БЕЗОПАСНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ШПРИЦ ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полезная модель относится к терапии, хирургии, эпизоотологии и лабораторной диагностике инфекционных заболеваний, а именно, к инструментам для инъекций. Наиболее эффективно применение безопасного пластикового шприца для однократного использования при его подготовке к выполнению инъекции и подготовке его к последующей утилизации.
Известен пластиковый шприц для однократного использования, содержащий цилиндр, поршень с опорной площадкой для большого пальца, подигольный конус для крепления муфты металлической инъекционной иглы, снабженной защитным колпачком в виде пластикового контейнера, который выпускается в собранном виде. Такие пластиковые шприцы стерилизованы в заводских условиях и упакованы в отдельные пакеты. В каждый пакет вложен шприц с надетой на него металлической инъекционной иглой с защитным колпачком в виде пластикового контейнера (Гребенев A.JI., Шептулин А.А., Хохлов A.M. Основы общего ухода за больными: Учеб. пособие. - М.: Медицина, 1999. - С. 84 - [1]).
Однако, при работе с такими шприцами возможны травмы-уколы рук специалиста, выполняющего доинъекционные и постинъекционные манипуляции. Так, при снятии плотно подогнанного защитного колпачка с металлической инъекционной иглы возможно возвратно-поступательное продвижение руки персонала со снятым защитным колпачком с последующей травмой-уколом раскрытой металлической инъекционной иглой.
Кроме того, после выполнения инъекции необходимо закрыть металлическую инъекционную иглу защитным колпачком для последующего сбора пластиковых шприцов перед их утилизацией. При этом врачу не всегда сразу удается точно сопоставить острие металлической инъекционной иглы с входным отверстием защитного колпачка в связи с его небольшим внутренним диаметром. Это довольно часто влечет аутоуколы мягких тканей персонала при помещении металлической инъекционной иглы в защитный колпачок.
Также металлические инъекционные иглы легко поддаются деформации при несоблюдении угла, под которым их помещают в защитный колпачок. Как следствие острие металлической инъекционной иглы может изнутри проколоть стенку защитного колпачка. В результате при сборе пластиковых шприцов для их утилизации не исключен укол пальцев персонала острием металлической инъекционной иглы. В целом, при нахождении руки специалиста перед острием металлической инъекционной иглы может быть спровоцирована если не травма-укол, то соприкосновение с металлической инъекционной иглой, несущей остатки инъекционного раствора.
Как следствие после аутоуколов возможно попадание инъекционного раствора, например, в виде вакцины, в организм персонала. Может развиться локальное воспаление, аллергическое состояние и даже заражение, если работа проводилась с лабораторными животными и ставилась биопроба введением суспензии патологического материала. К сожалению, в истории известны различные случаи заболевания микробиологов и вирусологов, и даже заражение и их гибель, например, от геморрагической лихорадки Эбола.
Задачей предлагаемого решения является повышение атравматичности пластиковых шприцов для однократного использования.
Поставленная задача достигается благодаря тому, что известный безопасный пластиковый шприц для однократного использования, содержащий цилиндр, поршень с опорной площадкой для большого пальца, подигольный конус для крепления муфты металлической инъекционной иглы, снабженной защитным колпачком в виде пластикового контейнера, согласно полезной модели, опорная площадка для большого пальца выполнена с бороздкой, проходящей вдоль ее диаметра, а защитный колпачок дополнительно снабжен упругим пластиковым стержнем, выполненным с диаметром сечения равным диаметру сечения бороздки опорной площадки для большого пальца и расположенным вдоль по всей длине шприца параллельно его продольной оси в положении при закрытом защитным колпачком шприце, причем один его конец закреплен на внешней поверхности защитного колпачка, а другой выполнен Г-образно с упором в бороздку опорной площадки для большого пальца.
Техническая сущность предлагаемой полезной модели представлена на чертежах, где:
на фиг. 1 - предлагаемый безопасный пластиковый шприц для однократного использования в закрытом состоянии (общий вид);
на фиг. 2 - предлагаемый безопасный пластиковый шприц для однократного использования в рабочем положении.
Безопасный пластиковый шприц для однократного использования содержит цилиндр 1, поршень 2, подигольный конус 3, металлическую инъекционную иглу 4 с муфтой 5. При этом металлическая инъекционная игла 4 закрыта защитным колпачком 6 в виде пластикового контейнера, закрепленным на упругом пластиковом стержне 7 с Г-образным свободным концом 8 для опоры пальцев, а опорная площадка для большого пальца 9 на поршне 2 выполнена с бороздкой 10 под Г-образный свободный конец 8 упругого пластикового стержня 7.
Безопасный пластиковый шприц для однократного использования работает следующим образом: вскрывают упаковку безопасного пластикового шприца для однократного использования и снимают защитный колпачок 6 с металлической инъекционной иглы 4. Для этого берут безопасный пластиковый шприц для однократного использования в левую руку, а пальцами правой руки раскрывают Г-образный свободный конец 8 (направление продвижения при раскрытии показано на фиг. 1 - белой стрелкой). Так как упругий пластиковый стержень 7 легко поддается деформации, то он отгибается при приложении усилия к его Г-образному свободному концу 8.
