УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РИГИДНОСТИ ЭНУКЛЕИРОВАННЫХ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК

Полезная модель относится к области медицины, к офтальмологии, и может быть использована для определения коэффициента ригидности энуклеированных глазных яблок.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для определения коэффициента ригидности энуклеированного глазного яблока, содержащее два компрессора (помпы) с датчиками давления, размещенные по обеим сторонам установленного на жесткой поверхности исследуемого энуклеированного глазного яблока.
Энуклеированное глазное яблоко соединено короткими иглами (24 калибра) и полиэтиленовыми трубками с каждым из датчиков давления, связанные с соответствующим компрессором (помпой).
Один компрессор, соединенный с блоком подачи физиологического раствора, равномерно подает небольшими порциями физиологический раствор в переднюю камеру глаза, а другой компрессор выполняет функцию регуляции давления в передней камере глазного яблока. (Ocular rigidity and decay curves analyzed by two nonlinear systems /C.Lyon, W.K.McEwen, M.D.Shepherd //Investigative Ophthalmology. - 1970/ - Vol.9, N.12. - P.936-945)
He умаляя преимуществ известного устройства, принятого за прототип, следует отметить большую погрешность в процессе определения коэффициента ригидности энуклеированного глазного яблока, которая возникает из-за дополнительной деформации фиброзной оболочки исследуемого глаза, находящегося в контакте с твердой поверхностью, и как следствие, изменение упругопластических свойств фиброзной оболочки.
Техническим результатом, на достижение которого направлено создание данной полезной модели, является повышение точности определения коэффициента ригидности энуклеированного глазного яблока за счет предотвращения деформации участков склеры исследуемого глаза.
Поставленный технический результат достигается тем, что в устройство для определения коэффициента ригидности энуклеированных глазных яблок, содержащем систему подачи физиологического раствора, измеритель давления с прикрепленной к нему иглой, - введены заполняемый физиологическим раствором резервуар со съемной крышкой, в которую встроен капилляр, а также введены электронный манометр, поршень-шприц с инъекционной иглой, в боковых стенках резервуара выполнены отверстия, в одно из них, находящееся на левой боковой стенке, встроен патрубок, соединенный с патрубками поршня-шприца с инъекционной иглой и выходным патрубком электронного манометра, в другое отверстие, находящееся на правой боковой стенке резервуара, встроен патрубок от системы подачи физиологического раствора.
На фиг.1. представлена блок-схема устройства.
Устройство для определения коэффициента ригидности энуклеированных глазных яблок (фиг.1) содержит резервуар 1 с герметично устанавливаемой съемной крышкой (на фиг. не показана), в которую встроен капилляр 2. В состав устройства входят поршень-шприц 3 с инъекционной иглой 4, электронный манометр 5 и система 6 подачи физиологического раствора в резервуар 1.
В отверстие, находящееся на боковой стенке резервуара 1 (слева), встроен патрубок 7, который соединен с выходным патрубком 8 электронного манометра 5 и с патрубком 9 поршня-шприца 3 с инъекционной иглой 4, вводимой в энуклеированное глазное яблоко 10.
В отверстие, находящееся на боковой стенке (справа) резервуара 1, встроен патрубок 11 системы подачи физиологического раствора в резервуар 1.
Работает устройство следующим образом.
В заполненный наполовину объема резервуар 1 физиологическим раствором (фиг.1) помещают энуклеированное глазное яблоко 10, насаженное на инъекционную иглу 4 поршня-шприца 3.
Насадку глазного яблока на инъекционную иглу 4 осуществляют через зрительный нерв внутрь стекловидной полости глазного яблока 10 на глубину 15 мм.
Затем резервуар 1 герметично закрывают крышкой (на фиг. не показано) со встроенным в нее капилляром 2, и через установленный в отверстие на боковой стенке (справа) резервуара 1 патрубок 11 (фиг.1) производят подачу в резервуар 1 физиологического раствора из системы 6 подачи физраствора.
Заполнение резервуара 1 физраствором осуществляется до произвольного уровня мениска в капилляре 2.
3
Далее, поршнем-шприцом 3 с инъекционной иглой 4 равномерно, в течение 4 секунд нагнетают 10 мм физиологического раствора внутрь стекловидной полости энуклеированного глазного яблока 10, следя, одновременно, за повышением внутриглазного давления по показаниям электронного манометра 5.
Объем физиологического раствора, поступающего в глазное яблоко 10, продолжают увеличивать вручную до повышения офтальмотонуса глазного яблока 10 от 0 до 35 мм рт ст.
Преимущества предлагаемой полезной модели состоит в том, что с помощью данного устройства подача равных объемов физиологического раствора в центр стекловидной полости исследуемого глазного яблока, позволяет равномерно осуществлять растяжение глазного яблока, измерять его объем по уровню мениска в капилляре, устанавливаемом в крышке резервуара, при этом осуществлять контроль показаний внутриглазного давления на электронном манометре. А так как энуклеированное глазное яблоко находится во взвешенном состоянии в физиологическом растворе, то исключена компрессия путей оттока или деформации отдельных участков фиброзной оболочки глаза.
В результате, получают достоверные данные о приращениях параметров объема ΔV исследуемого глазного яблока и внутриглазного давления ΔР, которые необходимы для определения коэффициента ригидности глазного яблока по формуле: ΔP/ΔV.