УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЛОДОМ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНУЮ ТОЧКУ

УСТРОЙСТЮ да ВОЗДЕЙСТВИЯ холодом НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНУЮ ТОЧКУ
Полезная модель относится к медицине и более конкретно к области температурного воздействия на биологически активные точки на теле пациента с сохранением жизнеспособности клеток с целью профилактического и (или) лечебного эффекта.
В настоящее время локальная гипотермия производится с помоиью электрических аппаратов с использованием термобатарей.
39/06
термин, содержащий термобатарею, источник питания и регулятор тока, воздушный радиатор для отвода тепла от горячей стороны термобатареи и рабочая пластина (рабочее тело), через которую ведется охлаждение поверхности тела. Основными недостатками аппарата являются нестабельность температуры на холодной стороне из-за воздушного охлаждения радиатора, а так же необходимость электропитания и сервисных устройств для его эксплуатации. Электронная промышленность № 8-9, 1979 г., Н.И.Варич, Г.И.Войтенко, А.С.Мельник, В.П.Ященко. Термоэлектрический аппарат для локальной гипотермии конечностей.
Известно устройство для физиотерапии, содержащее термопроводяшй контактный элемент, термодатчик, термоэлектрическую батарею, к которой через тепловод присоединен сменный термоаккумулятор, содержащий хладогент в твердой фазе.
Недостаткам устройства является то, что при смене термоаккумулятора необходимо контролировать наличие теплового контакта между плоскостью терйоаккумулятора и горячей стороной терюбатареи. Другим недостатком устройства является наличие источника питания и термобатареи, что ведет к увеличению габаритов устройства. Кроме того, устройство нуждается в аппаратурном контроле времени проведения терапевтической процедуры, то есть в наличии таймера и термометра. Заявка № 930525I3/I4-053I37, МПК А6Ш39/06, приоритет от 17 ноября 1993 г.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является полупроводниковое термоэлектрическое устройство, содержащее прозрачный контейнер с хладогентом, температура перехода которого из твердой фазы в жидкую равна  или лежит ниже 0°С, тепловод в виде теплопроводной втулки с оребрением и термоэлектрическую батареи горячая сторона которой прилегает к теплопроводной втулке, а холодная к рабочей головке со сменными насадками, переключатель напряжения и источник тока. Достоинством этого устройства является отсутствие необходимости контроля за тепловым контактом между хладогентом и
мобагереей, поскольку через теплопроводную втулку они соединены посто5шно, однако, как и рассмотреншае выше устройства, они требуют наличия источника питания, а также приборов, контролирующих время и температуру.
Это ведет к усложнению сервисного обслуживания устройства и его высокой цене (авторское свидетельство СССР № 1801473 А6Ш 39/06).
Задачей полезной модели является упрощение устройства и снижение его цены.
Для решения поставленной задачи в устройство для воздействия холодом на биологически активную точку содержащее прозрачный контейнер с хладогентом, находящийся в тепловом контакте с хладогентом тепловод и наконечник введены новые признаки, а именно: тепловод имеет тепловой контакт с наконечником, при этом состав хладогента определен температурой перехода хладогента из твердой фазы в жидкую, а его объем - длительностью этого перехода.
Для стабилизации длительности перехода твердой фазы хладогента в жидкую контейнер может быть снабжен прозрачным теплоизолятором,который может быть выполнен многослойным.
Для ускорения приведения хладогента в рабочее состояние, т.е. замораяшвания хладогента, прозрачный теплоизолятор может быть выполнен съемным.
Сущность полезной модели поясняется фигЛ, на которой представлен общий вид устройства.
Устройство содержит прозрачный контейнер I с хладогентом 2 прозрачный теплоизолятор в виде 2-х прозрачных кожухов, 3, 4 и тепловод 5, имеющий тепловой контакт с наконечником 6. Контейнер I с прозрачной стенкой из теплоизоляционного материала содержит нормированный объем хладогента 2 с заданной температурой фазового перехода, лежащей ниже 0°С. Между кожухом 3, 4 и контейнером I имеется воздушная прослойка. Фиксация контейнера в кожухе производится через .
