ПОДЪЕМНИК

Полезная модель относится к устройствам для подъема решетки медицинского видуара.
Имеющиеся устройства громоздки и очень неудобны в использовании, не позволяют обеспечить фиксацию положений.
В качестве ближайшего аналога можно взять модель видуара медицинского (слив больничный «СБ-2-кер-полный») с керамическим бачком и педалью, который содержит: слив керамический, бачок керамический для воды, бачок керамический для растворов, арматура в сборе, смеситель, педаль, решетка, шланг, краник, труба 40 мм. (http://www.medgrad.ru/catalog/5471).
В известном видуаре медицинском используется устройство подъема решетки посредством педали.
Технический результат заявляемого устройства заключается в том, что разработан не только компактный, но удобный в монтаже и эксплуатации подъемник. Сдвоенный кривошип позволяет при малом движении педали получить большой ход толкателя, что позволяет полностью открыть решетку (и даже с запасом). Фиксатор позволяет зафиксировать решетку в верхнем (открытом) состоянии, например, для санитарной обработки. Монтаж на одном основании позволяет облегчить сборку и повысить надежность устройства.
Заявляется устройство подъема решетки видуара медицинского, включающее смонтированные на одном основании педаль, тягу, пружину возврата, кривошип, толкатель, отличающееся тем, что кривошип выполнен сдвоенным, толкатель выполнен регулируемым и содержит фиксатор для фиксации решетки в верхнем положении, которые шарнирно закреплены на кронштейне кривошипа.
На Фиг.1 представлено заявляемое устройство, где:
1 - фиксатор;
2 - сдвоенный кривошип;
3 - основание в сборе;
4 - тяга;
5 - регулируемый толкатель;
6 - пружина возврата;
7 - педаль в сборе.
Все узлы подъемника соединены между собой шарнирно. Устройство работает следующим образом. При нажатии на педаль 7 через тягу 4 усилие передается на сдвоенный кривошип 2, он разворачивается и через регулируемый толкатель 5 передает момент на решетку (на Фиг.1 не показана) и она поднимается. Фиксатор 1 позволяет зафиксировать решетку в верхнем положении. Фиксатор выполнен в виде гнутого рычага, закрепленного в кронштейне кривошипа и флажка. При повороте рычага флажок упирается в одну из сторон кривошипа 2 и фиксирует его в поднятом состоянии. В исходное положение устройство возвращается от усилия пружины возврата 6. На основание приварены 2 кронштейна: один - для крепления педали 7, второй - для крепления кривошипа. На этом же кронштейне закреплен шарнирно фиксатор 1, с помощью которого кривошип 2 фиксируется в верхнем положении.
Все детали изготовлены из листовой заготовки путем лазерной резки. Кронштейн крепления сдвоенного кривошипа 2, а также кронштейн крепления педали 7, выполненный совместно с ограничителем движения пружины приварены к основанию. Антикоррозийная обработка произведена путем гальванического цинкования.