Устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию и направлена на повышение эффективности, надежности и удобства сушки и длительного хранения стерильных гибких эндоскопов и подобных канальных изделий.
Из уровня техники известна тележка с контейнерами для хранения и транспортировки эндоскопов, содержащая каркас с поворотными колесами, снабженный закрепленными на разных уровнях по высоте несколькими парами оппозитно расположенных горизонтальных направляющих салазок, на которых установлены съемные контейнеры для хранения эндоскопов, включающие коробчатый корпус и крышку (RU 175882 U1, A61G 12/00, 2017; RU 2637356 C1. A61G 12/00. 2017). Основным недостатком данного устройства является отсутствие средств, обеспечивающих стерильность эндоскопов в процессе хранения.
Из уровня техники также известно устройство для хранения стерильных изделий медицинского назначения в виде шкафа, в одном рабочем отсеке которого размещают стерильные медицинские инструменты, в числе и эндоскопы, а в другом техническом отсеке, соединенным с рабочем воздушным каналом, размещены средства, обеспечивающие циркуляцию воздуха и бактерицидные УФ-лампы (RU 106114 U1, A61L 2/10, 2010). Данное устройство обеспечивает хранение длинномерных медицинских инструментов, в числе и эндоскопов, в продезинфицированном воздухе. Однако вертикальное размещение одновременно нескольких эндоскопов в рабочем отсеке снижает эффективность и надежность их стерильного хранения и транспортировки.
Кроме того, из уровня техники известно устройство для сушки и хранения стерильных изделий медицинского назначения в виде шкафа с несколькими полками, на которых установлены контейнеры с эндоскопами, каждый из которых подключен трубопроводом к системе подачи воздуха (WO 2009/153481 A1, А61В 1/12, 2009). Основным недостатком данного устройства является конструктивная сложность системы подачи воздуха и отсутствие средств, обеспечивающих бактерицидную обработку воздуха.
Технический результат, на получение которого направлена полезная модель, заключается в создании конструктивно простого и удобного в эксплуатации устройства для эффективной сушки и асептического длительного хранения стерильных эндоскопов в контейнерах.
Решение поставленной задачи и достижение заявленного технического результата обеспечивается тем, что в устройстве для сушки и асептического хранения эндоскопов, содержащем многоярусную стойку с несущим каркасом, снабженным горизонтальными направляющими, на которых установлены съемные контейнеры для хранения эндоскопов, каждый из которых подключен наружным трубопроводом к системе циркуляции воздуха, согласно полезной модели, система циркуляции воздуха включает, компрессор и соединенную с выходом компрессора воздушным трубопроводом изолированную камеру бактерицидной обработки воздуха, по меньшей мере, с одной газоразрядной ртутной лампой низкого давления, к выходу из которой подключены наружные трубопроводы, связанные с контейнерами, при этом каждый контейнер содержит корпус с крышкой, а в стенке корпуса установлен проходной патрубок - фитинг, к которому снаружи подключен наружный трубопровод, а внутри контейнера к проходному патрубку - фитингу подключены внутренние соединительные трубопроводы для присоединения каналов эндоскопов.
При этом система циркуляции воздуха, размещена в отдельном корпусе, закрепленном на каркасе стойки, внутри которого установлены компрессор, изолированная камера бактерицидной обработки воздуха с газоразрядной ртутной лампой низкого давления, снабженная герметичным корпусом, и блоки питания, управления и контроля работы устройства для сушки и асептического хранения эндоскопов.
Кроме того, система циркуляции воздуха дополнительно может содержать фильтр, включенный между компрессором и камерой бактерицидной обработки воздуха.
Кроме того, каркас многоярусной стойки выполнен сборным из круглых труб в виде тележки с поворотными самоориентирующимися колесами, снабженными тормозами, и включает две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками и верхней горизонтальной перекладиной, к вертикальным стойкам которых с их внутренней стороны прикреплены стыковочными отгибами, загнутыми вниз по радиусу, несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек из круглых труб с образованием направляющих полозьев для контейнеров, при этом боковые стенки корпуса и крышка контейнеров выполнены с отогнутыми по периметру кромками, края которых загнуты вниз эквидистантно боковой поверхности круглых труб горизонтальных стяжек-направляющих полозьев.
Кроме того, в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса и крышки контейнеров с двух противоположных сторон в направлении установки между вертикальными стойками боковых П-образных рам выполнены соосные отверстия, в которые вставлены фиксаторы, снабженные маркировкой-индикатором «чистый» или «грязный», которые выполнены в виде фигурного ступенчатого тела вращения.
Предпочтительно, корпус и крышка контейнеров выполнены из бактерицидного пластика - полимера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика.
При этом каркас многоярусной стойки выполнен из круглых металлических труб с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра.
При этом корпус системы циркуляции воздуха выполнен из металлического листа с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра.
Кроме того, шины колес выполнены из термопластичного эластомера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика.
Как вариант, система циркуляции воздуха может быть выполнена с несколькими, предпочтительно, по количеству контейнеров параллельно включенными компрессорами.
