-Ni

2000

1000

0

А

100

200

номер канала

Рис. 2. Спектр ХРИ индуцированного протонами (начальная энергия 600 кэВ) от пленки резистивного сплава N, на подложке Al2O3

1. Chu W. K., Mayer J. W., Nicolet M. A. Backscattering spectromety. N.-Y.: Academic Press. 1978. 384 p.

2. Кибардин А. В. Изменение профилей концентрации атомов в тонкопленочных структурах Me-Si при тепловом и радиационном воздействиях: Дисс... канд. физ.-мат. наук. Екатеринбург: УГТУ. 1996.

3. Вольдсет Р. Прикладная спектрометрия рентгеновского излучения. М.., 1977. С.

4. Муминов В. А., Хайдаров Р. А. Рентгенофлуоресцентный анализ возбуждением ускоренными легкими ионами. Ташкент, 1980. С. 272.

5. Коляда В. М, Зайченко А. К., Дмитриенко Р. В. Рентгеноспектральный анализ с ионным возбуждением. М.., 1978. С. 247.

Contact the causes and consequences of interactions with the fields

Romanenko V. Связь причины и следствия с полями взаимодействий Романенко В. А.

Романенко. Владимир Алексеевич /Romanenko Vladimir - ведущий инженер-конструктор, Нижнесергинский метизно-металлургический завод, г. Ревда

Аннотация: изложен теоретический способ определения хода времени, введённого профессором Козыревым Н. А.

Abstract: the theoretical method for determining the course of time, the entered Professor Kozyrev N. A.

Ключевые слова: внешний и внутренний ход времени, поля взаимодействий. Keywords: exterior and interior passage of time, field interactions.

Литература

215.