ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАСТРОЙКИ И КАЛИБРОВКИ БУЙКОВЫХ УРОВНЕМЕРОВ

Устройство относится к области измерительных приборов, в частности к устройствам для настройки и калибровки буйковых уровнемеров.
Известно устройство для калибровки датчиков уровня (см. патент на полезную модель РФ №40108, 19.11.2003), включающее снабженную уровнями плату с подвижным горизонтально установленным валом, на одном конце которого неподвижно укреплен лимб, снабженный маховиком, а на другом - платформа для размещения поверочного датчика, при этом плата установлена на подвеске с регулировочными винтами, недостатком которого является большая трудоемкость осуществления операций настройки и калибровки буйковых уровнемеров при их эксплуатации.
Известно устройство для контроля силоизмерительных датчиков (см. патент на полезную модель РФ №15934, 03.05.2000), содержащее станину в виде установленной на колоннах опорной плиты, на которой установлен узел для закрепления контролируемых датчиков со средствами приложения силы и регистрации и подъемный механизм с приспособлением для поочередного нагружения датчика образцовыми грузами, выполненными в виде дисков. Недостатком данного устройства является невозможность обеспечения установки рабочего диапазона тензопреобразователя, применяемого в устройстве для настройки и калибровки буйковых уровнемеров.
Наиболее близким аналогом является устройство, описанное в техническом описании и инструкции по эксплуатации 08919250 ТО "Преобразователи измерительные уровня буйковые взрывозащищенные Сапфир-22ДУ-Ви и Сапфир-22ДУ-Ех" и методике настройки буйковых уровнемеров (см. "Техническое описание, инструкция по эксплуатации 003192250ТО"). Данное устройство содержит корпус, станину с регулирующими выдвижными опорами, стойки с верхним основанием для установки тензопреобразователя уровнемера, набора грузов с подвеской, измерительного блока, блока питания и измерителя выходного сигнала тензопреобразователя.
Недостатком данного устройства является то, что оно не позволяет обеспечить требуемую точность настройки буйковых уровнемеров непосредственно на месте их установки, что снижает производительность труда при настройке и калибровке уровнемеров.
Технический результат заявляемого устройства состоит в повышении производительности труда за счет использования переносного устройства для настройки и калибровки буйковых уровнемеров типа «Сапфир - 22ДУ» непосредственно на месте их установки. При этом исключается повреждение настройки при монтаже (демонтаже) и траспортировке уровнемеров для их настройки в лабораторных условиях.
На фиг.1 показано переносное устройство для настройки и калибровки буйкового уровнемера.
На фиг.2. показан кронштейн переносного устройства с котировочным элементом.
Заявляемое устройство представляет собой кронштейн, состоящий из резьбовой втулки 5 с закрепленной на ней пластиной 7, на которой установлено колесо блока 9, вращающегося на оси 10. Кронштейн закреплен на корпусе уровнемера 2 на штатной резьбе, при этом через колесо блока 9 перекинут тросик 8, один конец которого крепится через крючок 4 к стремянке 3 с буйком 1, а другой конец крепится к набору грузов 11, причем ось тросика 8 и ось стремянки 3 с буйком 1 совпадают.
Переносное устройство для настройки и калибровки буйковых уровнемеров работает следующим образом.
Перед началом работы производится юстировка положения кронштейна для совмещения оси тросика 8 с осью стремянки 3 с буйком 1. Для этого через колесо блока 9 перебрасывают тросик 8 с набором грузов 11 и путем подвижки пластины 7 при ослабленных винтах 6 производится юстировка.
Далее настройку и калибровку буйкового уровнемера производят согласно инструкции по эксплуатации на прибор - 08919250 ТО, устанавливая необходимый груз 11 и регулируя выходной ток буйкового уровнемера.
При весе груза Р=0 выходной ток уровнемера А=4 ма.
При весе груза Р=весу жидкости, вытесненной буйком (максимум) выходной ток уровнемера А=20 ма.