Заявленное размещение в корпусе системы циркуляции воздуха изолированной камеры бактерицидной обработки воздуха, снабженной герметичным, предпочтительно, металлическим корпусом, который отделяет объем камеры бактерицидной обработки воздуха от остального объема корпуса системы циркуляции воздуха, исключает смешивание обеззараженного воздуха с воздухом, поступающим из окружающей среды в корпус системы циркуляции воздуха, что обеспечивает возможность эффективного проведения процесса сушки и длительного хранения эндоскопов в среде продезинфицированного и нагретого теплом, выделяющимся при работе газоразрядной ртутной лампой, воздуха. При этом выполнение каждого контейнера с внутренними соединительными трубопроводами, связанными наружными трубопроводами с выходными штуцерами камеры бактерицидной обработки воздуха, к которым присоединяют каналы эндоскопов, обеспечивает создание в контейнере, закрытом крышкой, избыточного давления дезинфицирующего обеззараженного воздуха, выходящего из каналов эндоскопов, что исключает подсос «грязного» воздуха из окружающей среды в стерильный контейнер и повышает эффективность длительного хранения и стерильность эндоскопов.
Кроме того, за счет выполнения каркаса многоярусной стойки устройства из трубчатых элементов с горизонтальными стяжками в виде направляющих салазок для размещения контейнеров при простоте, прочности и легкости конструкции из-за отсутствия сплошных листовых стенок существенно упрощаются и улучшаются условия для технологически простой, надежной и эффективной санитарно-гигиенической, дезинфекционной обработки самого устройства, что необходимо для сохранения стерильности при транспортировки и хранении в контейнерах эндоскопов.
Выполнение каркаса многоярусной стойки сборным из круглых трубчатых элементов, включающих две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками, к которым с их внутренней стороны прикреплены на разных уровнях по высоте несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек с образованием направляющих салазок для размещения контейнеров обеспечивает как простоту, прочность и легкость конструкции, и, соответственно, удобство в эксплуатации, так и простоту, надежность и быстроту неоднократной сборки - разборки. Кроме того, использование антибактериального покрытия трубчатого металлического каркаса многоярусной стойки и корпуса системы циркуляции воздуха в сочетании с выполнением шин колес из термопластичного эластомера с антимикробными добавками и выполнением корпуса и крышки контейнеров из бактерицидного пластика - полимера с антимикробными добавками дополнительно повышают стерильность как самого каркаса стойки, так и контейнеров с эндоскопами при их хранении и транспортировке.
На Фиг. 1 изображен общий вид устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов; на Фиг. 2 - схема устройства.
Устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов содержит многоярусную стойку 1 с несущим каркасом, снабженным горизонтальными стяжками - направляющими 2, на которых установлены съемные контейнеры для хранения эндоскопов, содержащие корпус 3 с крышкой 4, и систему циркуляции воздуха, размещенную в отдельном корпусе 5 из металлического листа, закрепленном на каркасе стойки 1, внутри которого установлены компрессор 6 и соединенная с выходом компрессора 6 воздушным трубопроводом 7 изолированная камера 8 бактерицидной обработки воздуха, снабженная герметичным корпусом 9, предпочтительно, из металлического листа или из пластика с внутренним светоотражающим покрытием, снабженный выходными штуцерами 10, в котором установлена газоразрядная ртутная лампа 11 (или несколько ламп), и блоки питания, управления и контроля работы устройства для сушки и асептического хранения эндоскопов (на чертеже не показано). Кроме того, система циркуляции воздуха может дополнительно содержать фильтр 12, включенный в воздушный трубопровод 7 между компрессором 6 и камерой 8 бактерицидной обработки воздуха.
В стенке корпуса 3 каждого контейнера установлен проходной патрубок - фитинг 13, к которому снаружи подключен наружный трубопровод 14, подсоединенный к соответственному выходному штуцеру 10 камеры 8 бактерицидной обработки воздуха, а внутри контейнера к проходному патрубку - фитингу 13 подключены внутренние соединительные трубопроводы 15 с разъемами для присоединения каналов эндоскопов.
Как вариант, система циркуляции воздуха может быть выполнена с несколькими (предпочтительно, по количеству контейнеров) параллельно включенными компрессорами (на чертеже не показано), что обеспечивает возможность регулирования и поддержания одинакового, необходимого для эффективной сушки и длительного хранения стерильных гибких эндоскопов, расхода обеззараженного воздуха, подаваемого из камеры 8 бактерицидной обработки в каждый контейнер при различном количестве их подключений к системе циркуляции воздуха.
Каркас многоярусной стойки выполнен в виде тележки сборным из круглых труб и включает две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками 16 и верхней горизонтальной перекладиной 17, к вертикальным стойкам которых с их внутренней стороны прикреплены стыковочными отгибами, загнутыми вниз по радиусу, несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек 2 из круглых труб с образованием направляющих для контейнеров, при этом боковые стенки корпуса 3 и крышка 4 контейнеров выполнены с отогнутыми по периметру кромками, края которых загнуты вниз эквидистантно боковой поверхности круглых труб горизонтальных стяжек-направляющих 2.
