СЕНСОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ В ВОЗДУХЕ

Сенсор для определения горючих газов в воздухе МКИ 6 S 01 N 15/02
Сенсор для определения горючих газов в воздухе относится к области анализа газов термохимическим методом и представляет собой устройство, предназначенное для измерения их концентрации.
Известны газоаналитические устройства - сенсоры для определения  газовв воздухе, основанные на использовании термохимического метода анализа /1/. Этот метод анализа состава газов заключается в измерении теплового эффекта экзотермической реакции, осуществляемой на катализаторе с участием определяемого компонента. В качестве чувствительного элемента обычно используют платину, обладающую химической стойкостью и линейной зависимостью сопротивления от температуры.
Известно устройство, в котором в качестве чувствительного элемента использован пьезокристаллический преобразователь, выполненный в виде пьезокварцевой основы, имеющей термочувствительный срез, и с обеих сторон которой нанесены электропроводящие обкладки, подключенные к измерителю частоты собственных колебаний /2,3/.
Целью предлагаемого сенсора для определения горючих газов в воздухе является повышение чувствительности измерений.
Цель достигается тем, что на термочувствительный срез пьезокварцевой основы нанесен катализатор, взаимодействующий с анализируемым горочим газом с выделением тепла. Причем катализатор или анализируемый газ подогреты до температуры протекания реакции окисления горючего газа на катализаторе.
Развитием является сенсор для определения горючих газов в воздухе, в котором на пьезокварцевую основу нанесены дополнительные электропроводящие полоски, например кольцевые, без катализатора, подключенные к источнику тепла.
Развитием является и то, что сенсор для определения горючих газов снабжен второй пьезокварцевой основой с электропроводящими обкладками и полосками, но в которой на термочувствительный срез не нанесен катализатор.
катализатором и пьевокварцевую основу 3 без катализатора. В качестве катализатора использован слой платины.
Сенсор для определения горочих газов работает следующим образом. Пьезокварцевый преобразователь имеет собственную частоту колебаний, которая измеряется, согласно /4/. Анализируемый воздух с горючим газом, проходит через общую камеру 1, где нагревается до температуры 100 - EOQjg( 0. Проходя над катализатором на пьезокварцевой основе 2, горючий газ окисляется и дополнительно нагревает пьезокварцевую основу 2. Из-за этого дополнительного нагрева собственная частота пьезокварцевой основы 2 с катализатором отличается от собственной частоты пьезокварцевой основы 3 без катализатора. Разница частот и позволяет определить концентрацию горочих газов с повышенной чувствительностью и точностью.
Изготовлены опытные образцы сенсора для определения горючих газов на базе серийно выпускаемых пьезокварцевых преобразователей. Они показали свою работоспособность и продемонстрировали повышенную чувствительность.
1.Методы анализа неорганических газов. - М. г йшияДЭ З.
2.Патент РФ N 2006826, кл. 6 G 01 N 15/02, оп. 1994.
3.Патент РФ N 2035731, кл. 6 G 01 N 27/12, оп. 1995.
4.Физический энциклопедический словарь. -М., 1984, с. 599.
Авторы/у 3 Зуев Б. К.
- 2 Литература
-Оленин А.Ю.
Подлесных С.В.