ПАЙПЕЛЬ

Полезная модель относится к гинекологии, и может быть использована при асептическом заборе материала из полости матки для микробиологических, молекулярно-биологических исследований.
Известен аналог устройства [Клинико-бактериологические и клинико-морфологические сопоставления при неспецифических воспалительных заболеваниях внутренних гениталий женщин. - Кодкина Т.Г., дисс. ... канд. мед. наук. - Челябинск., 1975.]. Аналог состоит из воронкообразной трубки, длиной 60 мм с диаметром отверстия 3 мм. Узкий конец трубки закрывается металлической крышкой, закрепленной шарниром. Через устройство вводится игла диаметром 2 мм со сточенным тупым концом, которая отодвигает металлическую крышку. К недостаткам данного устройства относятся: опасность перфорации матки при введении иглы, отсутствие массового поточного производства данной модели, трудоемкость метода.
Известен пайпель для забора материала из полости матки для гистологических и микробиологических исследований [Eckert L.О., Watts D.H., Thwin S.S., Kiviat N., Agnew К.J., Eschenbach D.A. Histologic Endometritis in Asymptomatic Human Immunodeficiency Virus-Infected Women: Characterization and Effect of Antimicrobial Therapy. - Obstetrics & Gynecology 2003; 102: 962-969], состоящий из наружного полимерного корпуса и внутреннего поршня. К недостаткам этой конструкции относится отсутствие асептичности взятого материала, ввиду загрязнения дистальной части устройства и первых порций аспирата.
Задачей полезной модели является обеспечение асептичности забора гистологического материала.
Поставленная задача решается тем, что пайпель, содержащий полимерный циллиндрический корпус и полимерный поршень, в дистальной части содержит желатиновую пробку.
На фиг.1 и 2 схематично показан пайпель, где:
1 - корпус, 2 - поршень, 3 - боковое отверстие, 4 - дистальная часть, заполненная стерильным 10% желатином, 5 - внутренний зев шейки матки, 6 - цервикальный канал, 7 - полость матки.
Пайпель состоит из циллиндрического полимерного корпуса 1, плотно притертого полимерного внутреннего поршня 2. В дистальной части корпуса находится боковое отверстие 3 для забора материала. Поршень 2 свободно перемещается в корпусе 1.
Устройство используют следующим образом.
Дистальную часть 4 корпуса 1 стерильного пайпеля заполняют стандартным стерильным 10% раствором желатина, путем вытягивания поршня 2 на длину 10 мм. Подготовленное таким образом устройство, после обработки наружных половых органов, шейки матки и ее фиксации, вводят в цервикальный канал 6. Пайпель вводят на всю длину цервикального канала 6 (2-2,5 см) и несколько за внутренний зев 5. Здесь раствор желатина выдавливают выталкиванием поршня 2. Затем устройство вводят в полость матки 7 на всю ее длину до достижения дна и выполняют забор материала, оттягиванием поршня 2. После этого пайпель извлекают и стерильными ножницами срезают 5 мм корпуса 1 в дистальной части.
При использовании данного устройства возможен забор материала из полости матки без загрязнения его путевой микрофлорой из цервикального канала. При этом материал, забранный из полости, не содержит примеси цервикальной микрофлоры. Так было обследовано 40 пациенток с гистологически подтвержденным диагнозом хронического эндометрита.
Предлагаемое устройство повышает диагностическую ценность микробиологических исследований, безопасно и удобно в использовании.
Авторы:
1. Рудакова Елена Борисовна: 644010, г.Омск - 010, ул.Маяковского д. 17, кв.15.
2. Лузин Александр Александрович: 644123, г.Омск - 123, ул.70 лет Октября д.14, кв.52.
3. Лихачев Андрей Владимирович: 644022, г.Омск - 022, ул.Волгоградская д.2, кв.77.
4. Богданова Ольга Николаевна: 644034, г.Омск - 034, ул.Сазонова Д.208А, кв.27.