Пакет для стерилизации изделий

Область техники.
Полезная модель относится к области упаковки для стерилизации изделий, в частности медицинского назначения, различными способами (паровая, газовая, радиационная, воздушная и т.д.).
Уровень техники.
Известен пакет для стерилизации изделий медицинского назначения, который выполнен в виде прямоугольного конверта, склеенного по боковым сторонам и в нижней части периметра, причем в верхней и нижней частях пакет имеет клапаны, нижний клапан загнут и приклеен с обратной стороны к пакету, дно пакета проклеено двойной проклейкой с загибом и проклейкой нижнего клапана на ширину 15 мм, а на верхнем клапане размещена двухсторонняя липкая лента (патент RU 2584034 C1, 20.05.2016).
Наиболее близким аналогом заявленного стерилизационного пакета является известный из патента RU 166580 U1, 10.12.2016 стерилизационный пакет, выполненный в виде прямоугольного конверта, склеенного по боковым сторонам и в нижней части, и имеющего в верхней части закрывающийся клапан с нанесенной на него клеевой полоской, закрытой защитной лентой. Низ известного пакета проклеен двойной проклейкой с загибом на внешнюю сторону и проклейкой нижнего клапана на ширину 5-10 мм.
Недостатком известных пакетов для стерилизации является невысокая прочность пакета при транспортировке и в процессе стерилизации. Стерилизуемые изделия укладываются в пакеты рабочей стороной (острием) вниз - в направлении дна пакета, при этом острие изделия упирается в шов пакета или, при малейшем перемещении, в однослойную боковую стенку пакета. Таким образом, достаточно высока вероятность прорыва пакета и нарушения его герметичности.
Раскрытие полезной модели
Задачей заявленной полезной модели является разработка новой конструкции пакета для стерилизации изделий медицинского назначения, обеспечивающей высокую прочность при транспортировке и в процессе стерилизации.
Техническим результатом предложенной полезной модели является усиление прочности дна пакета и снижение количества отбраковываемых после стерилизации изделий медицинского назначения по причине разрывов дна или стенок пакета острыми частями медицинских изделий.
Технический результат заявленной полезной модели достигается благодаря тому, что пакет для стерилизации выполнен в виде прямоугольного конверта, склеенного по боковым сторонам и в нижней части, имеющего в верхней части закрывающийся клапан с нанесенной на него клеевой полоской, закрытой защитной лентой, в месте сгиба верхнего клапана нанесена биговка или перфорация, а на внешней стороне - химический индикатор стерилизации, при этом низ пакета имеет два клапана, каждый из которых приклеен к противоположной стороне пакета с загибом на фронтальную и тыловую стенки пакета без проклейки между собой. Ширина нижних клапанов составляет по 4-30 мм.
Закрывающийся клапан имеет нанесенную на него клеевую полоску, закрытую защитной лентой.
В месте сгиба верхнего клапана нанесена биговка или перфорация.
На внешней стороне пакета нанесен химический индикатор стерилизации.
Пакет снабжен в верхней части закрывающим клапаном с нанесенной на него клеевой полоской.
Внутри верхней части пакета нанесена термоклеевая полоса для запечатывания пакета термозапаивающим методом.
В предложенной конструкции острие изделия при упаковывании, перемещении и укладке в стерилизатор, а также последующем транспортировании упирается в усиленное двухслойное дно пакета высотой до 30 мм.
Краткое описание чертежа
На фигуре представлен общий вид пакета для стерилизации изделий с заявленной конструкцией дна пакета: 1 - стенки пакета, 2 - клапан, приклеенный к тыловой стенке пакета, 3 - клапан, приклеенный к фронтальной стенке пакета.
Осуществление полезной модели
Пакет для стерилизации изделий, в том числе медицинского назначения, перед укладкой в него изделий, таких как скальпель, ножницы и т.п., подлежащих стерилизации, осматривают, проверяют внешний вид, в том числе маркировку. Далее стерилизуемые изделия размещают в пакет, ориентируя их рабочей частью в сторону дна пакета. После упаковывания изделий, перед запечатыванием, пакет со стерилизуемым изделием вновь осматривают, проверяя его целостность. Затем, перед запечатыванием пакета, из него необходимо максимально удалить воздух путем проглаживания пакета рукой в сторону открытой верхней части. Запечатывание пакета проводят при помощи клапана с нанесенной на него клеевой полоской, путем удаления защитной ленты с клеевой полоски, перегиба клапана и прижимания его клеевой полоской к поверхности пакета. Либо запечатывание пакета осуществляется при помощи термозапаивающего аппарата - при наличии внутри пакета термоклеевой полосы.
Заявленный пакет для стерилизации дает возможность получить положительный эффект благодаря новой разработке конструкции, которая обеспечивает высокую прочность при транспортировке и в процессе стерилизации, продолжительный срок хранения стерильных изделий медицинского назначения.