После чего, придерживая указательным пальцем муфту 5 металлической инъекционной иглы 4, снимают с нее защитный колпачок 6, продвижением упругого пластикового стержня 7 (направление продвижения указано на фиг. 1 черной стрелкой).
После этого выполняют внутримышечную инъекцию животному в заранее выстриженное и обработанное для этого место. Направление безопасному пластиковому шприцу для однократного использования придают указательным пальцем, который располагают поверх шприца. Прокалывают кожу и вводят металлическую инъекционную иглу 4 на необходимую глубину, а затем вводят содержимое безопасного пластикового шприца для однократного использования, оказывая давление на опорную площадку для большого пальца 9 поршня 2. После введения препарата извлекают металлическую инъекционную иглу 4, потянув безопасный пластиковый шприц для однократного использования в обратном направлении.
Перед последующей утилизацией безопасного пластикового шприца для однократного использования, не снимая металлическую инъекционную иглу 4 с подигольного конуса 3, одевают на нее защитный колпачок 6. Для этого пальцами левой руки берут упругий пластиковый стержень 7 за Г-образный свободный конец 8 и правой рукой направляют безопасный пластиковый шприц для однократного использования острием металлической инъекционной иглы 4 внутрь защитного колпачка 6, который надвигают на металлическую инъекционную иглу 4 до упора в муфту 5 (направление продвижения указано на фиг. 2 черной стрелкой). При этом кисть руки персонала, выполняющего постинъекционную манипуляцию, за счет упругого пластикового стержня 7 удалена от прохождения острия металлической инъекционной иглы 4.
Если металлическая инъекционная игла 4 с первого раза не попадает внутрь защитного колпачка 6 и она проходит мимо, то на ее пути не находится кисть руки персонала. В данном случае неудачная попытка закрытия металлической инъекционной иглы 4 защитным колпачком 6 не заканчивается травмой - уколом для персонала, а всего лишь уколом в „воздух”. Попытку повторяют.
Для предотвращения самопроизвольного раскрытия металлической инъекционной иглы 4 (ее выхода из защитного колпачка 6 в виде пластикового контейнера) с возможной последующей травмой персонала при утилизации безопасных пластиковых шприцов для однократного использования защитный колпачок 6 плотно насаживают на металлическую инъекционную иглу 4. После чего закрепляют Г-образный свободный конец 8 на опорной площадке для большого пальца 9. Для этого Г-образный свободный конец 8 вводят в бороздку 10 (направление продвижения указано на фиг. 2 белой стрелкой). При этом если необходимо, проворачивают поршень 2 в цилиндре 1 до совпадения продольной оси бороздки 10 с Г-образным свободным концом 8.
Использование пластикового шприца для однократного использования, а также манипуляции с защитным колпачком 6 посредством упругого пластикового стержня 7 возможно одинаково успешно как левой, так и правой рукой. Следует отметить, что процедура помещения металлической инъекционной иглы 4 в защитный колпачок 6 уже не требует предельной концентрации внимания. Снижается напряженность режима работы с особо опасно-больными животными. Так как при работе с безопасным пластиковым шприцом для однократного использования нашей модели исключено продвижение металлической инъекционной иглы 4 в непосредственной близости с тканями кисти руки персонала.
Применение предлагаемого безопасного пластикового шприца для однократного использования позволяет:
- повысить управляемость защитным колпачком при закрытии металлической инъекционной иглы;
- достичь совпадения продольных осей металлической инъекционной иглы и защитного колпачка;
- удалить кисть персонала от траектории продвижения металлической инъекционной иглы;
- избежать травмы тканей персонала.
При использовании предлагаемого безопасного пластикового шприца для однократного использования отмечено более быстрое и безопасное помещение металлических инъекционных игл в защитный колпачок, что в меньшей мере наблюдается при работе с известным пластиковым шприцом для однократного использования. Это значительно повышает удобство работы со средствами для инъекций и повышает безопасность работы с ними (см. таблицу).
Как видно из таблицы, применение предлагаемого безопасного пластикового шприца для однократного использования является более эффективным по сравнению с известным при выполнении инъекций и проведении манипуляций по подготовке к утилизации отработанных пластиковых шприцов с металлическими инъекционными иглами. Это позволяет исключить автотравмы в виде уколов персонала металлической инъекционной иглой.
Такие травмы особенно опасны при работе с лабораторным патологическим материалом во время постановки биопробы на лабораторных животных, особенно при зооантропонозах.
Предлагаемый безопасный пластиковый шприц для однократного использования был успешно применен при выполнении инъекций у 110 животных (свиней, телят, овец, собак, кошек, кроликов, морских свинок и белых мышей) на базе ветеринарного диагностического центра ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» и кафедры клинической ветеринарии ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов».