Устройство для фотоэлектрополевой стимуляции

Устройство для фотоэлектрополевой стимуляции
Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам электрону нктурной терапии.
Устройство может быть иснользовано для воздействия на биологически активные точки организма (БАТ) и для неснецифической иммуностимуляции.
Известно устройство для электропунктурной рефлексотерапии, взятое за прототип, - «аэроионный стимулятор (1) для воздействия на БАТ пациента ионоплазменным потоком аэроионов. Устройство состоит из:
-высоковольтного источника питания постоянного тока;
-разрядного узла (коротрона), выполненного в виде металлического цилиндра, внутри которого натянут тонкий провод, на который подается высокое напряжение от источника постоянного тока;
-активного электрода в изолирующей ручке, подключенного к металлическому цилиндру.
Однако в таком устройстве воздействие на пациента ограничено потоком аэроионов, возникающим при разряде металлического цилиндра коротрона (через активный электрод) на поверхность кожи (либо другой ткани организма).
Целью предлагаемой полезной модели является повыщение эффективности воздействия на биологически активные точки и электробезопасности устройства.
В предлагаемом устройстве, наряду с аэроионным, возникающим за счет ионизации газовой среды, предусмотрено дополнительное воздействие на пациента переменным электрическим полем и переменным электрическим током (за счет наличия высоковольтного генератора), которое усиливает действие на БАТ других видов стимуляции (2). Кроме этого, предлагаемое устройство позволяет осуществлять точечное дозированное микроповреждение дермы низкоинтенсивным искровым разрядом, которое приводит к неспецифической стимуляции иммунной системы. Под действием искрового разряда в коже образуются очаги микронекрозов, которые стимулируют фагоцитоз и выделение биологически активных веществ (гепарин, цитокины, простагландины), медиаторов (гистамин), и усиливаются трофометаболические процессы в тканях (3). При воздействии искрового разряда
А 61 Н 39/00
наблюдается также кратковременная стимуляция БАТ световым воздействием в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном спектре электромагнитных колебаний (4). Этот эффект потенцируется выделяющимися в небольших количествах окислами азота и озоном (3).
Устройство (фиг. 1) состоит из:
-универсального источника питания - 1;
-задающего генератора (синхронизатора) - 2;
-регулируемого генератора высоковольтных импульсов - 3, который позволяет осуществлять воздействие на БАТ импульсными сигналами различной формы (фиг.2) в режиме непрерывного (с частотой от 1 Гц до 400 Гц), дискретного (пакетами импульсов) или одиночного воздействия;
-частотомера - 4;
-пикового вольтметра - 5;
-изолятора - 7, выполняющего функцию конденсатора малой емкости и представляющего собой эбонитовый цилиндр, в который с одной стороны помещен высоковольтный электрод в изоляции - 8, с другой - рабочий (активный) электрод - 9, которые разделены слоем эбонита. Подобная конструкция гарантирует от электрического пробоя и обеспечивает более надежную электробезопасность по сравнению с прототипом.
В цепь рабочего электрода включен микроамперметр - 6. На конце рабочего электрода расположен игольчатый сменный графитовый наконечник - 10, с помощью которого оказывается воздействие на биологически активные точки. Устройство может работать как от сети, так и от автономного источника питания.
Регулируемый высоковольтный генератор, синхронизируемый задающим генератором, вырабатывает высоковольтные импульсы, которые через слой эбонита (диэлектрика) передаются на рабочий электрод. При этом происходит ослабление высоковольтных импульсов до величины, обеспечивающей достаточную напряженность между наконечником рабочего электрода и эпидермисом кожи - 11 для возникновения искрового разряда, не вызывающего болезненных ощущений. Ток в цепи рабочего электрода не превышает 50 мка.
амплитуда, форма сигнала). Если рабочий игольчатый электрод соединяют с кожей пациента в области БАТ, то осуществляется воздействие переменным электрическим полем и переменным электрическим током с заданными характеристиками. На низких частотах воздействие дополняется эффектом точечного массажа за счет возникающих микровибраций. При отдалении электрода от поверхности эпидермиса на расстояние до 2,0 мм. воздействие дополняется потоком аэроионов, возникающим за счет коронного разряда. При увеличении амплитуды импульса возникает искровой разряд, которым осуществляют дозированное микроповреждение дермы.
Источники информации:
1.Патент 2027426 А61Н 39/00
2.Портнов Ф.Г. «Электропунктурная рефлексотерапия. - Рига: «Зинатне, 1988. -352с.
3.Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник. - Изд. 3-е, перераб. и доп.- М.: Медицина, 1999.-432 с.
4.Коротков К.Г. «От эффекта Кирлиан к Биоэлектрографии /Сб., 1998. Изд-во «Ольга, Россия, 194100, С-Пб, - 344 с.