МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОБНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ АППАРАТ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Область техники
Данная полезная модель относится к области оздоровительных аппаратов, в частности к многофункциональному аэробному оздоровительному вибрационному аппарату прерывного действия.
Уровень техники
Многофункциональный аэробный оздоровительный вибрационный аппарат прерывного действия является модифицированным и улучшенным вариантом традиционных аэробных оздоровительных аппаратов, имеющих такие общие недостатки, как нерациональную конструкцию, плохие функциональные характеристики, небольшое количество функций, низкую эффективность, низкую стойкость к износу, наличие масляных пятен, высокий уровень шума, высокий коэффициент возврата продукции к ремонту и т.д.
Раскрытие полезной модели
Задачей данной полезной модели является предоставление обширному кругу потребителей нового многофункционального аэробного оздоровительного вибрационного аппарата прерывного действия с отличными функциональными характеристиками, полной функциональностью и высокой эффективностью.
Предлагаемый полезной моделью многофункциональный аэробный оздоровительный вибрационный аппарат прерывного действия, включает механическую передачу с жесткими и гибкими элементами, физиотерапическую подставку для массажа рук и ног и электронную цепь управления прерывистым режимом с регулируемыми интервалами. Полезная модель отличается тем, что механическая передача с жесткими и гибкими элементами содержит башмак 1, корпус 2, основание 3, два держателя 4 упругих пластин, две упругие пластины 5, два первых подшипника 6, подкладку 7, двигатель 8, два вторых подшипника 9, две цилиндрических оси 10, кронштейн 11, физиотерапическую подставку 12 для массажа рук и ног, третий подшипник 13, коленвал 14, два соединительных штока 15, два кулисных рычага 16.
Башмак 1 расположен снаружи корпуса 2 в нижней его части. Основание 3 установлено в нижней части внутри корпуса 2. Два держателя 4 упругих пластин расположены с обеих боковых сторон над основанием 3. На двух держателях 4 вертикально установлены две упругие пластины 5 соответственно. Два первых подшипника 6 установлены на основании 3 соответственно, обеспечивая соединение двух кулисных рычагов 16. Подкладка 7 расположена на основании 3 под электродвигателем 8. Электродвигатель 8 установлен на подкладке 7. Два вторых подшипника 9 установлены на двух кулисных рычагах 16 соответственно. С помощью двух цилиндрических осей 10 выполнено соединение двух соединительных штоков 15. Соединение кронштейна 11 с кулисным рычагом 16 осуществлено при помощи двух вторых подшипников 9 и двух цилиндрических осей 10. Соединение физиотерапической подставки 12 для массажа рук и ног с кронштейном 11 выполнено разъемным. Коленвал 14 через третий подшипник 13 соединен с соединительным штоком 15. Соединение вала двигателя 8 с коленвалом 14 выполнено при помощи посадки с натягом.
Предлагаемая физиотерапическая подставка 12 для массажа рук и ног включает отверстие 121 для подачи воды, магнитную плату 122, лекарственный мешочек 123, вытяжное отверстие 124, корпус 125, изолированное углубление 126, электронагреватель 127 и основание 128.
Корпус 125 имеет четыре впадины, где помещаются руки или ноги человека, и эти четыре впадины можно снять и установить на основании 128. Отверстие 121 для подачи воды находится в верхней части корпуса 125. Вытяжное отверстие 124 находится в нижней части впадины корпуса 125. Магнитная плата 122 расположена в верхней части внутренней стенки корпуса 125. Лекарственный мешочек 123 установлен внутри корпуса 125. Электронагреватель 127 установлен на внутреннем основании 128 корпуса 125. Изолированное углубление 126 установлено над электронагревателем 127 в качестве крышки.
Предлагаемая электронная цепь управления прерывистым режимом с регулируемыми интервалами включает однокристальный 8-битовый микропроцессор ЕМ78Р156, преобразователь постоянного тока, электродвигатель, цепь управления электродвигателем, цепь управления прерывистым режимом, электродвигатель, блок механической передачи, дистанционный контроллер регулирования времени, блок цифровой индикации, таймер, выключатель пуска/останова и блок индикации пуска/останова.
