ИНГАЛЯТОР ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Ингалятор для введения лекарственных веществ
Полезная модель относится к медицинским приборам для введения в организм больного лекарственных препаратов через дыхательные пути, а конкретно к дозирующим ингаляторам для введения лекарственных веществ.
Известен ингалятор для введения лекарственных средств в иде порощка (патент РФ 2002467 опубл. 15.11.93, бюлл. 41-42), содержащий корпус с отверстиями для прохода воздуха и аэрозоли, диспергатор, выполненный в виде циклона с отверстиями для прохода воздуха и порощка и снабженный раскручивателем, дозирующий узел.
Недостатком известного устройства является сложность и невысокая технологичность, а также больщие потери лекарственного вещества.
Известен ингалятор порощков лекарственных средств (инструкция по пользованию ингалятора порощков лекарственных средств, 1993 г.), содержащий корпус с отверстиями для прохода воздуха и выхода аэрозоля, причем последнее сообщено воздухопроводом с диспергатором, капсулу для вещества и дозирующий узел, установленный с возможностью перемещения дозы вещества от капсулы к диспергатору, выполненному в виде прямоточного циклона с осевым отверстием для прохода вещества и тангенциальными прорезями для прохода воздуха, и снабженному направителем и/или рассекателем и/или раскручивателем потока, дозирующий
A 61 М 15/00
узел выполнен в виде подвижной колодки с бункером для приема вещества из капсулы и подачи его в циклон.
Известное устройство имеет достаточно сложную конструкцию и пониженную эффективность в результате потерь вещества и недостаточной точности дозирования вещества.
Задачей настоящей полезной модели является разработка ингалятора, имеющего простую конструкцию с повышенными характеристиками и удобного в эксплуатации.
Достигаемый результат состоит в упрощении конструкции устройства, повышении его технологичности, уменьшении потерь лекарственного вещества при транспортировке его от капсулы к циклону, более полного захвата лекарственного вещества вихрем при вдыхании и более полного его использования за счет лучшего диспергирования. Результат достигается тем, что в ингаляторе для введения лекарственных веществ, содержащем корпус с отверстиями для прохода воздуха и выхода аэрозоля, причем последнее сообщено воздухопроводом с диспергатором, капсулу для вещества и дозирующий узел, установленный с возможностью перемещения дозы вещества от капсулы к диспергатору, выполненному в виде прямоточного циклона с осевым отверстием для прохода вещества и тангенциальными прорезями для прохода воздуха, и снабженному направителем и/или рассекателем и/или раскручивателем потока, дозирующий узел выполнен в виде подвижной колодки с бункером для приема вещества из капсулы и подачи его в циклон капсула для вещества соединена с колодкой через переходник и подпружинена относительно
колодки, а циклон устаиовлен с зазором относительно колодки, и тем, что тангенциальные прорези в циклоне имеют высоту 12-14 мм и ширину 0,75-0,85 мм, цричем суммарная площадь прорезей равна суммарной площади отверстий для прохода воздуха в корпусе, а зазор циклона с колодкой равен 0,10-0,15 мм, и тем, что циклон имеет круглое сечение с внешней выемкой для взаимодействия с капсулой для вещества и выполнен едино с корпусом, и тем, что колодка соединена с корпусом подвижно по направляющим с возможностью взаимного зацепления взаимодействующих элементов и имеет ограничители перемещения относительно корпуса, которые также являются направляющими для движения переходника по колодке, и тем, что входная часть переходника выполнена в виде воронки, выходная часть - в виде канала, профиль которого соответствует приемной части подвижной колодки, а средняя часть - имеет направляющие ребра жесткости.
Конкретный, но не ограничивающей настоящую полезную модель, пример выполнения ингалятора приведен на чертежах, где изображены: фиг.1 - общий вид ингалятора, фиг.2 - разрез общего вида, фиг. 3 - колодка, фиг.4 - переходник.
Ингалятор содержит корпус 1 с отверстиями 2, 3 для прохода воздуха и выхода аэрозоли соответственно, направляющие элементы 4, раскручиватель 5, циклон 6 с прорезями 7 для прохода воздуха и осевым отверстием 8 для прохода вещества, капсулу 9 для хранения вещества, переходник 10 для передачи вещества из капсулы к колодке с входной частью в виде воронки 11, выходной частью в виде канала 12 и средней
частью в виде направляющих ребер 13 жесткости, пружину 14 для плотного прижимания капсулы с переходником к поверхности подвижной колодки 15 с бункером 16, ограничителями 17 для ограничения перемещения колодки относительно корпуса и для направления движения переходника по колодке и направляющими 18 для взаимодействия с направляющими элементами корпуса.
Ингалятор работает следующим образом.
Воздействуя на колодку 15 рукой, пациент выдвигает ее по направляющим 4 корпуса посредством собственных направляющих 18 до положения , ограниченного ограничителем 17. При этом ограничители 17 как бы являются направляющими для движения относительно канала 12 переходника 10 и благодаря которым бункер 16 подается точно под канал 12. В бункер 16 через воронку 11 и канал 12 переходника 10 из капсулы 9 выдается определенная доля вещества, например, порошков «Сальтос, «Сальбен, «Сальгим, «Бенакорт, предназначенных для лечения астмы. После этого колодку 15 возвращают в исходное положение и бункер 16 с порошком соответствующего типа оказывается под отверстием 8 циклона 6. Пациент делает вдох. В циклоне создается разрежение. Атмосферный воздух через отверстия 2 поступает в корпус и оттуда через прорези 7 и зазор 19 попадает в циклон. Возникающее вихревое течение воздуха через отверстие 8 вытягивает частицы порошка из бункера 16 в циклон 6 , где в результате столкновения между собой и со стенкой циклона происходит разрушение агрегатов и перемешивание частиц с
воздухом. Выходя из циклона, аэрольный поток проходит через раскручиватель 5, при этом происходит ламинаризация потока. Одновременно происходит и дополнительное диспергирование частиц вследствие их инерционных столкновения с лопастями раскручивателя 5.
Поскольку между циклоном и колодкой имеется определенный зазор, то это обеспечивает более полный захват частиц из бункера 16 и большее насыщение аэрозоли частицами вещества. Поскольку суммарная площадь прорезей циклона равна суммарной площади отверстий для прохода воздуха в корпусе, то обеспечивается оптимальная скорость вихря в циклоне и максимальная выборка порошка из бункера. Формируемая таким образом аэрозоль лекарственного вещества через отверстие 3 корпуса выходит из ингалятора и поступает в дыхательные пути пациента.
Таким образом ингалятор имеет достаточно простую конструкцию (6 деталей против 14 в прототипе), следовательно, проще и дешевле в изготовлении. Циклон, как и раскручиватель, имеет единое выполнение с корпусом, что также упрощает конструкцию, а, главное, дает возможность точно выдерживать заданный зазор между циклоном и корпусом. Круглое сечение более технологично и улучшает структуру потока на входе в прорези (из-за отсутствия граней). Подпружиненность только капсулы обеспечивает ее лучший контакт с подвижной колодкой и, как следствие, более точное дозирование и уменьшение потерь. Форма переходника обеспечивает более полное прилегание к поверхности колодки и исключение полости канала. высыпания порошка из