ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Полезная модель относится к области радиографического контроля и может быть использована при радиографическом контроле полимеров, биоматериалов, керамики, металлов и композитов и их соединений с использованием оцифровщиков снимков, а также при использовании компьютерной радиографии с использованием цифровых детекторных систем и с «фосфорными» запоминающими пластинами многоразового использования.
Известны имитаторы, имеющие произвольную форму, на которые нанесены канавки и отверстия, имеющие нормированную глубину и ширину канавок, а также диаметров отверстий (ОСТ 102-51-85) [1]. Однако, при цифровой обработке возможна потеря информативности изображения, вследствие изменения параметров изображения при его обработке. Выявляемость канавок и отверстий будет изменяться при изменении яркости и контрастности изображения, от изменения отношения сигнал/шум, а также от изменения внутренней нерезкости.
Известен двухпроволочный эталон Duplex (EN 462-5) [2], предназначенный для определения нерезкости изображения снимков при радиографическом контроле. Эталон состоит из 13 пар проволок различного диаметра, являющихся имитаторами дефектов, впаянных в жесткий пластик. Проволочные пары размещены через равные расстояния, соответствующие диаметру проволоки.
Однако, использование данного эталона не может гарантировать достижения базового пространственное разрешение цифрового детектора при различных отношениях Сигнал/Шум. Полученное значение базового пространственного разрешения так же чувствительно к изменению яркости и контрастности изображения.
Технической задачей полезной модели является повышения надежности выявления дефектов за счет использования тест образца с имитированными плоскими дефектами.
Технический результат заключается в получении изображений имитаторов дефектов. При этом любое изменение режимов экспонирования, а также параметров цифрового изображения приведет к изменению количества выявляемых имитаторов дефектов.
Поставленная задача решается тем, что при цифровом радиографическом контроле используется индикатор качества изображения с имитированными плоскими дефектами. Индикатор качества изображения представляет пластину толщиной, равной толщине контролируемого материала, разделенную на 100 квадратов со стороной 10 мм. Квадраты разделены между собой канавками, глубиной 0,6 толщины контролируемого материала. В 50 квадратах выполнены пазы шириной 0,1 мм, глубиной от 1% до 6% толщины контролируемого материала. Пазы имитируют плоские дефекты. Длина всех пазов составляет 6 мм. Номера квадратов, в которых размещены пазы, и координаты начала и конца пазов выбираются случайным образом и фиксируются в паспорте на индикатор качества изображения.
Полезная модель поясняется чертежом, где на фиг. 1. (1 - индикатор качества изображения, 2 – паз, имитирующий плоский дефект)  схематично изображен общий вид индикатора качества изображения.
Индикатор качества изображения используется следующим образом. Перед проведением радиографического контроля проводится установка индикатора качества изображения рядом с контролируемым объектом, либо, если такая возможность отсутствует, выполняется экспонирование эталона качества на тех же режимах, что и контролируемого объекта.
Далее выполняется экспонирование объекта, и на цифровом рентгеновском изображении определяются видимые пазы. Изменение параметров изображения, например контрастности, или параметров контроля, например фокусного расстояния, приведет к изменению количества выявленных пазов. Путем нормирования количества определяемых пазов можно сформулировать требования к качеству цифрового рентгеновского изображения и оценить допустимость изменений, вносимых при цифровой обработке снимка.
Таким образом, использование предлагаемого индикатора качества изображения позволяет оценить допустимость применяемой обработки цифрового радиографического изображения.
Список литературы:
1 ОСТ 102-51-85. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Радиографический метод.
2 DIN EN 462-5. Неразрушающий контроль. Качество изображения радиографических снимков. Часть 5. Индикаторы качества изображения (типа сдвоенной проволоки) и определение общей нерезкости изображения.