Путем подачи переменного тока 220 В через вводы "L" и "N" осуществляется подключение к электродвигателю и конвертору постоянного тока, который подключается к выводам vdd, TCC и RS1 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Электродвигатель присоединен к выводу RA7 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156 через цепь управления электродвигателем и к выводу RA0 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156 через цепь управления прерывистым режимом. Электродвигатель соединен с установкой механической передачи. Дистанционный контроллер регулирования времени соединен с выводом RB0 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Блок цифровой индикации присоединен к выводам RB2~3 и RA0~6 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Таймер присоединен к блоку цифровой индикации и к выводу RB2~4 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Выключатель пуска/останова соединен с выводом однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Блок индикации пуска/останова соединен с выводом RB1 однокристального 8-битового микропроцессора. Вывод VSS однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156 соединен с заземляющим проводом.
Принцип цепи управления: Переменный ток 220 В поступает через "L" и "N", напряжение снижается при помощи трансформатора TR1 и через мостовую цепь выпрямителя и 7805 получается выходное напряжение 5 В, питающее однокристальный микропроцессор ЕМ78Р156 (РТ07001). Управление выводом электродвигателя и регулирование времени осуществляется через кнопки ON/OFF, Inc, Dec и ввод при помощи контроллера дистанционного управления с инфракрасным пультом.
Принцип работы цепи контроллера с инфракрасным пультом дистанционного управления: она состоит в основном из инфракрасного излучающего чипа НТ6221, выполняющего выдачу инфракрасных кодов кнопок "ON", "OFF", "Inc" и "Dec ", тем самым осуществляется управление основной цепью управления главного управления и реализуется телеуправление оздоровительным аппаратом.
Оздоровительный аппарат в основном состоит из трех частей: механической передачи, сочетающей жесткость и эластичность; физиотерапической подставки для массажа рук и ног; электронной цепи управления прерывистым режимом с регулируемыми интервалами. Они совместно выполняют прерывистые вибрационные качающие массажные движения руки и ног в сочетании с окуриванием лекарственными веществами и другими методами физиотерапии.
Механическая конструкция, которая сочетает в себя жесткую опору, кривошипно-шатунный механизм привода и упругий усилитель, позволяет телу человека ощущать вибрационные качающие движения с двукратной вибрацией и трехкратным всплытием. В данной полезной модели подставка для ног традиционной качалки преобразована в многофункциональную физиотерапическую подставку для массажа рук и ног, которая качает и ноги и руки и одновременно имеет функции окуривания лекарственными веществами, магнитной терапии, терапии дальними ИК-лучами и анионами. Электронная цепь управления позволяет выполнять прерывистые массажные движения. Это многофункциональный лечебный аппарат с полными функциями, высокой эффективностью и отличными характеристиками, работает в прерывистом режиме и осуществляет вибрационные массажные движения с касанием рук и ног в сочетании с лечением лекарственными средствами и другими физиотерапическими методами лечения.
Конструкция механической передачи см. приложенную Фиг.4. С каждым циклом вращения данного аппарата, тело человека будет осуществлять такие вибрационные и качающее движения, как вибрация за 2 раза, падение вниз за 2 раза и всплытие наверх за 1 раз.
Физиотерапическая подставка для массажа рук и ног: Снаружи корпуса установлена массажная резиновая пластинка, внутри корпуса имеются магнитные платы, электронагреватель, лекарственные травы традиционной китайской медицины и бамбуковый уголь. Для использования необходимо залить внутрь воду и нагреть ее до выделения горячих паров и затем выполнять массаж рук и ног парами. Выпускаемые лекарственными травами традиционной китайской медицины газы, выделяемые бамбуковым углем анионы и дальние инфракрасные лучи не только оказывает лечебно-оздоровительное воздействие на тело человека, но и улучшают комнатную среду, очищают воздух, предотвращал загрязнения окружающей среды и др. Данный аппарат качает и ноги и руки. Согласно теории о шести каналах, связывающих ветви в области ног и шести каналах, связывающих ветви в области рук в теории меридианов и коллатералей (Цзинло) и точки зрения о рефлексных зонах рук и ног в биоголографии, качание рук или ног имеет однородное лечебно-оздоровительное воздействие.
