КАНЮЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНА ИЗ ВИТРЕАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ (ВАРИАНТЫ)

Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использована в витреоретинальной хирургии для удаления силикона, введенного в витреальную полость с целью пролонгированной тампонады сетчатки при ее отслойках различного генеза. Известна канюля для проведения аспирации вискоэластика из передней камеры глаза, включающая головку и трубку (каталог инструментов STORZ Instruments, p.315, № Е4958).
Недостатком указанной модели является малый внутренний диаметр трубки, что затрудняет аспирацию вязкого силикона из витреальной полости. При частом использовании и недостаточно тщательном промывании такой канюли капли силиконового масла осаждаются на внутренней стенке трубки, тем самым, снижая проходимость канюли или совсем обтурируя просвет трубки. Указанная модель имеет поперечное сечение трубки в виде круга, что создает затруднения при прохождении ее через склеротомии овальной формы. Также при введении такой канюли в витреальную полость она деформирует овальные склеротомии, а это во время проведения витреоретинальных манипуляций может приводить к неполной герметизации витреальной полости.
Для достижения технического результата разработаны два варианта канюли.
Техническим результатом, достигаемом при использовании обоих вариантов предложенной полезной модели, является обеспечение максимального соответствия формы склеротомии с формой рабочего конца трубки канюли, а также облегчение аспирации силиконового масла из витреальной полости благодаря большему внутреннему диаметру трубки. Это в свою очередь приводит к сокращению времени проведения операции и снижению ее травматичности.
Технический результат по первому варианту достигается тем, что канюля, содержащая головку и трубку, согласно полезной модели, трубка имеет центральный канал, выполнена сквозной и имеет поперечное сечение в виде овала, длину от 20 до 33 мм, а ее внутренний диаметр составляет 0,8 мм. Рабочий конец трубки может быть выполнен под углом 90 или 45 градусов по отношению к продольной оси.
Технический результат по второму варианту достигается тем, что канюля, содержащая головку и трубку, согласно полезной модели, трубка имеет центральный канал, поперечное сечение в виде овала, длину от 20 до 33 мм, а ее внутренний диаметр составляет 0,8 мм, торец заглушен, а на боковой поверхности рабочего конца у торца имеется отверстие, сообщающееся с центральным каналом, диаметром 1,5 мм.
Варианты полезной модели изображены на фиг.1-7.
На фиг.1-4 показан первый вариант канюли. На фиг.1 изображен общий вид канюли по первому варианту. Канюля состоит из головки 1 для присоединения к шприцу вакуумного насоса (на чертеже не показано) и трубки 2 с рабочим концом 3. Трубка 2 выполнена сквозной и имеет поперечное сечение в виде овала (фиг.2, вид А-А с фиг.1). Рабочий конец 3 трубки 2 может быть выполнен под углом 90 градусов к продольной оси трубки (фиг.3) или 45 градусов (фиг.4). Трубка 2 имеет центральный канал 4.
На фиг.5-7 показан второй вариант канюли. На фиг.5 изображен общий вид канюли по второму варианту. Канюля состоит из головки 1 для присоединения к шприцу вакуумного насоса (на чертеже не показано) и трубки 2 с рабочим концом 3. Трубка 2 имеет поперечное сечение в виде овала (фиг.6, вид А-А с фиг.5) и центральный канал 4. Торец рабочего конца 3 трубки 2 заглушен, а на боковой поверхности рабочего конца 3 имеется отверстие 5, сообщающееся с центральным каналом 4, диаметром 1,5 мм (фиг.7, вид В с фиг.5).
Работает канюля для удаления силикона следующим образом. После произведения разрезов конъюнктивы и склеротомии, канюля, головкой 1 подсоединенная к шприцу вакуумного насоса, вводится через склеротомию в витреальную полость и устанавливается в центре
силиконового пузыря. Благодаря овальному сечению рабочего конца 3 трубки 2 канюля легко вводится через склеротомию в витреальную полость и достигается максимальная герметизация во время удаления силикона. После этого с помощью ножной педали включается вакуум и начинается аспирация силиконового масла через центральный канал 4 трубки 2 по первому варианту полезной модели или через боковое отверстие 5, сообщающееся с центральным каналом 4, по второму варианту полезной модели в присоединенный к головке 1 шприц. Ток силикона по внутреннему сечению трубки облегчается благодаря максимальному внутреннему диаметру, поэтому оперативное вмешательство занимает меньшее количество времени.
Все это способствует повышению эффективности, снижает длительность и травматичность оперативного вмешательства.