СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИХ СИГНАЛОВ В КОД
METHOD OF MONITORING AND EVALUATION OF ACCURACY OF ROTATING TRANSFORMERS AND ANALOG-DIGITAL CONVERTERS OF THEIR SIGNALS TO CODE

Изобретение относится к области измерительной техники и электрических машин.
Известен способ контроля погрешности следования произвольно выбранных пар вращающихся трансформаторов (ВТ) в дистанционной передаче или с эталонным устройством. В этом случае ВТ-датчик и ВТ-приемник устанавливают в угломерных устройствах, позволяющих осуществлять повороты их роторов на любые углы с погрешностью не более:
- ±2 угл. с - при контроле с погрешностью следования ±6 и ±12 угл. с;
- ±5 угл. с - при контроле с погрешностью следования ±18 и ±30 угл. с; и включают в схему дистанционной передачи.
После подачи напряжения на ВТ-датчик, установленный в нулевое положение, ротор ВТ-приемника устанавливают в согласованное положение, соответствующее наименьшему показанию узкополосного вольтметра, подключенного к выходной обмотке ВТ-приемника. Ротор ВТ-датчика поворачивают в пределах угла 0-360 угл. град ступенями по 10 угл. град. Ротор ВТ-приемника поворачивают каждый раз до положения согласования, которое определяется в момент наименьшего показания узкополосного вольтметра. Значение погрешности в рассматриваемой угловой координате определяют как разность показаний угла на угломерных устройствах.
За погрешность следования в дистанционной передаче произвольно выбранных пар ВТ или с эталонным устройством принимают полусумму абсолютных значений наибольшего отрицательного и наибольшего положительного отклонений ротора ВТ-приемника в положении согласования от угла поворота ротора ВТ-датчика.
Недостатком этого способа является низкая точность при контроле самых точных из существующих двухполюсных ВТ. Например, ВТ типов ВТ-7 и ВТ-5 имеют погрешность следования в лучшем случае для высшего класса точности ±60 угл. с.Целенаправленным отбором удается подобрать ВТ более высокого класса точности (±30 угл. с). Но и в этом случае задача в полной мере не решается. Следовательно, подобрать хотя бы образцовый (не эталонный) ВТ с соотношением по точности 1:3 (образцовый/контролируемый) не представляется возможным.
Такая же ситуация имеет место при контроле аналого-цифровых преобразователей сигналов ВТ (АЦПВТ) в цифровой код. Например, при формировании одноотсчетного 16-разрядного преобразователя угол-параметр-код, когда подключают 16-разрядный АЦПВТ к ВТ (при их раздельной поставке). В частности, конкретный случай, когда к ВТ типа ВТ-5 (по КФО.303.006 ТУ) подключается АЦПВТ-16М-0 (по ПИЖМ. 468157.029 ТУ). Погрешность угловых координат смены значений кода указанного АЦПВТ согласно техническим условиям на него составляет ±40 угл. с, то есть погрешности ВТ и АЦПВТ близки. Следовательно, при контроле одноотсчетных 16-разрядных АЦПВТ сталкиваемся стой же проблемой.
Целью изобретения является повышение точности способа контроля ВТ и АЦПВТ. Эта цель достигается тем, что
1 в способ контроля и оценки точности ВТ и АЦПВТ их сигналов в код заключающийся в том, что контролируемый (первый) ВТ включают в схему дистанционной передачи, в которой эталонный (второй) ВТ-датчик и контролируемый ВТ устанавливают в угломерные устройства, подают напряжение на датчик, установленный в нулевое положение, ротор контролируемого ВТ устанавливают в согласованное положение, соответствующее наименьшему показанию узкополосного вольтметра, подключенного к выходной обмотке контролируемого ВТ, ротор датчика поворачивают в пределах угла 0-360 угл. град ступенями по 10 угл. град, ротор контролируемого ВТ поворачивают каждый раз до положения согласования, фиксируют показание угломерного устройства, с которым кинематически соединен контролируемый ВТ, вычитают из этого показания значение угла на угломерном устройстве, с которым кинематически соединен датчик, получают значение погрешности контролируемого ВТ в данной угловой координате, отличающийся тем, что применяют для контроля третий ВТ, включают все три ВТ попарно в дистанционную передачу первого со вторым, второго с третьим, первого с третьим, измеряют погрешность следования каждой пары в выбранных угловых координатах, которые располагаются не с равными ступенями по углу в диапазоне 0-360 угл. град, применяют для контроля АЦПВТ, близкий к ВТ по точности, подключают его поочередно к каждому ВТ, установленному в угломерное устройство, измеряют погрешность координат смены значений кода в тех же угловых координатах, что и при измерении погрешности следования в дистанционной передаче, определяют погрешность контролируемого ВТ в каждой угловой координате по формуле
1i
21i
23i
где Δ - погрешность контролируемого (первого) ВТ; E и E - погрешности координат смены значений кода, получаемые при измерении преобразователя угол-параметр-код, сформированного поочередно соответственно из первого и третьего ВТ и АЦПВТ;  - погрешность следования дистанционной передачи, составленной из первого и третьего ВТ; i=1, 2, …, n - индекс, обозначающий номер измеряемой угловой координаты; определяют погрешности второго и третьего ВТ соответственно по формулам
22i
где E - погрешность координат смены значений кода, полученная при измерении второго ВТ с подключенным к нему АЦПВТ;  и  - погрешности следования в дистанционной передаче, составленной соответственно из первого со вторым ВТ и второго с третьим.
