УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГЕМАРТРОЗА И СИНОВИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

Полезная модель относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии.
Аналоги: Известно устройство для определения амплитуды движений в шейном отделе позвоночника (Вершинин, А.Е. Угломер для определения амплитуды движений в шейном отделе позвоночника /А.Е. Вершинин, Г.Ф. Назаренко//Oртопедия, травматология и протезирование. - 1986. - С.49-50). Устройство представляет собой 2 прозрачных диска из оргстекла, снабженных шкалой и подвижно закрепленных на вертикальной планке соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Причем вертикально расположенный диск имеет полость, куда помещен металлический шарик, а горизонтальный диск снабжен стрелкой-указателем, жестко закрепленным на верхнем конце планки. Нижний конец планки подвижно связан с облегченным шлемом, обеспечивая вращение прибора вокруг вертикальной оси.
Известен датчик микроподвижности костных элементов голени (Щуров, В.А. Метод измерения осевой микроподвижности костных фрагментов голени в условиях компрессионно-дистракционного остеосинтеза/В.А.Щуров, Б.И.Кудрин, А.П.Шеин//Ортопедия, травматология и протезирование. - 1985. - 1. - С.52-53). Состоит из корпуса с пазом и винтом для фиксации.
Критика аналогов:
1. Сложность конструкций увеличивает продолжительность исследований.
2. Для применения устройств необходимы особые условия (наличие на конечности аппарата Илизарова, изготовление специального шлема для фиксации элементов устройства.
3. Большое количество элементов конструкций не исключает погрешности в измерениях.
Прототип.
В качестве прототипа взято приспособление для определения функционального укорочения одной нижней конечности. (Гропянов В.М. Приспособление для определения функционального укорочения одной нижней конечности/В.М. Гропянов// Ортопедия, травматология и протезирование. - 1982.-№6. - С.70-71). Состоит из основной планки с укрепленным на ней ватерпасом и 2 боковых планок (браншей), расположенных перпендикулярно к передней основной планке. Бранша укреплена неподвижно на одном конце основной планки, а передвижная бранша (на хомутиках) - на другом. Достаточная длина планок позволяет производить измерения при различных размерах таза. Положение больного при обследовании вертикальное. Основную переднюю планку с ватерпасом устанавливают впереди освидетельствуемого, а боковые бранши прижимают к верхушкам гребней подвздошных костей. После этого под пятку укороченной конечности подкладывают имеющиеся в наборе мерные дощечки разной толщины до тех пор, пока контроль по ватерпасту не покажет горизонтальный уровень передней основной планки, соединяющей боковые бранши, опирающиеся на гребни подвздошных костей.
Критика прототипа:
1. Устройство состоит из несоединенных между собой деталей, что усложняет измерение.
2. Устройство не снабжено измерительной шкалой и предполагает дополнительное использование линейки.
3. Разная ширина мерных дощечек затрудняет их подбор для достижения оптимального показателя ватерпаста, усложняя измерение.
Цель изобретения: данное устройство предназначено для обеспечения объективного измерения и контроля увеличения или уменьшения величины синовита и гемартроза коленного сустава.
Сущность предлагаемой полезной модели
Предлагаемое в качестве изобретения устройство изображено на фиг.1 и фиг.2, где - горизонтальная пластина (фиг.1, поз.1; фиг.2, поз.1)
- вертикальная пластина (фиг.1, поз.2; фиг.2, поз.2)
- шкала (фиг.1, поз.3; фиг.2, поз.3)
- ограничитель (фиг.1, поз.4; фиг.2, поз.4)
- рамка (фиг.1, поз.5; фиг.2, поз.5)
- бегунок (фиг.1, поз.6; фиг.2, поз.6)
- скользящая планка (фиг.1, поз.7)
- неподвижная планка (фиг.1, поз.8; фиг.2, поз.8).
Устройство для диагностики и динамического контроля при гемартрозе и синовите коленного сустава, состоит из горизонтальной пластины (фиг.1, поз.1; фиг.2, поз.1) с которой соединена вертикальная пластина (фиг.1, поз.2; фиг.2, поз.2) со шкалой (фиг.1, поз.3; фиг.2, поз.3). К вертикальной пластине (фиг.1, поз.2; фиг.2, поз.2) прикреплен ограничитель (фиг.1, поз.4; фиг.2, поз.4) и рамка (фиг.1, поз.5; фиг.2, поз.5). К рамке (фиг.1, поз.5; фиг.2, поз.5) подвижно фиксирован бегунок (фиг.1, поз.6; фиг.2, поз.6) со скользящей планкой (фиг.1, поз.7) на которой закреплена неподвижная планка (фиг.1, поз.8; фиг.2, поз.8).
Пример конкретного применения устройства:
Поставленная цель достигается установкой горизонтальной пластины (фиг.1, поз.1; фиг.2, поз.1) на гребень большеберцовой кости дистальнее бугристости большеберцовой кости. При этом бегунок (фиг.1, поз.6; фиг.2, поз.6) перемещают таким образом, чтобы соединенная с ним планка (фиг.1, поз.8; фиг.2, поз.8) посредством скользящей планки (фиг.1, поз.7) коснулась передней поверхности надколенника. При этом ограничитель (фиг.1, поз.4; фиг.2, поз.4) препятствует боковому смещению скользящей планки (фиг.1, поз.7). Расстояние между гребнем подвздошной кости и передней поверхностью надколенника, регистрируют при помощи шкалы (фиг.1, поз.3; фиг.2, поз.3) в сантиметрах. Вначале проводят измерение на здоровой конечности, затем - на больной. Разница между полученными, в ходе измерений, величинами характеризует значение гемартроза или синовита. Последующие измерения, проводимые ежедневно, позволяют контролировать динамику процесса и корректировать лечение.
Признаки, отличительные от прототипа:
От прототипа предлагаемое устройство отличается следующим:
- Все элементы соединены между собой, а в устройстве-прототипе основная передняя планка, ватерпас, боковые бранши, имеющиеся в наборе мерные дощечки разной толщины, передняя основная планка, не соединены между собой и каждый узел конструкции требует отдельной манипуляции.
- Устройство снабжено измерительной шкалой, позволяющей производить объективные измерения непосредственно на больном.
Положительный эффект
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является диагностика и динамический контроль гемартроза и синовита коленного сустава. Все элементы устройства соединены между собой, что обеспечивает простоту и удобство выполнения измерений. Измерительная шкала позволяет производить объективные измерения непосредственно на больном.
Информация, принятая во внимание:
1. Вершинин, А.Е. Угломер для определения амплитуды движений в шейном отделе позвоночника /А.Е.Вершинин, Г.Ф.Назаренко//Oртопедия, травматология и протезирование. - 1986. - С.49-50.
2. Щуров, В.А. Метод измерения осевой микроподвижности костных фрагментов голени в условиях компрессионно-дистракционного остеосинтеза/В.А. Щуров, Б.И. Кудрин, А.П. Шеин//Oртопедия, травматология и протезирование. - 1985. - 1. - С.52-53.
3. Гропянов, В.М. Приспособление для определения функционального укорочения одной нижней конечности /В.М. Гропянов// Ортопедия, травматология и протезирование. - 1982.-№6. - С.70-71 - прототип.