Устройство для измерения объема ткани удаленного препарата

Полезная модель относится к измерительной технике и может применяться для определения объема при удалении ткани молочной железы в онкологии. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно регистрируется около 1,5 млн. новых случаев заболевания рака молочной железы (РМЖ) [1]. Современная тактика при лечении больных с диагнозом РМЖ I-II стадии предусматривает хирургическое лечение в объеме радикальной мастэктомии с пластикой эндопротезом [2]. При этом правильный подбор объема эндопротеза способствует эстетическому успеху при проведении операции, а, следовательно, удовлетворенность женщины результатом [3, 4]. На практике разница в объеме 20 мл и менее считается не значимой и приводит к статической и динамической ассиметрии.
Известна МЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАМЕРА КОМПОНЕНТОВ КАШИ (RU 108 137 10.09.2011 Бюл. №25), применяемая для измерения объема. Недостаток данного устройства - отсутствие удобных рукоятей для перемещения при объеме емкости 2000-3000 мл и невозможность зафиксировать удаленный препарат, а, следовательно, его извлечение из емкости для последующего гистологического исследования. Цена деления данного устройства так же не пригодна для измерения удаленной ткани молочной железы.
Известен МЕРНЫЙ СОСУД ДЛЯ РАЗЛИВА ЖИДКОСТИ (RU 107 349 10.08.2011 Бюл. №22). Данное устройство пригодно для измерения удаленного препарата, однако отсутствие ручек для переноса и инструмента для погружения и извлечения ткани молочной железы понижает удобство его использования. Цена деления при измерении не соответствует требованиям для этой операции.
Цель создания полезной модели - увеличение точности измерения, что приведет к значимому улучшению эстетического результата операции за счет правильно подобранного по объему эндопротеза; повышение удобство для переноса устройства, погружения и извлечения ткани молочной железы.
Эта цель достигается тем, что устройство для измерения объема ткани удаленного препарата выполнено в форме пластиковой колбы объемом от 2000 мм до 3000 мл и снабжено наружным крючком, бельевой цапкой, двумя вертикальными ручками и метками уровня с ценой деления 20 мл, причем бельевая цапка расположена для подвешивания на наружный крючок и прикреплена к колбе посредством металлической цепочки длиной не менее 400 мм.
Сравнение предлагаемого устройства с другими, известными в области медицины, показывает его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель иллюстрируется графическим материалом.
На Ил. 1 изображено устройство для измерения объема ткани удаленного препарата.
Состоит из пластиковой колбы (1) с вертикальными ручками (2) и фиксированная к ней с помощью металлической цепочки бельевая цапка (3) с возможностью подвешивания на наружный корпус устройства на крючок (4).
Устройство для измерения объема ткани удаленного препарата используется следующим образом. При выполнении подкожной мастэктомии с пластикой эндопротезом у больной с диагнозом рак молочной железы производят кожный разрез. Следующим этапом подкожно удаляют ткань молочной железы с опухолью с прилежащей клетчаткой. В устройство для измерения объема удаленного препарата наливают 1000 мл воды. Фиксируют удаленный препарат бельевой цапкой и погружают в устройство. По мерным рискам с ценой деления в 20 мл измеряют уровень жидкости по разнице нового объема и 1000 мл определяют объем удаленного препарата. Следующим этапом вытягивают за цепочку ткань молочной железы и после снятия с цапки отправляют на гистологическое исследование. Из устройства выливают воду, используя для переноса две вертикальные ручки. Промывают устройство под проточной водой в течение 5-10 минут. Цапку подвешивают на крючок, расположенный на устройстве. После измерения объема удаленного препарата подбирают необходимый эндопротез. Производят регионарную лимфодиссекцию. Для дренирования раны используют трубчатые дренажи. Устанавливают выбранный по объему эндопротез, и ушивают послеоперационную рану послойно. Накладывают асептическую повязку.
Использование предлагаемого устройства позволит
1. увеличить точности измерения удаленного препарата, что приведет к значимому улучшению эстетического результата операции за счет правильно подобранного по объему эндопротеза,
2. повысить удобство для переноса устройства,
3. повысить удобство при погружении и извлечении ткани молочной железы.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. Song D., Slater K., Papsdorf М., et al. Autologous breast reconstruction in women older than 65 years versus women younger than 65 years: a multi-center analysis. Ann Plast Surg. 2016; 76: 155-163.
2. Butz D.R., Lapin В., Yao K., et al. Advanced age is a predictor of 30-day complications after autologous but not implant-based postmastectomy breast reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2015; 135: 253e - 261e.
3. Alderman A., Gutowski K., Ahuja A,, et al; Postmastectomy Expander / Implant Breast Reconstruction Guideline Work Group. ASPS clinical practice guideline summary on breast reconstruction with expander and implants. Plast Surg. 2014; 134: 648e - 655e.
4. Wani S.A., Rabah S.M., Alfadil S., et al. Efficacy of communication amongst staff members at plastic and reconstructive surgery section using smartphone and mobile WhatsApp. Indian J. Plast Surg 2013; 46: 502 - 5.