саторы с большим тепяовым сопротивлением.
В случае, если требуется усилить теплоизоляцию число слоев (кожухов) теплоизолятора может быть увеличено (в рассмотренном примере ИХ 2). Важно, чтобы теплоизолятор не потерял прозрачность.
В контейнер запрессован тепловод 5, который проходит через стенку контейнера I, кожухи 3, 4 и переходит в наконечник 6, который может быть выполнен заодно с тепловодом, как показано на фигЛ, или иметь съемную конструкцию, сохраняя при этом тепловой контакт с тепловодом.
В рассмотренном примере в качестве хладогента выбран 22 % раствор хлористого кальция в воде. Этот раствор имеет температуру замерзания  - 15°С и именно такая температура на наконечнике требовалась для проведения лечебной процедуры с использованием рассмотренного устройства.
Известно, что процесс фазового перехода происходит при постоянной температуре. Следовательно, в течение всего времени таяния хладогента, в нашем примере раствор хлористого кальция : указанной концентрации, температура наконечника оставалась равной примерно - 15°.
Объем хладогента определяется интервалом времени, за который он полностью перейдет из твердой фазы в жидкую (растает) вследствие его нагрева через тепловод от охлаждаемой биологически активной точки и через теплоизоляцию от окружающей среды.
По заданному интервалу времени, определяемому необходимой длительностью процедуры экспериментально с учетом конкретной конструкции устройства, материалов теплоизолятора и тепловода и состава хладогента подбирают объем хладогента в контейнере.
В рассматриваемом устройстве при двухслойном теплоизоляторе и контейнере из полиэтилена, тепловоде из меди,хладогенте в виде 22 % раствора хлористого кальция в воде, объем хладогента составляет 2 см . При этом температура - 15 °С сохраняется на наконечнике
15 минут.
В качестве хладогентов может быть использован широкий спектр веществ, температура фазового перехода которых лежит ниже О °С. (Справочник химика ЛЛ964 г. Ш том, стр.279).
Для примера ниже приведена таблица зависимости температуры фазового перехода от концентрации хлористого кальция в воде.
-концентрация безводного веиества в граммах на 100 гр воды;
-температура замерзания в °С.
Работа с устройством осуществляется следующим образом: непосредственно перед процедурой производится охлаждение устройства или, в случае съемного теплоизолятора, контейнера до полного замораживания хладогента.
Замораживание производится в морозильной камере холодильника, охлаждающей смесью или другим способом. Охлаждать удобно группу устройств или контейнеров подобранных для процедуры.
Затем непосредственно перед работой производится нагрев контейнера или устройства до появления первых признаков перехода хладогента в жидкую фазу. Появление первых капель жидкой фазы фиксируется оператором непосредственно через прозрачные стенки.
5MY(
Таблица
Затем выполняется медицинская процедура, т.е. наконечником тепдовода охлаждается биологически активная точка.
Момент окончания процедуры фиксируется оператором по полному переходу хладогента в жидкую фазу.
По окончании процедуры для охлаждения следующей точки используется очередное устройство из заранее охлажденной группы.
Наличие группы устройств позволяет варьировать методику охлаждения точек. А именно: охлаждать точки одновременно, со сдвигами во времени, с разной длительностью воздействия, а также с разной температурой, используя устройства с разными объемами контейнера и с разными хладогентами, отличающимися температурой фазовых переходов.
Преимуществом предлагаемого устройства является то, что при соблюдении эксплуатационных требований, в нем отсутствует дорогостоящее электрооборудование, контрольно-измерительные приборы времени и температуры. К преимуществам также следует отнести простоту конструкции и эксплуатации и его низкую цену.