Цепь предлагаемого электронного контроллера прерывистого режима для регулирования времени см. Фиг.5. В нее в основном входят: трансформатор электропитания, однокристальный микропроцессор, контрольный выключатель прерывистого режима, фототиристор, симистор, ручной манипулятор дистанционный контроллер и др. Она отличается тем, что цепь питания разделяется на две части: переменную и постоянную. Во-первых, стабилизированный источник питания постоянного тока, состоящий из трансформатора электропитания, выпрямительного моста, трехконтактного стабилизатора напряжения, сглаживающего конденсатора и др., выдает постоянное напряжение +5 В и питает однокристальный микропроцессор. Во-вторых, источник питания переменного тока, состоящий из симистора, фототиристора, пускового конденсатора двигателя и др., служит для питания электродвигателя.
На главной панели управления установлены однокристальный микропроцессор, знаковый индикатор тлеющего разряда и периферийные ИС, которые выполняют задачу общего управления регулированием времени комплексного аппарата.
Контроллер регулирования времени имеет две функции как телеуправление и ручное управление для предоставления удобств потребителям. Задачей его является передача в однокристальный микропроцессор на главной панели управления четырех команд по потребности пользователя: увеличение времени, сокращение времени, пуск и остановка, и таким образом осуществляется точная эксплуатация лечебного аппарата.
На Фиг.1 представлена блок-схема системы, состоящей из механической передачи, стабилизированного источника питания постоянного тока, контроллера регулирования времени (включая цифровой индикатор, дистанционный контроллер и ручной манипулятор), контроллера электродвигателя прерывного действия, электродвигателя и др. Ниже представлено дальнейшее описание всех субсистем в сочетании с приложенными фигурами.
Внутри корпуса 2 установлен коленвал 14, который соединяет электродвигатель 8 с валом электродвигателя и который присоединен к жесткому соединительному штоку 15 при помощи подшипника 13. Другой конец соединительного штока прикреплен к жесткому кронштейну 11 при помощи подшипника. Нижняя часть жесткого кронштейна установлена на основании 3 при помощи подшипника. Физиотерапическая подставка 12 для массажа рук и ног может устанавливаться на жесткий кронштейн при необходимости. Принцип ее работы: Электродвигатель в рабочем режиме приводит коленвал в круговое движение, а также приводит жесткий кронштейн и физиотерапическую подставку для массажа рук и ног в качательное движение посредством соединительного штока на подшипниках. Под воздействием «к себе и от себя» упругих пластин данное движение влево и вправо представлено волнообразным вибрационным качательным движением: вибрационным движением за 2 раза, падением вниз за 2 раза и всплытием наверх за 1 раз.
Фиг.5 является электрической принципиальной схемой электронной системы автоматического управления, которая состоит из трех частей, таких как стабилизированный источник питания постоянного тока, система управления регулирования синхронизации и система управления прерывистого режима.
Стабилизированный источник питания постоянного тока состоит из трансформатора электропитания, выпрямительного моста, сглаживающего конденсатора и трехконтактного стабилизатора напряжения и др. Принцип его работы: переменное напряжение 220 В снижается до 9 В трансформатором электропитания, затем выпрямляется выпрямительным мостом, стабилизируется трехконтактным стабилизатором напряжения, сглаживается конденсатором и наконец получается переменное выходное напряжение +5 В, питающее электронную систему управления.
Система регулирования времени состоит из трех частей, таких как таймер, цифровой индикатор и блок управления электродвигателем.
