Установка для оценки эффективности экранирования кровельными материалами электромагнитного поля от линий электропередач в естественных условиях
INSTALLATION FOR ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF SHIELDING OF ELECTROMAGNETIC FIELD BY ROOFING MATERIALS FROM POWER LINES IN NATURAL CONDITIONS

Изобретение относится к области исследования экранирования кровельными материалами электромагнитного поля линий электропередач и может быть использовано для проведения научных исследований в указанной области. Предназначено для повышения удобства оценки эффективности экранирования кровельных материалов применяемых в строительстве от воздействия электромагнитных полей линий электропередач в естественных условиях.
2
Известна установка для оценки защиты кровельными материалами от электромагнитного поля линий электропередач [Свиридова, Е.Ю. Экологический мониторинг и повышение электромагнитной безопасности урбанизированных территорий вблизи линий электропередачи (на примере г. Ногинска) / Е.Ю. Свиридова: дисс. на соиск. канд. техн. наук: 05.23.19. - Москва: [б.и.], 2012. - 126 с.]. Установка типа «навес» состоит из двух опор размещенных на высоте 2 метра от поверхности земли, со скатами площадью 2,8 м и углом между ними 50° из шифера, ондулина, металлочерепицы и листовой стали. При измерении напряженностей электрического и магнитного полей прибор размещают непосредственно под установкой экрана-навеса. Навес из исследуемых кровельных материалов можно размещать продольно и поперечно по отношению к проводам линий электропередач.
Основным недостатком такой установки является то, что при проведении измерений напряженности электрического и магнитного полей есть ограничение по высоте измерения и отсутствие возможности установить ее на любую поверхность кроме почвы. Кроме того, конструкция является неразборной.
Известна установка для оценки уровня напряженности электрического и магнитного полей на уровне 1,8 метров в естественных условиях до и после применения экранирующих материалов (шифер, металлочерепица, листовая сталь, ондулин) [Музаева, Л.В., Муслаев, И.А. Экологический мониторинг электромагнитного загрязнения г. Каспийска в зоне линий электропередач / Л.В. Музаева, И. А. Музаев // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. Т. 10. - №3. - 2016. - С. 73-78].
Недостатком установки для оценки эффективности экранирования электромагнитного поля от линий электропередач является конструкционная сложность: из-за наличия двух опор расположенных близко друг к другу для установки экранирующего материала, неудобно измерять вектор напряженности электрического и магнитного полей в трех ортогональных системах координат, что увеличивает время проведения таких измерений.
Цель изобретения - сокращение времени и расширение пределов измерений, уменьшение трудоемкости работ по оценке эффективности экранирования кровельных материалов от электромагнитного поля линий электропередач.
Техническая задача, решаемая посредством предложенного изобретения, состоит в разработке конструкции установки, которая позволяет расширить пределы измерений по высоте, сократить время измерений, уменьшить трудоемкость работ, обеспечивая транспортабельность и обслуживание одним человеком.
Технический результат - обеспечение возможности оценки эффективности экранирования кровельных материалов на разной высоте от линий электропередач, сокращение времени и уменьшение трудоемкости оценки эффективности экранирования кровельных материалов от электромагнитного поля линий электропередач.
Для достижения указанного технического результата предлагается использовать установку, состоящую из деревянных брусков, включающую в себя крестовину, стойку и двух рамок, соединенных между собой посредством саморезов под углом 90 градусов. Отличительной особенностью заявляемого изобретения является то, что установка имеет одну стойку, которая изменяется по высоте, путем перемещения верхней опоры вверх по стороне нижней с возможностью фиксации и быстрой смены исследуемых образцов кровельных материалов с помощью накладывания на рамки, исключая их сползания при помощи металлических уголков фиксаторов.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен чертеж крестовины, на фиг. 2 - вид спереди (главный вид), на фиг. 3 - вид слева.
Крестовина - 1 (фиг. 1) состоит из деревянных брусков размеров (40×40) мм длиной 600 мм. Они соединены посредством саморезов с таким расчетом, чтоб в центре получился квадрат - 2 со сторонами (40×40) мм, который являет отверстием для крепления стойки.
Стойка (фиг. 2, 3) состоит из нижней - 3 размером (40×40) мм и верхней опоры - 4 размером (40×20) мм с высотой по 2000 мм каждая.
В опорах просверлены отверстия - 5 (фиг. 2, 3) диаметром 8 мм с шагом 100 мм.
Посредством перемещения верхней опоры - 4 вверх по стороне нижней - 3 происходит изменение высоты стойки (фиг. 3).
Фиксация требуемой высоты осуществляется с помощью двух болтов, которые вставляются в отверстия - 5 (фиг. 3).
На вершине стойки - 4 расположены две рамки - 6, соединенные между собой под углом 90 градусов из деревянных брусков (40×20) мм, образуя квадрат со сторонами (500×500) мм (фиг. 3).
Для фиксации исследуемых образцов материалов применяются металлические уголки - 7 (фиг. 2, 3) размером (10×10×10) мм в количестве 4 шт., расположенные на краях бруска.
Рамки соединяются с верхней опорой посредством болта - 8 (фиг. 3).
Установка используется следующим образом.
Установка собирается и устанавливается непосредственно под проводами линий электропередач между двумя опорами в точке наибольшего провисания проводов над землей.
Конструкция перемещается в разборном виде из трех частей и собирается путем вставки в отверстие 2 крестовины 1 (фиг. 1) стойки 3 (фиг. 2), на которую закрепляются рамки 6 для накладывания исследуемых материалов (фиг. 2).
Далее на рамки 6 накладывают исследуемые образцы кровельных материалов размером (500×500) мм (фиг. 2, 3) и проводят измерение электромагнитного поля.
Измерения электромагнитного поля можно проводить на разной высоте от линий электропередач, изменяя высоту стойки, путем движения верхней опоры - 4 вверх, фиксируя высоту двумя болтами с помощью отверстий 5 (фиг. 3).
Таким образом, в значительных пределах повышается удобство проведения оценки экранирования кровельных материалов от электромагнитного поля линий электропередач, создается возможность оценки эффекта экранирования на разной высоте от линий электропередач.