Инструмент для измерения наружных и внутренних размеров сердца

Полезная модель относится к медицине, а именно к кардиохирургии .
Известен штангенциркуль (1), используемый в народном хозяйстве, состоящий из штанги с перемещающимися по ней продольными салазками. Штанга и салазки снабжены взаимно параллельными измерительными губками, расположенными перпендикулярно к штанге и салазкам.
Известен штангенциркуль, измерительный прибор широко применяемый в технике, состоящий из двух раздвижных штанг с нанесенной измерительной разметкой и параллельно расположенными измерительными щупами и губками, губки и щупы расположены перпендикулярно к штангам (2).
Известные инструменты невозможно использовать во время операции из-за их громозкости, неудобства в пользовании, возможности травмирования , разрывов хордального аппарата при измерении. Для безопасности и удобства измерения наружных диаметров сосудов, размеров внутрисердечных дефектов, атриовентрикулярных клапанов, величины заплат и других внутрисердечных структур Б предлагаемом инструменте имеются два длинных щупа на подвижной и стационарной частях инструмента с тупыми, скругленными - --v- i
снабжена кольцом , а подвижная - ручками.
Предлагаемый инструмент состоит из металлического стационарного сержня (1) и подвижного корпуса (2). Металлический стационарный стержнь (1) длиной 200 мм, диаметром 6 мм, снабжен подвижным кольцом (3), вращающимся вокруг продольной оси инструмента. На стержне нанесена миллиметровая шкала от О до 80 мм. На боковой поверхности выполнен желоб (4) глубиной 1 мм, шириной 2 мм. Подвижный корпус снабжен ручками (5) и выступом (6), выполненным в форме, соответствующей форме желоба, для предупреждения вращения корпуса вокруг продольной оси.
Подвижная и стационарная части заканчиваются двумя щупами (7) длиной 100-115 мм, отходящими перпендикулярно основным поверхностям.
Работа с инструментом осуществляется следующим образом. Для измерения наружных размеров сердца, магистральных сосудов необходимо нажатием на кольцо (3) и ручки (5) сдвигать подвижный корпус (2) относительно стационарного (1) до тех пор, пока щупы (7) не установятся в соответствии с измеряемым объектом. При этом выступ, находящийся на подвижном корпусе (6), скользит по желобу на стационарной части инструмента и не позволяет подвижной части вращаться вокруг своей оси {стационарного стержня). После этого производится считывание с разметки стационарного стержня. Тот же принцип используется при измерении внутренних размеров сердца, дефектов перегородок, атриовентрикулярных клапанов, заплат.