1) Таймер состоит из однокристального микропроцессора, цепи управления прерывистым режимом, ручного манипулятора, инфракрасного излучающего чипа дистанционного контроллера и др.
2) Цифровой индикатор состоит из однокристального микропроцессора, знаковый индикатор тлеющего разряда и др.
3) Блок управления электродвигателем содержит однокристальный микропроцессор, фототиристор, симистор, пусковой конденсатор электродвигателя и электродвигатель.
Максимальное регулируемое время задержки данного таймера составляет 99 минут. В течение этого времени пользователи могут выбрать время работы аппарата по своему желанию при помощи дистанционного контроллера или кнопок «Увеличение времени» и «Сокращение времени» на панели ручного управления, чтобы выполнять их разные потребности.
Процедура его работы: при подключении к источнику питания горит знаковый индикатор тлеющего разряда, который высвечивает цифры 00, что подтверждает нормальную работу электроцепи. На данный момент можно выбрать требуемое время при нажатии кнопок «Увеличение времени» и «Сокращение времени». После регулирования времени нажать пусковой выключатель, от вывода 13 однокристального микропроцессора отдается напряжение высокого уровня, фототиристор начинает работать и приводит к подключению симистора, затем подключенный электродвигатель приводит в движение весь аппарат. Одновременно с этим, счетчик и знаковый индикатор тлеющего разряда также входят в состояние обратного отсчета установленного времени. Появление на индикаторе цифры 0 означает, что регулируемое время истекло. Напряжение высокого уровня от вывода 13 однокристального микропроцессора становится низким, останавливаются и фототиристор и симистор, выключается электродвигатель и прекращается работа всего аппарата. Вся процедура работы автоматически контролируется однокристальным микропроцессором, в связи с этим, данный таймер имеет такие преимущества, как точность, очевидность, безопасность и надежность и т.п.
Цепь управления регулированием времени непрерывного режима содержит вывод 6 однокристального микропроцессора, выключатель для выбора прерывистого режима и др. Принцип ее работы: При работе с общим регулируемым временем во взаимодействии таймера, индикатора и цепи управления электродвигателем, через каждую минуту аппарат останавливается на 30 сек. Процедура его прерывистого режима контролируется однокристальным микропроцессором. Прерывистый сигнал (высокий уровень) выдается выводом 6 однокристального микропроцессора. При каждом перерыве напряжение высокого уровня от вывода 6 однокристального микропроцессора становится низким, останавливаются и фототиристор и симистор, выключается электродвигатель и прекращается работа всего аппарата. По окончании перерыва от вывода 6 однокристального микропроцессора опять выдается напряжение высокого уровня и аппарат возвращается к работе. Таким образом вышесказанные процессы повторяются до достижения нуля при отсчете общего установленного времени. Для того, чтобы удовлетворять требованиям разных групп людей, также можно не использовать данную функцию, а просто переключать выключатель прерывистого режима в обыкновенное положение.
Преимущества данной полезной модели
(I) Новейшая механическая конструкция: то есть передача, которая сочетает в себя жесткую опору, передача через соединительный шток и упругий усилитель. Ее преимущества: Отсутствие износа и масляных загрязнений, малый шум, долгий срок службы и без возврата к ремонту в течение 5-8 лет, а также простая конструкция, небольшое количество частей, легкое осуществление массового производства и низкая себестоимость.
(II) Новейшая траектория движения: то есть, с каждым рабочим циклом, данный аппарат позволяет телу человека осуществлять такие вибрационные и качающее движения, как вибрация за 2 раза, падение вниз за 2 раза и всплытие наверх за 1 раз и способствует создать спиральный воздушный поток вокруг человека, чем производится массаж всего тела, что оказывает аналогичное воздействие на тело и имеет однородный лечебный эффект, как иглоукалывание, и дыхательная гимнастика «Ци Гунь».
(III) Новейший рабочий режим: Под общим управлением регулированием времени аппарат может работать в прерывистом режиме: останавливается на 30 сек. через каждую минуту. Испытания доказывают, что данный рабочий режим может повысить лечебный эффект в несколько раз.
(IV) Полная функциональность и высокая эффективность: (1) Данный аппарат качает и ноги и руки, одновременно в сочетании с многочисленными физиотерапическими методами, как магнитная терапия, окуривание лекарственными веществами, терапия дальними ИК-лучами и анионами и др. (2) Данный аппарат имеет функции как увеличение кислорода, тонизация Ци, детоксикация, оздоровление, исключение заболеваний, похудение, уход за лицом, против старения, против усталости, предсказание болезней и др., а также имеет превосходный лечебный эффект при лечении часто встречаемых заболеваний, таких как сахарный диабет, гемиплегия, гепатит В (Результат теста по поверхностному антигену гепатита В превращается из положительного в отрицательный) и боль от рака.
Краткое описание чертежей
Ниже приведено конкретное описание данной полезной модели в сочетании с приложенными фигурами и вариантами осуществления.
На фиг.1 представлены блок-схемы всех систем;
На фиг.2 представлен местный разрез терапической подставки для массажа рук и ног;
На фиг.3 представлена общая схема терапической подставки для массажа рук и ног;
На фиг.4 представлена схема передачи;
На фиг.5 представлена принципиальная схема стабилизированной трансформатором цепи управления прерывистым режимом с регулируемыми интервалами.
Осуществление полезной модели
Вариант осуществления 1
Предлагаемая полезная модель, многофункциональный аэробный оздоровительный вибрационный аппарат прерывного действия, отличается вышеупомянутой его конструкцией механической передачи с жесткими и гибкими элементами, в которую, конкретнее, входят: башмак 1, корпус 2, основание 3, два держателя 4 упругих пластин, две упругие пластины 5, два первых подшипника 6, подкладка 7, двигатель 8, два вторых подшипника 9, две цилиндрических оси 10, кронштейн 11, физиотерапическая подставка 12 для массажа рук и ног, третий подшипник 13, коленвал 14, два соединительных штока 15, два кулисных рычага 16.
Башмак 1 расположен снаружи корпуса 2 в нижней его части. Основание 3 установлено в нижней части внутри корпуса 2. Два держателя 4 упругих пластин расположены с обеих боковых сторон над основанием 3. На двух держателях 4 вертикально установлены две упругие пластины 5 соответственно. Два первых подшипника 6 установлены на основании 3 соответственно, обеспечивая соединение двух кулисных рычагов 16. Подкладка 7 расположена на основании 3 под электродвигателем 8. Электродвигатель 8 установлен на подкладке 7. Два вторых подшипника 9 установлены на двух кулисных рычагах 16 соответственно. С помощью двух цилиндрических осей 10 выполнено соединение двух соединительных штоков 15. Соединение кронштейна 11 с кулисным рычагом 16 осуществлено при помощи двух вторых подшипников 9 и двух цилиндрических осей 10. Соединение физиотерапической подставки 12 для массажа рук и ног с кронштейном 11 выполнено разъемным. Коленвал 14 через третий подшипник 13 соединен с соединительным штоком 15. Соединение вала двигателя 8 с коленвалом 14 выполнен при помощи посадки с натягом.
Предлагаемая физиотерапическая подставка 12 для массажа рук и ног включает отверстие 121 для подачи воды, магнитную плату 122, лекарственный мешочек 123, вытяжное отверстие 124, корпус 125, изолированное углубление 126, электронагреватель 127 и основание 128.
Корпус 125 имеет четыре впадины, где помещаются руки или ноги человека, и эти четыре впадины можно снять и установить на основании 128. Отверстие 121 для подачи воды находится в верхней части корпуса 125. Вытяжное отверстие 124 находится в нижней части впадины корпуса 125. Магнитная плата 122 расположена в верхней части внутренней стенки корпуса 125. Лекарственный мешочек 123 установлен внутри корпуса 125. Электронагреватель 127 установлен на внутреннем основании 128 корпуса 125. Изолированное углубление 126 установлено над электронагревателем 127 в качестве крышки.
