СПОСОБ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ПРАВИЛЬНОСТИ РАСКРЫТИЯ ПОТОКОНАПРАВЛЯЮЩЕГО СТЕНТА

Способ оценки точности пространственного позиционирования и правильности раскрытия потоконаправляющего стента включающий в себя получение в результате зондирования исследуемого кровеносного сосуда с помощью интраваскулярного оптического когерентного томографа и сохранение на запоминающем устройстве набора структурных изображений оптической когерентной томографии, причем набор изображений содержит множество линий сканирования, усреднение значений интенсивности интерференционного сигнала в пределах небольших фрагментов обрабатываемых изображений, вычисление профилей интенсивности интерференционного сигнала в пределах линий сканирования, идентификацию каркаса стента или его отдельных фрагментов, использование цветовой информации для поиска теней фрагментов каркаса стента; аппроксимирование каркаса стента с последующим вычислением малой и большой его осей, а также угол наклона, определение границ просвета исследуемого кровеносного сосуда; вычисление расстояния от фрагментов каркаса стента до границ просвета исследуемого кровеносного сосуда, формирование вывода о неправильном раскрытии стента в случае, если по меньшей мере одно из расстояний от фрагментов каркаса стента до границ просвета исследуемого кровеносного сосуда больше первой пороговой величины, визуализацию поперечного сечения исследуемого кровеносного сосуда с указанием фрагментов стента с использованием локальных ориентиров, отличающийся тем, что одновременно с получением набора структурных изображений оптической когерентной томографии получают сведения о кровяном давлении и скорости кровотока в исследуемом участке кровеносного сосуда, выделяют моменты времени соответствующие систолическому и диастолическому давлению в исследуемом кровеносном сосуде, структурные изображения оптической когерентной томографии соотносят с этими моментами времени, производится количественное сравнение структурных изображений для момента систолы со структурными изображениями для момента диастолы, абсолютные смещения структур и размеры деформируемых областей находят по контрольным точкам, единственной деформирующей силой считают пульсовую волну, соответственно величину нормальной составляющей деформирующего воздействия оценивают как произведение разности систолического и диастолического давления на площадь деформирующего воздействия и коэффициент нормально направленной по отношению к стенки исследуемого сосуда составляющей вектора скорости кровотока, при этом площадь деформирующего воздействия считают равной площади сканирования используемого интраваскулярного зонда оптической когерентной томографии, величину модуля Юнга для контрольных точек на обрабатываемых изображениях оптической когерентной томографии рассчитывают  как частное от деление произведения нормальной составляющей деформирующего воздействия и продольных размеров деформируемой области на произведение площади деформирующего воздействия на продольные составляющий абсолютных смещений, полученную картограмму по модулю Юнга используют для уточнения результатов идентификации каркаса стента посредством сравнения расчетных величин модуля Юнга с табличными значениями для материала имплантированного в исследуемый сосуд стента, результаты определения границ просвета кровеносного сосуда уточняют аналогичным образом с использованием табличных значений средних значений оптических свойств структур исследуемого кровеносного сосуда, дополнительно используют вторую пороговую величину, случай вдавливания фрагментов стента в стенку кровеносного сосуда на величину больше второй пороговой величины также считают случаем неправильного раскрытия стента.