2 Способ по п. 1 контроля точности АЦПВТ, отличающийся тем, что его погрешность вычисляют по формулам
21i
22i
23i
(A)
(A)
(A)
где E, E и E - погрешность координат смены значений кода АЦПВТ, полученная с первым, вторым и с третьим ВТ. (А) - не степень, а верхний индекс, означающий что погрешность относится к АЦПВТ.
Формулы для обработки результатов измерений получены следующим образом. Составлялись уравнения погрешностей. Три уравнения для ВТ.
Здесь и далее с целью упрощения индекс «i» в формулах опущен. Составлялись и три уравнения для преобразователей угол-параметр-код.
1
2
3
21
22
23
где  -погрешность следования в дистанционной передаче, составленной из первого и второго ВТ,  - то же, составленной из второго и третьего ВТ,  - то же, составленной из первого и третьего ВТ; Δ, Δ, Δ - погрешность, которую фактически имеет соответственно первый, второй и третий ВТ; Е, Е, Е - погрешность координат смены значений кода преобразователя угол-параметр-код, формируемого при подключении к АЦПВТ соответственно первого, второго и третьего ВТ,  - погрешность координат смены значений кода АЦПВТ.
21
23
1
3
Продолжение преобразований. При вычитании из уравнения (4) уравнения (6) получено уравнение E-E=Δ-Δ (7). Из уравнения (3) определено  его значение подставлено в уравнение (7). Тогда  Отсюда
Аналогично получены и следующие уравнения
2
(А)
Проведя аналогичные выкладки применительно к погрешности АЦПВТ (E), было получено уравнение по определению ее значения
и т.д.
2
Работоспособность и эффективность предложенного способа подтверждается следующим образом. Были проведены шесть циклов измерений. Три цикла включали в себя измерения погрешности следования в дистанционной передаче ВТ типа ВТ-5. В каждом цикле измерения осуществлялись в 129 угловых координатах, включая нулевой. При этом ступени измерения были неравные. Выбор измеряемых угловых координат осуществлялся в соответствии с рекомендациями стандарта ГОСТ РВ 53015-2003. «Преобразователи угла цифровые. Общие технические условия». Это обусловлено тем, что эти же ВТ входили в состав преобразователей угол-параметр-код, погрешность Е которых измерялась в соответствии с требованиями указанного стандарта. В качестве электронного преобразователя сигналов ВТ в код в этом случае использовался одноотсчетный 16-разрядный преобразователь типа АЦПВТ-16П-01К.
Результаты измерений приведены в таблице. Все измеренные и посчитанные значения приведены в угловых секундах. В таблицу помещена лишь 1/6 часть результатов проведенных измерений. Были выбраны в первую очередь те угловые координаты, в которых имели место экстремальные и близкие к ним значения по каждому виду погрешности. Экстремальные значения выделены.
1i
В последней и предпоследней строке таблицы приведены значения диапазона каждой рассматриваемой погрешности. Из этих строк видно, что диапазон погрешности ВТ, получаемой по предлагаемому способу (Δ) существенно (в 2,25 раза) меньше, чем при измерении в дистанционной передаче  а именно: ±36,5/±16,25=2,25. (Использовались значения погрешностей согласно стандарту).
2
21i
(A)
Погрешность Е АЦПВТ, получаемая по предлагаемому способу (E) тоже меньше (в 1,23 раза) погрешности, которую получали существующим способом как разность  то есть ±44/±35,75=1,23.
Источник информации принятый во внимание при экспертизе: ГОСТ РВ 51816. 10 - 2001. «Трансформаторы вращающиеся. Групповые технические условия».