УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ И СТОП

Полезная модель относится к области медицины и предназначена для лечения заболеваний конечностей (кистей и стоп), с нарушениями двигательных функций при повреждении центральных или периферических отделов нейромышечного аппарата, а также может быть использована для тренировки моторики спортсменов.
Известно устройство для массажа, содержащее корпус, привод с вибратором и источником нагрева (1).
Недостатком данного устройства является невозможность его применения для лечения кисти.
Известно устройство для разработки пальцев кисти, содержащее корпус, пневмораспределительную систему и эластичные емкости (2,3).
Недостатком данного устройства является низкая эффективность лечебного воздействия.
Известно устройство для лечения травм кисти рук, содержащее основание, элементы фиксации руки и нагружающей механизм (4).
Известно устройство для массажа, содержащая рукоятку, выполненную из двух частей, соединенных амортизатором (5).
Недостатком данного устройства является низкая эффективность лечения при лечении пациентов с травмами конечностей.
Известно устройство для лечения травм конечностей, содержащее корпус и массажные элементы, выполненные в виде тел вращения с установленных на осях в корпусе (6).
Недостатком данного устройства является низкая эффективность лечебного воздействия.
Известно устройство для массажа, содержащее корпус, привод с вибратором и источник нагрева (7).
Недостатком данного устройства является низкая эффективность лечения.
Известно также устройство для лечения пациентов с травмой сухожилий конечностей, содержащее корпус, источник теплового воздействия, привод и массажные элементы, расположенные на осяx (8).
Недостатком данного устройства является низкая эффективность лечебного действия.
Целью создания полезной модели является повышение эффективности лечебного воздействия и сокращения тем самым сроков лечения.
Эта цель достигается тем, что оси выполнены дугообразной формы из упругого эластичного материала и направлены вогнутостью навстречу друг другу, причем массажные элементы выполнены из материала, образующего при трении о кожу человека электростатические заряды отрицательного знака, массажные элементы выполнены из эбонита, с уменьшающимся диаметром от средней части к краям корпуса, источник теплового излучения выполнен в виде лампы накаливания, размещенной в секции нижней части корпуса, секция размещения источник теплового излучения отделен от верхней секции съемным светофильтром, съемный светофильтр выполнен с перфорацией на своей поверхности.
Сравнение предлагаемого устройства с другими, известными в данной области медицины, показало его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель поясняется графическим материалом, на котором изображено предлагаемое устройство.
Положительный эффект от использования предлагаемого устройства основан на сочетанием воздействии теплового потока, электростатических зарядов отрицательного знака (электронотерапии), воздействия световым потоком определенной длины волны и механического воздействия (массажа).
Цветовое воздействие определенной длины волны способствует повышению эффективности и сокращению сроков лечения (9, 10).
Воздействие красным светом стимулирует кровообращение, повышает и усиливает эмоции.
Воздействие синим и голубым светом снижает напряжение, стрессовое состояние, снижает кровяное давление, способствует остановке кровотечения и снимает болевые ощущения.
Воздействие желтым светом оказывает благотворное влияние на кожный покров и нервную систему.
Воздействие зеленым светом оказывает успокаивающее действие на нервную систему и систему кровообращения, тонизирует протекание восстановительных процессов в организме.
Воздействие оранжевым светом оказывает благотворительное воздействие на нервную систему, пробуждает скрытые возможности организма, стабилизирует гормональное состояние.
Воздействие фиолетовым светом способствует снятию внутренних волнений, стабилизирует работу нервной и иммунной системы, стабилизирует работу кровообращения.
Предлагаемое устройство содержит корпус 1, источник 2 теплового воздействия, выполненной в виде лампы накаливания и размещенной в секции 3 внешней части корпуса 1. В верхней секции 4 корпуса 1 размещены на осях 5 и 6. Массажные элементы 7, выполнении в виде тел вращения и с уменьшающимся диаметром от средней части к краям корпуса 1. Оси 5, 6 выполнены из упруго-эластичного материала, имеют дугообразную форму и установлены выгнутостью навстречу друг другу. Массажные элементы могут быть выполнены из материала, образующего при трении о кожу человека электростатические заряды отрицательного знака, например из эбонита. Между секциями 3 и 4 корпуса 1 установлен съемный (заменяемый) светофильтр 8, имеющий отверстия перфорации 9 и своей поверхности. Для установки светофильтра, пропускающего свет заданной длины волны, в корпусе имеется прорезь 10 и опоры 11.
Оси 5 и 6 массажных элементов проходят через отверстия 12 в корпусе 1, снабжены на концах наконечниками 13 и имеют между наконечниками 13 и корпуса 1 пружины 14. Между собой в местах пересечения в корпусе оси 5 и 6 имеют объединительные кольца 15.
Устройство для лечения пациентов, например, сухожилий в пальцах кисти используют следующим образом.
Объем корпуса 1 нагревается до температуры 37-39°С. Пациент вводит кисть в полость 16 между массажными элементами и установленными на осях 5 и 6. Перемещая возвратно-поступательную нить, производят ее массаж. В процессе перемещения кисти при трении массажных элементов 7 о кожу в них возникают электростатические заряды отрицательного знака, которые «стекают» с них и оказывают электротерапевтическое воздействие на кисть пациента.
Световой и тепловой потоки от источника 2 поднимаются в верхнюю часть 4 корпуса 1 и оказывают благотворное влияние на кисть пациента. Наличие отверстий 9 перфорации не препятствуют прохождению теплового потока.
В основе лечебного действия предлагаемого устройства лежит одновременное сочетанное воздействие на конечность следующих факторов: механическое воздействие (массаж), тепловое воздействие, цветотерапевтическое (светотерапевтическое) воздействие и электронотерапевтическое воздействие. Комплексное, сочетанное воздействие четырех факторов создает наиболее благоприятные условия для уменьшения и ликвидации рубцовых
сращений в области поврежденного сухожилия. Это достигается путем увеличения ползучести рубцов под воздействием факторов устройства.
Использование предлагаемого устройства позволяет повысить эффективность и сократить сроки лечения.
Устройство возможно и целесообразно использовать как в стационарных медицинских учреждениях, так и в домашних условиях по рекомендации врача.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Патент Франции №2326913, кл. А 61 Н 23/00, 1978 г.
2. Авт. свид. СССР №656623, кл. А 61 Н 1/02, 1979 г.
3. Авт. свид. СССР №425629, кл. А 61 F 1/08, 1972 г.
4. Авт. свид. СССР №555886, кл. А 61 Н 1/02, 1977 г.
5. Авт. свид. СССР №1489773, кл. А 61 Н 15/00, 1989 г.
6. Патент Германии №213038, кл. 30 Х 6/09, 1909 г.
7. Заявка Франции №2497660, кл. А 61 Н 23/02, 1982 г.
8. Авт. свид. СССР №1122319, кл. А 61 Н 23/02, 1984 г.
9. Н.Паньямента «Цветопунктура для детей», М., 1998 г.
10. Д.Корво, Л.Вернер-Бондз «Целебная сила цветотерапии», М., 1998 г.