АСПИРАЦИОННЫЙ КАРТРИДЖНЫЙ ШПРИЦ С ОРИГИНАЛЬНЫМ СЪЕМНЫМ АДАПТЕРОМ ДЛЯ ИГЛ С ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ АСПИРАЦИИ

Полезная модель относится к медицине, а именно к терапевтической, ортопедической, ортодонтической, хирургической стоматологи.
Положительная аспирационная проба заключается в появлении крови при создании отрицательного давления в корпусе шприца или картриджа сразу после введения иглы в ткани. Она является обязательной составной частью инъекции. Положительная проба демонстрирует попадание иглы в кровеносный сосуд и помогает исключить быстрое внутрисосудистое введение местного анестетика, которое может вызвать тяжелые токсические осложнения.
В качестве прототипа полезной модели авторы предлагают аспирационный картриджный дентальный шприц, который содержит корпус, в котором помещается картридж, толкатель поршня с упором для пальцев, дополнительные ретенционные устройства в виде гарпуна, зазубрин, винта, которые служат для соединения толкателя с поршнем-пробкой картриджа и предназначены для активной аспирации, а также съемный адаптер с винтовой нарезкой для фиксации инъекционных игл, навинчивающийся на фронтальную часть наружной поверхности корпуса шприца.
Съемный адаптер на картриджный шприц, представляет собой, переходник цилиндрической формы длинной 11 мм и диаметром 8 мм, состоящий из четырех частей и включающий: цилиндрический выступ с резьбой для фиксации игл длиной 4 мм и диаметром 6 мм для европейского и 5 мм для американского стандарта игл; кольцо с насечками для пальцев высотой 3 мм и диаметром 10 мм, предназначено для удобства вкручивания внутренней части адаптера в корпус дентального шприца; цилиндрической втулкой с винтовой нарезкой для соединения с передней частью корпуса шприца, высотой 4 мм, диаметром 8 мм. Канал иглы представлен сквозным отверстием с внутренним диаметром 1 мм, проходящим центрально по всей длине съемного адаптера. // Бизяев А.Ф., Иванов С.Ю., Лепилин А.В., Рабинович С.А. Обезболивание в условиях стоматологической поликлиники. - М., ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ., 2002, - 144 с. //
Некоторыми недостатки съемного адаптера, по мнению авторов, являются:
- с традиционным адаптером невозможно выполнение аспирации без использования дополнительных ретенционных устройств в виде гарпуна, зазубрин, винта, которые служат для соединения толкателя с поршнем-пробкой картриджа;
- поршень-пробка картриджей требует применения специальных каналов для сцепления с ретенционными устройствами картриджного шприца.
Авторы предлагают аспирационный картриджный шприц с оригинальным съемным адаптером для игл с пассивной системой аспирации (рис.1), представляющий собой, переходник цилиндрической формы длиной 12 мм диаметром 8 мм, состоящий из пяти частей и включающий: цилиндрический выступ длиной 4 мм и диаметром 5 мм; кольцо с насечками для пальцев высотой 3 мм и диаметром 10 мм, предназначено для удобства вкручивания внутренней части адаптера в корпус дентального шприца; цилиндрической втулкой с винтовой нарезкой для соединения с передней частью корпуса шприца, высотой 3 мм, диаметром 8 мм; на цилиндрической втулке съемного адаптера находится полый трубчатый штифт длинной 2 мм и диаметром 2,5 мм. Канал иглы представлен сквозным отверстием с внутренним диаметром 1 мм, проходящим центрально по всей длине съемного адаптера, включая трубчатый выступ.
После того как адаптер ввинчен, картридж установлен, диафрагма прокалывается иглой. При надавливании на поршень-пробку трубчатый штифт деформирует диафрагму картриджа, создавая положительное давление. В момент прекращения надавливания на толкатель, диафрагма распрямляется, и в картридже возникает отрицательное давление, благодаря чему и происходит аспирация жидкости из тканей места вкола и в картридже появляется кровь, если игла случайно попала в кровеносный сосуд.
Преимуществами предлагаемого оригинального съемного адаптера для игл с пассивной системой аспирации является:
- наличие в адаптере трубчатого штифта позволяет производить пассивную аспирацию;
- увеличивает безопасность анестезии;
- предупреждает токсические реакции, обусловленные случайным попаданием иглы в просвет сосуда;
- трубчатый штифт упрощает проведения аспирации, так как не требует оттягивания поршня, не изменяя положения руки оператора во время инъекции.