УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРКИ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО для ПОВЕРКИ
ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
НАПРЯЖЕНИЯ
Полезная модель относится к электротехнике, в частности к трансформаторостоению, и может найти применение при испытаниях однофазных (одно и двухполюсно изолированных) трансформаторов напряжения.
Известно устройство для поверки однофазных трансформаторов напряжения, содержащее поверяемый и образцовый трансформаторы, предназначенные для подключения к испытательному напряжению, и блок сравнения поверяемого напряжения Л. 1 .
Однако описанное устройство для поверки однофазных трансформаторов напряжения характеризуется ограниченными функциональными возможностями, в частности, оно не применимо для поверки трансформаторов, рассчитанных на напряжения, для которого отсутствует аттестованный образцовый трансформатор, а также для случаев, когда коэффициенты трансформации поверяемого и образцового трансформаторов не совпадают.
Полезной моделью решается задача создания устройства для поверки однофазных трансформаторов напряжения, характеризующегося широкими функциональными возможностями благодаря применению для поверки образцовых трансформаторов, рассчитанных на напряжение меньшее, чем у поверяемого трансформатора в два раза.
Для решения поставленной задачи в устройство для поверки однофазных трансформаторов напряжения, содержащее поверяемый и образцовый трансформаторы, предназначенные для подключения к йеныМПКС 01R 35/02
тательному напряжению, и блок сравнения поверяемого напряжения, предложено, согласно настоящей полезной модели, ввести делитель напряжения на два, состоящий из двух идентичных трансформаторов, включенных по перевернутой схеме, образующей между векторами напряжений угол 180°, к средней точке соединения которых подключен образцовый трансформатор; фазосдвигающее устройство, подключенное к делителю напряжения; два вспомогательных трансформатора, предназначенных для подключения к обеим частям испытательного напряжения, и дополнительный блок сравнения, предназначенный для контроля точности деления испытательного напряжения на два.
Полезная модель поясняется на примере выполнения чертежами (фиг. 1 и 2), на которых представлены электрические схемы заявляемого устройства: на фиг. 1 - для случая с применением однополюсно изолированных трансформаторов, на фиг.2 - для случая с применением двухполюсно изолированных трансформаторов.
Устройство для поверки однофазных трансформаторов напряжения содержит поверяемый трансформатор напряжения 1 и образцовый трансформатор 2, предназначенные для подключения к испытательному напряжению. В качестве источника испытательного напряжения служат испытательный трансформатор 3 и регулятор напряжения 4.
Делитель напряжения на два состоит из двух идентичных трансформаторов 5 и 6, включенных по перевернутой схеме, когда один вывод высоковольтной обмотки (начало обмотки - А1) одного трансформатора подключен на полное испытательное напряжение, а другой вывод (конец обмотки - XI) этого же трансформатора соединен с выводом (конец обмотки - Х2) другого трансформатора, а его вывод (начало обмотки - А2) заземлен через разделительный низковольтный трансформатор 7. Такое включение трансформаторов 5 и 6 обеспечивает образование между векторами напряжений угла 180 и систему половина испытательного напряжения иисп/2.
Для коррект: ровки точности деления напряжения на два служит фазосдвигающее устройство. Оно содержит вольтодобавочный трансформатор, во вторичную цепь которого включены фазорегулятор 8 и регулятор напряжения 9.
Контроль точности деления напряжения на два по амплитуде и фазе производится дифференциально-нулевым методом с использованием образцовых трансформаторов 10, 11 и блока сравнения 12.
Так как точность деления испытательного напряжения на два будет зависеть от равномерности нагрузки на обоих плечах делителя напряжения, устройство содержит переключатели 13 и 14, обеспечивающие выравнивание нагрузки на обоих плечах делителя напряжений.
Устройство работает следующим образом.
При помощи трансформаторов 5 и 6 осуществляют деление испытательного напряжения на два. При этом предварительно осуществляют выравнивание нагрузки на обоих плечах делителя напряжений.
После установления равновесия плеч делителя напряжений вторичное напряжение трансформатора 3, подключенного к одной из частей разделенного на два испытательного напряжения, коэффициент трансформации которого вдвое меньше коэффициента трансформации поверяемого трансформатора 1, сравнивают (сличают) с вторичным напряжением трансформатора 1, подключенного на полное испытательное напряжение.
Сравнение осуществляют дифференциально-нулевым методом с использованием блока сравнения 15.
гС: г 5
В случае применения однополюсно изолированных трансформаторов напряжения 5, 6, 11, 12 (см. фиг. 1), последние должны быть изолированы от земли на половинное испытательное напряжение, при этом во вторичные обмотки трансформаторов 11, 12 включены разделительные трансформаторы 16 и 17 соответственно, коэффициенты трансформации которых равны 1:1.
Погрешность поверки в заявляемом способе будет определяться как сумма погрешностей деления напряжения на два (F, р)дел - показания блока сравнения 12, погрешностей образцового трансформатора 2 (F, р)обр5 и показаний блока сравнения 15 (F, Р)бл.:
F, %  Рдел + Fo6p + Рбл.; Р, МИН  Рдел+|Зобр + Рбл.
В соответствии с предлагаемым решением в ОАО Свердловский завод трансформаторов тока изготовлено и испытано устройство для поверки однофазных трансформаторов напряжения.
Положительные результаты испытания подтвердили работоспособность заявляемого устройства, а также широкие возможности его практического применения в будущем.
Литература:
1. ГОСТ 8.216 -88 Трансформаторы напряжения. Методы и средства поверки.