При этом в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса 3 и крышки 4 контейнеров с двух противоположных сторон в направлении установки между вертикальными стойками 16 боковых П-образных рам выполнены соосные отверстия (на чертеже не показано), в которые вставлены фиксаторы 18, снабженные маркировкой-индикатором «чистый» или «грязный», которые выполнены в виде фигурного ступенчатого тела вращения.
Предпочтительно, корпус 3 и крышка 4 контейнеров выполнены из бактерицидного пластика - полимера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки, в том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634. 643-647; или RU 104835 U1, A47G 19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки AlphaSan MB 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-631. 643-647).
Предпочтительно, каркас тележки, выполненный из круглых металлических труб, и корпус 5 системы циркуляции воздуха снабжены антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра (например, краска порошковая эпокси-полиэфирная марки «2080 Бирюса» с наночастицами серебра (AgNP) производство фирмы «Научно-производственная компания «Наномет» http://www.nanomet.ru/; эпоксидно - полиэфирная порошковая краска марки «ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8238» производство фирмы «TEKNOS» http://www.teknos.com/).
Кроме того, каркас тележки снабжен поворотными самоориентирующимися колесами 19 с тормозами, а шины колес 19 выполнены из термопластичного эластомера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки, в том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634. 643-647; или RU 104835 U1, A47G 19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки AlphaSan MB 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-631. 643-647).
Заявленное устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов работает следующим образом.
В корпус 3 чистого стерильного контейнера укладывают предварительно стерильно обработанный гибкий эндоскоп или несколько эндоскопов подключают входы в каналы эндоскопа к разъемам внутренних соединительных трубопроводов 15, присоединенных к проходному патрубку - фитингу 13, закрывают крышкой 4 и вставляют фиксаторы 18, снабженные маркировкой - индикатором «чистый», в соосные отверстия, выполненные с двух противоположных сторон в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса 3 и в горизонтальной части отогнутых кромок крышки 4 контейнера.
Контейнеры с эндоскопами вдвигают по горизонтальным стяжкам - направляющим 2 в каркас тележки между вертикальным стойкам 16 боковых П-образных рам. Затем к установленному в стенке корпуса 3 каждого контейнера проходному патрубку - фитингу 13 снаружи подключают наружный трубопровод 14, подсоединенный к соответственному выходному штуцеру 10, установленного в стенке герметичного корпуса 9 камеры 8 бактерицидной обработки воздуха, и включают посредством блока управления в работу компрессор 6 и подключенную к пускорегулирующему аппарату (предпочтительно, электронному - ЭПРА) блока питания газоразрядную ртутную лампу 11 камеры 8 бактерицидной обработки воздуха. При этом воздух из внутреннего объема корпуса 5 системы циркуляции, поступающий из окружающей среды через отверстия в корпусе 5, поступает на вход компрессора 6, сжимается и с выхода компрессора 6 по воздушному трубопроводу 7, проходя через фильтр 12, поступает в изолированную камеру 8 бактерицидной обработки воздуха, где под действием ультрафиолетового бактерицидного потока излучения, генерируемого газоразрядной ртутной лампой 11 низкого давления, обеззараживается. Обеззараженный и нагретый выделяющимся при работе лампы 11 теплом воздух, не смешиваясь с воздухом из окружающей среды внутреннего объема корпуса 5, проходит через выходные штуцера 10, установленные в стенке герметичного корпуса 9 камеры 8 бактерицидной обработки воздуха, и по наружным трубопроводам 14 и связанным с ними посредством проходных патрубков - фитингов 13, внутренним соединительным трубопроводам 15 поступает в подсоединенные к последним обрабатываемые каналы эндоскопов. Выходящий из обработанных каналов воздух попадает в корпус 3 контейнеров под избыточным давлением, создаваемым компрессором 6, и через неплотности - щели между корпусом 3 и крышкой 4 контейнера выходит наружу в окружающую среду, исключая подсос «загрязненного» воздуха из окружающей среды помещения в контейнер. В результате вышеуказанной циркуляции нагретого и обеззараженного воздуха происходит дезинфицирующая обработка и сушки в объеме стерильного контейнера как внутренних полостей каналов, так и наружных поверхностей эндоскопов и длительное надежное асептическое хранения стерильных эндоскопов в обеззараженной среде под избыточным давлением.
В процессе работы устройства для сушки и асептического хранения стерильных эндоскопов посредством блока контроля осуществляют контроль времени наработки газоразрядной ртутной лампы 11 и срока хранения эндоскопов.
Как вариант, в устройстве, например, предназначенном для работы с различным количеством подключенных контейнеров (например, тремя, двумя, или одним контейнером) для повышения эффективной сушки и длительности асептического хранения стерильных гибких эндоскопов за счет подачи одинакового расхода обеззараженного воздуха в каждый контейнер возможно использовать систему циркуляции воздуха с тремя параллельно включенными компрессорами, и подключать их к системе циркуляции воздуха в количестве, равном количеству используемых контейнеров.