УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕРА ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ГАЗА

ДЛЯ ЗАМЕРА ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ГАЗА
Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована, в частности, для измерения объемов газа при определении газопроницаемости пористых сред.
Известно устройство для замера малых объемов газа, где для сокращения времени определения объема и расхода газа используется измерительная емкость в виде обычной бюретки объемом 50 см (Калинко М.К. Методика исследования коллекторских свойств кернов. Гостоптехиздат, 1963, с. ). Недостатком данного устройства является ограниченный диапазон измеряемых объемов газа, а точность замера с помощью такого устройства будет зависеть от колебаний температуры среды, где производятся измерения.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому изобретению является устройство для замера объема газа промышленной установки АКМ. (см. М.К. Калинко Методика исследования коллекторских свойств кернов Гостоптехиздат, 1963 с. ).
Устройство предназначено для измерения объема газа прошедшего через образец керна при расходах до 5 . Устройство состоит из мерной колбы объемом 500 см, имеющий внизу стеклянный отросток с краном, на свободный конец которого надевается резиновый щланг, соединяющий колбу с уравнительной склянкой. Сверху мерную колбу закрывают резиновой пробкой, через которую пропущены отводная трубка с краном и трубка для поступления газа с индикатором давления. Индикатор давления выполнен по принципу сообщающихся сосудов.
МКЛбС01Р1/22 УСТРОЙСТВО
1,0 ), так как конструкция устройства предусматривает лишь применение одномерной колбы с объемов 500 см. Устройство для замера расхода газа имеет ограниченный диапазон измерений, так при измерении проницаемости образцов керна с низкими коллекторскими свойствами, которые характерны для большинства газовых и газоконденсатных месторождений, при расходах газа ниже 0,01 CMVc требуется 3-10 часов для одного замера. На точность измерения объема газа, прошедшего через образец, большое влияние оказывают колебания температуры помешения, в котором производятся замеры на газомере.
Задачей полезной модели является расширение диапазона возможных измерений объемного расхода газа, прошедшего через образец при сокращении времени, необходимого для одного замера, а также повысить точность измерений, при снижении влияния колебаний температуры на результаты измерений.
Поставленная задача решается теим, что в устройстве для замера объемного расхода газа, включающем измерительною емкость, индикатор давления, уравнительную склянку и соединительные линии, измерительная емкость выполнена в виде коаксиально расположенных прозрачных цилиндров, между которыми помещена демпфирующая жидкость с малым коэффициентом теплопроводности, а индикатор давления помещен внутри измерительного цилиндра и соединен с линией подачи газа.
Поставленная задача также решается тем, что внутренний измерительный цилиндр выполнен в виде трехступенчатого цилиндра с соотношением ступеней 1:10:100.
Существенными отличительными признаками заявленной полезной модели являются следующие:
демпфирующая жидкость с малым коэффициентом теплопроводности;
-индикатор давления помещен внутри измерительного цилиндра и соединен с линией подачи газа;
-внутренний измерительный цилиндр выполнен в виде трехступенчатого цилиндра с соотнощением ступеней 1:10:100.
Заявленные существенные отличительные признаки нам были неизвестны из патентной и научно-технической информации и в совокупности с известными признаками позволяют рещить задачу, поставленную полезной моделью. А это позволяет сделать вывод, что заявленная полезная модель является Новой.
Полезная модель промышлено применима так как успешно прощла лабораторные испытания.
На фигуре изображен общий вид устройства для замера объемного расхода газа в разрезе. Устройство состоит из стеклянной трехступенчатой измерительной емкости 1, имеющей внизу отросток 3 с краном 2, на свободный конец которого надевается резиновый щланг 4, соединяющий измерительную емкость с уравнительной склянкой 5. Каждая из ступеней измерительной емкости имеет тарировочные риски через 10, 1,0 и 0,1 см соответственно.
В верхней части измерительной емкости вмонтирован индикатор давления, который состоит из двух стеклянных небольщих цилиндров, соединенных между собой. Нижний цилиндр 6 сообщается с трубкой 7, через которую газ поступает в устройство. Трубка имеет отросток, сообщающийся с атмосферой посредством крана 8. Верхний цилиндр 9 сообщается с атмосферой и в нижней части имеет тонкую трубку 10, которая входит в нижний цилиндр и достигает почти его дна.
колыдевом пространстве между ними находится вода, выполняющая роль термостабилизатора.
Устройство для замера объемного расхода газа работает следующим образом.
Поступающий газ, объем которого необходимо замерить, направляют в трубку 7, надевая на нее резршовый щланг, идущий от источника газа. Залив воду, лучще подкращенную, в зфавнительную склянку 5 путем приподнимания последней при открытых краниках 3 и 8 заполняют трехступенчатую измерительную емкость 1 так, чтобы зфовень воды в ней соответствовал верхней тарировочной риске одной из ступеней измерительной емкости. Необходимая ступень выбирается в зависимости от измеряемого расхода газа. Затем закрывают кран 3 и уравнительную склянку устанавливают ниже крана 3. Закрывая кран 8, направляют поступающий газ в измерительную емкость и его объем измеряют по объему вытесненной жидкости. Для стока последней открывают кран 3, причем открытие крана регулируют так, чтобы давление газа в измерительной емкости было равно атмосферному. Это устанавливается по равенству уровней воды в трубках индикатора давления. Замеряя по секудомеру продолжительность времени между прохождением зфовня через тарировочные риски соответствующих объемов, можно определить скорость и расход поступления газа в устройство по следующей формуле:
где QT - объемный расход газа, CMVc;
V - объем газа замеренный устройством,  t - время замера, сек.
Стеклянный цилиндрический сосуд, заполненный водой, в который помещена измерительная емкость и, расположенный в ней
индикатор давления, является терморубашкой, что позволяет повысить точность замера объема и расхода газа за счет исключения влияния температурных колебаний на результат замера.
Десятикратное соотношение объемов соответствующих ступеней измерительной емкости выбрано по следующим соображениям. Общий объем каждой нижележащей ступени равен единице тарировочного объема вышележащей ступени, таким образом, диапазоны возможных измерений объема и расхода газа на каждой ступени не перекрывают друг друга. Это способствует также достижению необходимой точности замера.
Следует отметить, что для достижения необходимой точности замера минимальное время вытеснения жидкости на каждой ступени измерительной емкости не должно быть меньше 100 сек. Исходя из этого легко рассчитать диапазон возможных измерений объемного расхода газа на каждой ступени:
D    - ,
где: D - диапазон измерения расхода; VCT - объем ступени,  п - число тарировочных делений ступени.
Применение предлагаемого устройства для замера объемного расхода газа в сраврении с прототипом позволит:
1.Увеличить пределы величин измеряемых расходов от 0,01 CMVc и меньше до 5,0 .
2.Сократить время одного замера
3.Дополнительная тарировка ступеней измерительной емкости повышает точность замера объема газа и его расхода.
VV 100  п 100