УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАССТРОЙСТВ ЦВЕТООЩУЩЕНИЯ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно, к устройствам для проведения офтальмологических исследований.
Известно устройство для диагностики расстройств цветоощущения, содержащее генератор, счетный триггер усилители регулируемого тока, двухцветный светодиод и регулятор яркости Li.
Недостатком известного устройства является недостаточно точное исследование цветоощущения у пациентов с повышенной частотой или пониженной частотой восприятия световых вспышек (ЧСМ).
В известном устройстве испытуемый пациент визуально контролирует пульсации результирующего излучения двухцветного светодиода, вращая ручку регулятора яркости, до положения при котором он наблюдает минимальное количество или полное отсутствие пульсации,
при этом пациент говорит что в данном положении регулятора яркости он не видит мельканий,а на основе положения регулятора яркости имеющем градуируемую шкалу (по отклонению от центрального положения), ставится диагноз о цветоощущении.
Известно, что пациенты в значительной степени отличаются по восприятию частоты слития мелькании световых вспышек (ЧСМ). Следовательно, для пациента с пониженной частотой слития мелькании (35 Гц) при повороте ручки регулятора яркости мелькания в большом диапазоне невидны, а для пациентов с повышенным восприятием (выше 50 Гц), мелькания будут видны в большом диапазоне поворота регулятора яркости.
ния цветоощущения путем предварительного выявления частоты слития мелька ний световых вспышек (ЧСМ) у пациента и установки частоты генератора вспышек на для каждого испытуемого индивидуально.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство для диаг ностики растройств цветоощущений, содержащее генератор опорной частоты, счетныгй триггер, первый и второй выходы которого соединены с первыми выходами соответственно первого и второго регуляторов тока, излучатель красного и зеленого цветов, выполненный , например, в виде двухцветного светодиода, регулятор яркости, первый и второй выходы которого соединены со вторыми входами соответственно первого и второго регуляторов тока, введены регулируемый генератор переменной частоты, делитель частоты биений, переключатель рода работ, формирователь импульсов частоты слития мельканий, счетчик выходной частоты, индикатор частоты, при этом выходы генератора опорной частоты, выполненного, например, на кварцевом генераторе, и регулируемого генератора переменной частоты соединены соответственно с первым и вторым входами делителя частоты биений, первый выход которого соединен со входом счетного триггера, а второй выход со входом формирователя импульсов частоты слития мельканий и входом счетчика выходной частоты, выход которого соединен со входом индикатора частоты, выход формирователя импульсов частоты слития мельканий соединен с третьим входом переключателя рода работ, выход которого соединен с излучателем красного и зеленого цветов.
В устройстве для диагностики цветного зрения также как и в прототипе (1) использована идея мелькающего фотометра : красное и зеленное излучения предъявляются попеременно с частотой (26-36 Гц) меньшей частоты слияния мельканий (ЧСМ). Интенсивности этих излучений сопряженно изменяются с помощью специального регулятора яркости (яркости стимула). Мелькания становятся мало заметными при некотором промежуточном соотношении интенсивности красного и зеленого стимула, что соответствует равенству субъективных яркостей этих излучений. То есть при равнодолевом участии красного и зеленого стимулов происходит слитие мелькании. Возникает так называемая зона молчания, в которой мелькания не различаются. Так как у пациентов с нормальным цветным зрением слитие мелькании
о
стимула различно (в пределах 35-55 Гц у здорового пациента), для уменьшения сектора зоны молчания и следовательно повышения точности диагностики сначала определяется частота слития мельканий ЧСМ, а затем устанавливается частота попеременного мелькания красного и зеленого стимула с учетом ЧСМ пациента. 3 зависимости от угла отклонения по отношеню к центральной точке зоны молчания, при которой пациент не видит мелькания определяется степень нарушения цветного зрения. Для того, чтобы уравнять субъективно по яркости зеленые и красные излучения, дейтеракопам (пониженное восприятие зеленого излучения) требуется большая интенсивность зеленого излучения, протанопам (пониженое восприятие красного излучения) что, осуществляется сдвигом ручки регулятора яркости соответствено в право или влево от центра зоны молчания.
На чертеже представлена схема устройства для диагностики расстройств цветоощущения.
Устройство содержит: кварцевой генератор опорной частоты 1, счетный триггер 2, регулируемый генератор переменой частоты 3,
делитель частоты биений 4, формирователь импульсов ЧСМ 5, регуляторы тока 6,7, переключатель рода работы 8, двухцветный излучатель Q, регулятор яркости 10, счетчик частоты 11 и индикатор частоты 12.
Устройство диагностики расстройств цветоощущения работает следующем образом: переключатель рода работы - 8 устанавливается в положение ЧСМ, регулировкой генератора частоты - 3 устанавливается частота, на при которой пациент прекращает видеть мелькания на излучателе - 9. Тем самым определяется (по индикатору-12) частота слития мельканий ЧСМ, выше которой пациент не различает мелькания. У здорового пациента ЧСМ колеблется от 35 Гц до 55 Гц.
Далее переключатель рода работы - 8 устанавливается в положение ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ. Для пациента с ЧСМ около 35 Гц регулировкой генератора 3 выставляется частота-26-28 Гц (меньше, чем ЧСМ). Если у пациента ЧСМ выше 50 Гц-- частота на индикаторе 12 устанавливается 35-36 Гц, при ЧСМ около 45 Гц частота устанавливается 32-33 Гц.
После чего ручкой регулятора яркости .10 устанавливается такое положение при котором пациент не видит мелькания и по шкале определяется отсутствие или наличие расстройств цветоощущения и ее степень (2).
С помощью устройства легко проводить массовые диспансерные исследования на первичных отборочных комиссиях профессиональней пригодности: для работы на транспорте, в авиации, Морфлоте, а также при массовом осмотре школьников. . - 1. 2.
Составитель 0г / К.В.Голубцов А.С. СССР N 1690665 кл.А 61 В 3/06.1991. Бюл.М 42. Физиологические основы цветного зрения В.В.Волков и др. в книге клиническая физиология зрения. Сборник науч. трудов, Москва, 1993.