КОМПРЕССИОННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ

Полезная модель относится к области измерительно-испытательной техники и может быть использовано для испытаний слабых грунтов на компрессию и консолидацию во всех областях строительства.
Известен компрессионный прибор для испытания слабых грунтов, включающий нижнюю обойму с двойным дном, верхнюю обойму с упорами для индикаторов, рабочее режущие кольцо, направляющее кольцо и держатели индикаторов (см., например, Техническое описание. «Прибор Компрессионный Настольный», - Институт «Гидропроект» Министерства Строительства электростанций СССР, Москва, 1960).
Недостатком известного прибора является то, что из-за малого, примерно 1 мм, диаметра отверстий в штампах существующих приборов искажается, «угнетается» процесс фильтрации воды из образца, так как слабые, например органоминеральные, органические и глинистые повышенной влажности, грунты обладают более высокой влажностью по сравнению с минеральными, например глинистыми грунтами. Следовательно, опыты с такими грунтами дают «угнетенную» консолидации, что существенно искажает результаты испытаний, давая увеличенные сроки консолидации. Кроме этого, конструкция известного прибора располагает ограниченными возможностями для моделирования в опыте различных условий фильтрации поровой воды.
В основу полезной модели поставлена задача увеличения водопропускной способности штампа прибора и возможности моделирования в опыте различных условий фильтрации, как открытой, так и закрытой систем, что приблизит условия отжатия поровой воды из образца грунта к реальным условиям работы грунта в конструкции.
Поставленная задача решается тем, что в компрессионном приборе для испытания слабых грунтов, включающий нижнюю обойму с двойным дном, верхнюю обойму с упорами для индикаторов, рабочее режущие кольцо, направляющее кольцо и держатели индикаторов, отличающийся тем, что компрессионный прибор для испытания слабых грунтов снабжен верхним штампом с посадочным местом для установки пластин с различной перфорацией или неперфорированной пластины и нижним штампом в виде съемных перфорированных или неперфорированных пластин, а также крышкой для сохранения в образце грунта влаги во время испытаний.
Поскольку компрессионный прибор для испытания слабых грунтов снабжен верхним штампом с посадочным местом для установки пластин с различной перфорацией или неперфорированной пластины и нижним штампом в виде съемных перфорированных или неперфорированных пластин, а также крышкой для сохранения в образце грунта влаги во время испытаний.
Компрессионный прибор для испытания слабых грунтов работает следующим образом.
В зависимости от установленных условий фильтрации воды из образца в нижнюю обойму по резьбе устанавливается перфорированная либо неперфорированная пластина. При этом верхний штамп прибора представляет собой сборную деталь, состоящую из обоймы и пластины. В верхний штамп также по резьбе устанавливается перфорированная либо неперфорированная пластина. С торцов режущего кольца на поверхность образца грунта накладываются кружки фильтровальной бумаги. Режущее кольцо с грунтом ставится острым краем вверх на установленную в нижней обойме пластину. Нижняя обойма свинчивается с верхней обоймой. В верхнюю обойму ввинчивается направляющее кольцо. Сверху на образец грунта, который находится в режущем кольце, накладывается верхний штамп с установленной перфорированной или неперфорированной пластиной. Патрубки, расположенные в нижней обойме, жесткими резиновыми трубками соединяются с отрезками стеклянных трубок длиной около 15 см, которые во время опыта должны стоять вертикально. На верхний штамп прибора к держателям крепятся индикаторы. Конструкция прибора дополнена крышкой, которая устанавливается на верхний штамп прибора. Крышка должна быть изготовлена из прозрачного материала (пластмассы), так как при проведении опыта необходим контроль за уровнем воды в приборе. Использование крышки позволяет сохранить влагу в образце во время испытаний.
Приложение нагрузки на образец грунта осуществляется механизмом нагружения как и на известном компрессионном приборе, только эта нагрузка прикладывается непосредственно к верхнему штампу.