АРЕОМЕТР

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована в нефтяной и газовой промышленности для контроля плотности тампонажных и буровых растворов, а также в других областях промышленности и сельского хозяйства для замера заданной плотности различных суспензий и эмульсий в процессе их порционного приготовления.
В практике приготовления тампонажных и бзфовых растворов большое значение имеют параметры их плотности. Известно, что измерение плотности, производимое при заданном давлении рабочего раствора, дает более точные результаты её величины.
Известен весовой плотномер, предназначенный для измерения плотности цементного раствора под давлением, создаваемым сжатым воздзосом. Весовой плотномер состоит из насоса, опрессовочного клапана, герметичной крышки, стакана д.1я рабочей жидкости.  1 .
Недостатком весового плотномера является неудобство использования его непосредственно на рабочем месте при приготовлении тампонажного раствора, сложность его констр)пщии и трудоёмкость операции по определению плотности тампонажного раствора.
Известен ареометр АГ-1, наиболее близкий по технической сущности к заявляемому решению, используемый для определения плотности промывочной жидкости и тампонажного раствора. Ареометр АГ-1 состоит из поплавка со шкалой, стакана для рабочей жидкости и съёмного грузика. 2.
Недостатком ареометра АГ-1 является невозможность определения плотности буровых и тампонажных растворов при заданном давлении.
МПК COIN 9/10 АРЕОМЕТР
Задачей заявляемого технического решения является новышение точности измерения плотности рабочих растворов при заданном давлении и уменьшение времени, подураченною на замер.
Поставленная задача решается тем, что в ареометре, состоящем из поплавка с мерной линейкой и накручивающегося на его нижнюю часть стакана для рабочей жидкости, в дне стакана выполнено отверстие для пробки, поджимаемой пружиной, рассчитанной на заданное давление, которая жестко закреплена на дне стакана, при этом поплавок снабжен кольцевым уплотнением.
На чертеже представлен общий вид ареометра в разрезе.
Ареометр состоит из поплавка 1 с мерной лршейкой 2. На поплавке 1 размещено уплотнительное кольцо 3, для более герметичного соединения со стаканом 4 для рабочей жидкости. В дне стакана 4 вьтоляеяо отверстие 5 с пробкой 6, которая фиксируется пружиной 7.
Устройство работает следующим образом.
Стакан 4 заполняют рабочим раствором и герметично соединяют с поплавком 1. При закручивании поплавка 1 в стакане 4 создается давление и при достижении давления, например, 2,5 кг/см пробка 6 отжимает жесткую пружину 7, приоткрывая отверстие 5 в дне стакана 4. Как только тампонажный раствор начинает вытесняться через отверстие 5, закручивание поплавка 1 прекращают и пробка 6 под давлением пружины 7 закрывает отверстие 5.
Нри полученном давлении ареометр опускают в емкость с водой. Но делению на щкале мерной линейки 2, до которого опустится ареометр, определяется плотность тампонажного раствора, соответствующая давленрпо 2,5 кг/см.
Использованные источники:
l.Cementing. Dwight К. Smith. Monograph volume 4 of the Henry L. Doherty series. 1976. p. 184 2. Иночкин И.Т., Нрокшиц В.Л. Справочник бурового мастера. Недра. М, 1968. с. 342
lw/3/v