ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА ВОЗДУХА

Полезная модель измерителя расхода окружающего воздуха относится к измерительной технике и может быть использована в качестве вспомогательного устройства для градуировки датчиков газоанализаторов.
Известно устройство - индикатор расхода ИР [л.1], предназначенное для обеспечения необходимого расхода газовой смеси через тракт газоанализатора и индикации конкретного расхода анализируемой газовой среды, индицирует расход 0,7-1,3 л/мин.
Известны также измерители расхода воздуха, выпускаемые германской фирмой «ЗИК» для прокачки продувочного воздуха через анализатор GM-920, GM-500 [л.2].
Известны также устройства для непрерывного измерения скорости (расхода) воздуха «Циклон-1» и преобразователь давления воздуха «Буран-1», содержащие приемную камеру с термочувствительными элементами, преобразователи «расход воздуха - ток», устройство индикации расхода, соединительные кабели, газоходы [л.3].
Эксплуатационный расход воздуха 1-300 м/час, диапазон давления воздуха 0-4 кПа.
Перечисленные устройства - имеют большие величины расходов, высокую нестабильность расхода. Но для проведения градуировки газоанализаторов требуются более точные определения малых расходов воздуха в пределах 0,1-1,0 л/мин, и обеспечение их стабильности в процессе градуировки газоанализаторов не хуже 1%.
В качестве прототипа принимаем измеритель расхода воздуха по источнику [л.3].
Для реализации задачи создание стабильных малых расходов воздуха для градуировки газоанализаторов предлагается новое устройство -измеритель расхода воздуха ИРВ.
Предлагаемое устройство отличается другими конструктивами:
датчиком расхода, устройством сопряжения, блоком индикации расхода, выполненных на современной технологической основе.
На рис. 1 представлено устройство-измеритель расхода воздуха ИРВ, содержащее:
1 - датчик расхода
2 - микропроцессорное устройство сопряжения датчика расхода с блоком индикации
3 - блок индикации расхода
Работа предложенного устройства происходит следующим образом:
подана команда на работу любого побудителя, который прокачивает окружающий воздух через датчик расхода воздуха 1, который поступает в градуируемый газоанализатор. На выходе датчика расхода 1 сформирован электрический сигнал, пропорциональный расходу окружающего воздуха, который проходит через датчик 1. Электрический сигнал от датчика поступает на микропроцессорное устройство сопряжения 2 датчика и блока индикации, которое вырабатывает сигналы для блока индикации 3, управляющие работой цифровыми индикаторами расхода воздуха. Обеспечены пути прохождения воздуха от забора воздуха через датчик, газоанализатор; пути электрического соединения датчика, устройства сопряжения, блока индикации.
В качестве датчика расхода датчик AWN 2300V, выпускаемый США фирмой Honeywell Inc [л.4], в качестве микропроцессорного устройства сопряжения и устройства индикации - устройство изготовляемое опытным производством ОАО "Союзцветметавтоматика Муси-1,
Предложенное устройство - индикатор расхода воздуха ИРВ является новым, имеет изобретательный уровень, так как содержит новую совокупность элементов, обеспечивает точный и стабильный расход малых объемов воздуха, необходимый для градуировки газоанализаторов.
Устройство более дешево в производстве.
Литература
1. Каталог продукции ГУП Смоленского ПО «Аналитприбор» «Газоанализаторы», 2004 г., индикатор расхода ИР, г. Смоленск, стр.98.
2. Каталог фирмы «Sick» Германия, 2003 г.. Газоанализаторы для контроля выбросов и технологических процессов», стр. 1, 2, 3, 4.
3. Каталог «Приборы, системы и средства автоматизации» ОНТК «Союзцветметавтоматика», 1991 г., стр.36-39. Термоанемометр «Циклон-1», преобразователь давление воздуха «Буран-1».
4. Каталог «Электронные компоненты Платан», 2004, стр.141. Датчики расхода газа AWM 2300 V.