РАСХОДОМЕР ВИХРЕВОЙ

Описание полезной модели
Полезная модель относится к области измерений расхода и объема жидкостей в трубопроводах. Точность измерения определяется надежностью, простотой эксплуатации и безопасностью используемых при этом технических средств.
Известен измерительный преобразователь вихревого течения RU 2286544 C2, содержащий, вставленную в трубопровод, расходомерную трубку, в которой расположено тело обтекания. Для врезки расходомерной трубки в трубопровод, потребуется комплект стандартных уплотнительных колец с прокладками для обеспечения герметичности соединения, так как торцевые поверхности плоские.
Техническая задача, стоящая перед авторами - расширение условий эксплуатации.
Технический результат достигается тем, что на торцевых поверхностях корпуса в виде расходомерной трубки, выполнены кольцевые утолщения с радиусом в сечении, позволяющие сократить число дополнительных кольцевых комплектующих для герметизации стыка с трубопроводом. Сечение утолщения выбрано в виде полукруга, которое уменьшит пятно контакта, обеспечит герметичность прилегания труб, даже если входной и выходной трубопроводы различны по внутреннему диаметру. Стандартные уплотнительные кольца не потребуются, достаточно будет резиновых прокладок.
На фигуре, показан боковой разрез корпуса вихревого расходомера.
Расходомер вихревой состоит из корпуса 1, с входным отверстием 2. Проходной канал 3 пересекает тело обтекания 4, направленное к направлению потока 5, к сенсорным элементам 7. Торцевые поверхности корпуса 1 выполнены с кольцевыми утолщениями 8 радиусного сечения, предназначены для качественного соединения расходомера с трубопроводом.