СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ

Предлагаемое техническое решение относится к области медицинской техники, в частности к операционным столам.
Известны операционные столы, за которыми медперсонал осуществляет хирургическое вмешательство. Наиболее близким по технической сущности является операционный стол мщжи GK-02, который выбран за прототип. Стол состоит из основания с установленной на нем панелью для больного, выполненной из четырех секций с рейками, закрепленными на боковых поверхностях секций. На основании  смонтирован механизм подъема и опускания панели, который работает нажатием педали. Вращением рукоятки механизма привода бокового наклона производится подъем и опускание спинной секции панели, а также наклон панели.
Целью предлагаемой полезной модели является защита медперсонала от воздействия рентгеновского излучения на рабочем месте, где осуществляется инструментальное вмешательство с одновременным позиционированием и терапией под рентгеновским контролем.
Поставленная цель достигается тем, что по периметру операционного стола на рейках установлеШ пластины из рентгенозащтного материала с защитой, соответствующей 0,5 мм свинцового эквивалента, с перекрытием на 0,07-0,10 ширины секции панели, а длина пластины не более высоты стола в крайнем нижнем положении панели.
На фиг.1 схема операционного стола.
Стол состоит из двух основных узлов: основания 1 и панели для больного 2. Подъем и опускание панели стола производится нажатием на дедаль 3 и неподвижно удерживается на любой установленной высоте. Сама панель состоит из секций: головной 4, спинной 5, центральной 6 и ножной 7. Вращением рукоятки 3 механизма привода бокового наклона производится боковой наклон панели, подъем и опускание спинной секции. На рейках 9 крепятся съемные рентгенозащитные пластины 10. Аппарат с рентгеновским источником 11 устанавливается под операционным столом.
Если при операционном вмешательстве требуется рентгеновский контроль, включают аппарат с рентгеновским источником. Пластины, установленные на рейках по периметру стола для защиты медперсонала от рентгеновского излучения, изготовлены из рентгенозащитного резинового материала с наполнителем. Пластины с защитой, соответствующей О,5 мм свинцового эквивалента, ослабляют дозу рентгеновского излучения в 20 раз. Для обеспечения защиты в случае наклона панели пластины установлены с перекрытием на 0,07-0,10 ширины секции панели. Для удобства установки рентгеновской аппаратуры под операционным столом пластины, устанавливаемые на спинные и ножные секции, изготавливают из двух половин также с перекрытием. Пластины не ухудшают доступ к столу при проведении работ, моются, дезинфецируются вместе с операционным столом, при необходимости легдсо снимаются.
Предлагаемый операционный стол с рентгенозащитными пластинами , ослабляющими рентгеновское излучение в 20 раз, защищает медперсонал на рабочем месте и дает возможность увеличить время работы под рентгеновским контролем. Генеральный директор ЗАО НПЦ Защита-Чернобыль Р otf Я
- 2 А.Б.Милентьев