Предлагаемый многофункциональный аэробный оздоровительный вибрационный аппарат прерывного действия включает в себя электронную цепь управления прерывистым режимом с регулируемыми интервалами, в том числе однокристальный 8-битовый микропроцессор ЕМ78Р156, преобразователь постоянного тока, электродвигатель, цепь управления электродвигателем, цепь управления прерывистым режимом, электродвигатель, блок механической передачи, дистанционный контроллер регулирования времени, блок цифровой индикации, таймер, выключатель пуска/останова и блок индикации пуска/останова.
Путем подачи переменного тока 220 В через вводы "L" и "N" осуществляется подключение к электродвигателю и конвертору постоянного тока, который подключается к выводам vdd, TCC и RS1 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Электродвигатель присоединен к выводу RA7 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156 через цепь управления электродвигателем и к выводу RA0 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156 через цепь управления прерывистым режимом. Электродвигатель соединен с установкой механической передачи. Дистанционный контроллер регулирования времени соединен с выводом RB0 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Блок цифровой индикации присоединен к выводам RB2~3 и RA0~6 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Таймер присоединен к блоку цифровой индикации и к выводу RB2~4 однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Выключатель пуска/останова соединен с выводом однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156. Блок индикации пуска/останова соединен с выводом RB1 однокристального 8-битового микропроцессора. Вывод VSS однокристального 8-битового микропроцессора ЕМ78Р156 соединен с заземляющим проводом.
Принцип цепи управления: Переменный ток 220 В поступает через "L" и "N", напряжение снижается при помощи трансформатора TR1 и через мостовую цепь выпрямителя и 7805 получается выходное напряжение 5 В, питающее однокристальный микропроцессор ЕМ78Р156 (РТ07001). Управление выводом электродвигателя и регулированием времени осуществляется через кнопки ON/OFF, Inc, Dec и ввод при помощи контроллера дистанционного управления с инфракрасным пультом.
Принцип работы цепи контроллера с инфракрасным пультом дистанционного управления: она состоит в основном из инфракрасного излучающего чипа НТ6221, выполняющего выдачу инфракрасных кодов кнопок "ON", "OFF", "Inc" и "Dec", тем самым осуществляется управление основной цепью управления главного управления и реализуется телеуправление оздоровительным аппаратом.
Оздоровительный аппарат в основном состоит из трех частей: механической передачи, сочетающей жесткость и эластичность; физиотерапической подставки для массажа рук и ног; электронной цепи управления прерывистым режимом с регулируемыми интервалами. Они совместно выполняют прерывистые вибрационные качающие массажные движения, руки и ног в сочетании с окуриванием лекарственными веществами и другими методами физиотерапии.
Механическая конструкция, которая сочетает в себя жесткую опору, кривошипно-шатунный механизм привода и упругий усилитель, позволяет телу человека ощущать вибрационные качающие движения с двухкратной вибрацией и трехкратным всплытием. В данной полезной модели подставка для ног традиционной качалки преобразована в многофункциональную физиотерапическую подставку для массажа рук и ног, которая качает и ноги и руки и одновременно имеет функции окуривания лекарственными веществами, магнитной терапии, терапии дальними ИК-лучами и анионами. Электронная цепь управления позволяет выполнять прерывистые массажные движения. Это многофункциональный лечебный аппарат с полными функциями, высокой эффективностью и отличными характеристиками, работает в прерывистом режиме и осуществляет вибрационные массажные движения с касанием рук и ног в сочетании с лечением лекарственными средствами и другими физиотерапическими методами лечения.
Конструкция механической передачи см. приложенную Фиг.4. С каждым циклом вращения данного аппарата тело человека будет осуществлять такие вибрационные и качающее движения, как вибрация за 2 раза, падение вниз за 2 раза и всплытие наверх за 1 раз.
