УГЛОМЕР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

Предлагаемая полезная модель относится к медицине, а именно к стоматологии и может быть использована для измерения угла наклона зубов и других поверхностей в челюстно-лицевой области.
Известен инструмент для измерения угла наклона фронтальных зубов, разработанный Н.А.Пучко (Л.С.Величко. Профилактика и лечение артикуляционной перегрузки пародонта. Минск, 1985 с.39), который состоит из штатива с указателем горизонтальной плоскости и маятникового угломера с контрольной линейкой, имеющий специальные вырезы для правильного установления ее на зуб.
Таюке известен способ измерения угла наклона зубов с помощью измерительного инструмента, разработанного Шамсиевым X.Н. и Махсуловым С.Ш. (а.с. 1569003 А 61 с 19/04 1990 г.), состоящего из корпуса в виде полого цилиндра, на который надета скользящая муфта, на конце которой расположены центральный щуп и два боковых. Боковые щупы упираются в соседние зубы. Центральный щуп упирается в зуб, подлежащий измерению. Данное устройство взято за прототип.
Недостатки данного устройства заключаются в том, что в случае отсутствия одного из соседних или обоих зубов измерение наклона измеряемого зуба затруднено, расстояние между двумя боковыми щупами фиксировано, что также является неудобством.
Технический результат-возможность измерения при отсутствии соседних зубов, удобство эксплуатации, упращение устройства
На фиг 1 изображено предлагаемое устройство, общий вид.
Устройство для измерения угла наклона зубов представляет собой угломер бытовой для измерения отклонений поверхностей от вертикали и горизонтали (УБХ 4 ТУ 50-18-77 APT 08-24), на корпусе 1 которого закреплена
опорная штанга 2, заканчивающаяся измерительной плоскостью 3, соединенной со стрелкой 4 угломера через шарнир 5 к тяге 6.
Устройство используется следующим образом для измерения угла наклона зуба устанавливают стрелку измерителя на отметке «0» на плоскости, параллельной окклюзионной плоскости и уровню горизонтали. Измерительную плоскость подводят к наклоненной поверхности зуба. Степень наклона считают на табло по уровню отклонения стрелки по часовой - (+) угол и против часовой стрелки - (-) угол (схема).
Клинический результат
Измерения проводились на 20 моделях.
Пример 1.
Больная Е. 1960 г.р. история болезни №3107 обратилась в стоматологическую поликлинику БГМУ с дефектами зубных рядов осложненными деформациями зубов и зубных рядов 25.02.1998 г. Диагноз: генерализованный пародонтит средней степени тяжести. Дефекты зубных рядов в/ч и н/ч 3 класс по Кеннеди, осложненный комбинированной деформацией в боковых отделах Такая патология для протезирования требует удаления деформированных зубов. После измерений, проведенных с помощью угломера стоматологического стало возможным сохранение этих зубов и предложено рациональное протезирование. Это позволило полностью восстановить жевательную эффективность и эстетику.
Пример 2.
Больная 3. 1951 г.р. обратилась с дефектами зубных рядов и значительным вестибулярным наклоном передних зубов. Диагноз: генерализованный пародонтит. Дефект зубного ряда на в/ч 3 класс по Кеннеди. Наклон фронтальных зубов 12 градусов измерения позволили без удаления передних зубов провести эстетическое протезирование.
Пример 3.
Больной С. 1975 г.р. обратился с дефектами и небным наклоном передних зубов верхней челюсти. Диагноз: дефект коронковой части фронтальных зубов на в/ч. Небный наклон 12, 11, 21, 22 зубов на 5 градусов. После проведенных измерений был определен оптимальный угол наклона штифтовых конструкций, восстанавливающих разрушенные зубы. Это позволило полностью восстановить эстетику.