Физиотерапическая подставка для массажа рук и ног: Снаружи корпуса установлена массажная резиновая пластинка, внутри корпуса имеются магнитные платы, электронагреватель, лекарственные травы традиционной китайской медицины и бамбуковый уголь. Для использования необходимо залить внутрь воду и нагреть ее до выделения горячих паров и затем выполнять массаж рук и ног парами. Выпускаемые лекарственными травами традиционной китайской медицины газы, выделяемые бамбуковым углем анионы и дальние инфракрасные лучи не только оказывает лечебно-оздоровительное воздействие на тело человека, но и улучшает комнатную среду, очищают воздух, предотвращают загрязнения окружающей среды и др. Данный аппарат качает и ноги и руки. Согласно теории о шести каналах связывающих ветви в области ног и шести каналах связывающих ветви в области рук в теории меридианов и коллатералей (Цзинло) и точки зрения о рефлексных зонах рук и ног в биоголографии, качание рук или ног имеет однородное лечебно-оздоровительное воздействие.
Цепь предлагаемого электронного контроллера прерывистого режима для регулирования времени см. Фиг.5. В нее в основном входят: трансформатор электропитания, однокристальный микропроцессор, контрольный выключатель прерывистого режима, фототиристор, симистор, ручной манипулятор, дистанционный контроллер и др. Она отличается тем, что:
1) Цепь питания разделяется на две части: переменную и постоянную. Во-первых, стабилизированный источник питания постоянного тока, состоящий из трансформатора электропитания, выпрямительного моста, трехконтактного стабилизатора напряжения, сглаживающего конденсатора и др., выдает постоянное напряжение +5 В и питает однокристальный микропроцессор. Во-вторых, источник питания переменного тока, состоящий из симистора, фототиристора, пускового конденсатора двигателя и др., служит для питания электродвигателя.
2) На главной панели управления установлены однокристальный микропроцессор, знаковый индикатор тлеющего разряда и периферийные ИС, которые выполняют задачу общего управления регулированием времени комплексного аппарата.
3) Контроллер регулирования времени имеет две функции как телеуправление и ручное управление для предоставления удобств потребителям. Задачей его является передача в однокристальный микропроцессор на главной панели управления четырех команды по потребности пользователя: увеличение времени, сокращение времени, пуск и остановка, и таким образом осуществляется точная эксплуатация лечебного аппарата.
На Фиг.1 представлена блок-схема системы, состоящей из механической передачи, стабилизированного источника питания постоянного тока, контроллера регулирования времени (включая цифровой индикатор, дистанционный контроллер и ручной манипулятор), контроллера электродвигателя прерывного действия, электродвигателя и др. Ниже представлено дальнейшее описание всех субсистем в сочетании с приложенными фигурами.
Внутри корпуса 2 установлен коленвал 14, который соединяет электродвигатель 8 с валом электродвигателя и который присоединен к жесткому соединительному штоку 15 при помощи подшипника 13. Другой конец соединительного штока прикреплен к жесткому кронштейну 11 при помощи подшипника. Нижняя часть жесткого кронштейна установлена на основании 3 при помощи подшипника. Физиотерапическая подставка 12 для массажа рук и ног может устанавливаться на жесткий кронштейн при необходимости. Принцип ее работы: Электродвигатель в рабочем режиме приводит коленвал в круговое движение, а также приводит жесткий кронштейн и физиотерапическую подставку для массажа рук и ног в качательное движение посредством соединительного штока на подшипниках. Под воздействием «к себе и от себя» упругих пластин данное движение влево и вправо представлено волнообразным вибрационным качательным движением: вибрационным движением за 2 раза, падением вниз за 2 раза и всплытием наверх за 1 раз.
Фиг.5 является электрической принципиальной схемой электронной системы автоматического управления, которая состоит из трех частей, таких как стабилизированный источник питания постоянного тока, система управления регулирования синхронизации и система управления прерывистого режима.
1. Стабилизированный источник питания постоянного тока состоит из трансформатора электропитания, выпрямительного моста, сглаживающего конденсатора и трехконтактного стабилизатора напряжения и др. Принцип его работы: переменное напряжение 220 В снижается до 9 В трансформатором электропитания, затем выпрямляется выпрямительным мостом, стабилизируется трехконтактным стабилизатором напряжения, сглаживается конденсатором и наконец получается переменное выходное напряжение +5 В, питающее электронную систему управления.
2. Система регулирования времени: состоит из трех частей, таких как как таймер, цифровой индикатор и блок управления электродвигателем.
1) Таймер состоит из однокристального микропроцессора, цепи управления прерывистым режимом, ручного манипулятора, инфракрасного излучающего чипа дистанционного контроллера и др.
2) Цифровой индикатор состоит из однокристального микропроцессора, знаковый индикатор тлеющего разряда и др.
3) Блок управления электродвигателем содержит однокристальный микропроцессор, фототиристор, симистор, пусковой конденсатор электродвигателя и электродвигатель.
Максимальное регулируемое время задержки данного таймера составляет 99 минут. В течение этого времени пользователи могут выбрать время работы аппарата по своему желанию при помощи дистанционного контроллера или кнопок «Увеличение времени» и «Сокращение времени» на панели ручного управления, чтобы выполнять их разные потребности.
Процедура его работы: при подключении к источнику питания горит знаковый индикатор тлеющего разряда, который высвечивает цифры 00, что подтверждает нормальную работу электроцепи. На данный момент можно выбрать требуемое время при нажатии кнопок «Увеличение времени» и «Сокращение времени». После регулирования времени нажать пусковой выключатель, от вывода 13 однокристального микропроцессора отдается напряжение высокого уровня, фототиристор начинает работать и приводит к подключению симистора, затем подключенный электродвигатель приводит в движение весь аппарат. Одновременно с этим, счетчик и знаковый индикатор тлеющего разряда также входят в состояние обратного отсчета установленного времени. Появление на индикаторе цифры 0 означает, что регулируемое время истекло. Напряжение высокого уровня от вывода 13 однокристального микропроцессора становится низким, останавливаются и фототиристор и симистор, выключается электродвигатель и прекращается работа всего аппарата. Вся процедура работы автоматически контролируется однокристальным микропроцессором, в связи с этим, данный таймер имеет такие преимущества, как точность, очевидность, безопасность и надежность и т.п.
3. Цепь управления регулированием времени непрерывного режима: Она состоит из вывод 6 однокристального микропроцессора, выключателя для выбора прерывистого режима и др. Принцип ее работы: При работе с общим регулируемым временем во взаимодействии таймера, индикатора и цепи управления электродвигателем, через каждую минуту аппарат останавливается на 30 сек. Процедура его прерывистого режима контролируется однокристальным микропроцессором. Прерывистый сигнал (высокий уровень) выдается выводом 6 однокристального микропроцессора. При каждом перерыве напряжение высокого уровня от вывода 6 однокристального микропроцессора становится низким, останавливаются и фототиристор и симистор, выключается электродвигатель и прекращается работа всего аппарата. По окончании перерыва от вывода 6 однокристального микропроцессора опять выдается напряжение высокого уровня и аппарат возвращается к работе. Таким образом вышесказанные процессы повторяются до достижения нуля при отсчете общего установленного времени. Для того, чтобы удовлетворять требованиям разных групп людей, также можно не использовать данную функцию, а просто переключать выключатель прерывистого режима в обыкновенное положение.
Промышленная применимость
Данная полезная модель может использоваться для традиционного аэробного оздоровительного аппарата. Преимущества данной полезной модели: с каждым рабочим циклом данный аппарат позволяет рукам и ногам осуществлять такие вибрационные и качающее движения, как вибрация за 2 раза, падение вниз за 2 раза и всплытие наверх за 1 раз, а также имеются такие преимущества, как полная функциональность, высокая эффективность, отсутствие износа и масляных загрязнений, малый шум, долгий срок службы, простая конструкция, небольшое количество частей, легкое осуществление массового производства и низкая себестоимость.