КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
CONTAINER FOR MICRO SURGICAL TOOLS

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для транспортировки, хранения и стерилизации офтальмологических микрохирургических инструментов.
Прототипом является КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА, а.с. СССР №1230593, кл. А61В 19/02 1986, авторы: С.Н. Федоров, Л.И. Товве, С.А. Соловьев и А.В. Турчин.
Устройство выполнено из органических материалов, единственное лезвие заклинено в разрезе пологого цилиндрического выступа, расположенного в центральной части внутренней поверхности крышки, вставленной в корпус контейнера, таким образом, лезвие не касается контейнера и безопасно извлекается.
Целью изобретения является создание компактного, легкого, металлического контейнера под комплект инструментов для офтальмологических микрохирургических операций, в котором можно переносить, хранить и стерилизовать инструменты.
Изобретение поясняется на фиг. 1-8
Фиг. 1. Открытый контейнер с инструментами.
Фиг. 2. Подложка с гнездами для инструментов.
Фиг. 3. Развертка подложки.
Фиг. 4. Крепление лезвий в спирали.
Фиг. 5. Разрез контейнера.
Фиг. 6. Схема извлечения инструментов нажатием.
Фиг. 7. Схема извлечения съемной головки.
Фиг. 8. Схема извлечения колпачков.
На фиг. 1 показан открытый контейнер, состоящий из коробки 1 в форме параллелепипеда со скругленными углами и ребрами, такой же крышки 2 и подложки 3 с закрепленной на ней спиралью 4. В гнездах подложки расположен набор микрохирургических инструментов. Коробка, крышка и подложка выполнены из нержавеющей стали толщиной 0,7 мм.
На фиг. 2 показана подложка со спиралью и гнездами без инструментов. Подложка имеет фланцы, отогнутые вниз, причем длинные фланцы служат опорами.
На фиг. 3 показана развертка подложи с местами сгибов.
На фиг. 4 показана спираль 4, выполненная из упругой нержавеющей стали в виде трехгранной равнобедренной призмы, один из углов которой равен 90°, а ее концы надеты на выступы гнезда 5, при этом основание спирали лежит в углублении гнезда 5 подложки, что придает ей устойчивость и определяет ее высоту над подложкой. В витках спирали удерживаются стандартные металлические микрохирургические лезвия, при этом лезвия имеют минимальный контакт со спиралью-пружинкой и их режущие кромки находятся на безопасном расстоянии от подложки и крышки.
Гнездо 6 предназначено для лезвиедержателя стандартных металлических микрохирургических лезвий, в гнезде 7 располагается шагающая лапка для дозированных разрезов, в гнезде 8 - лапка для пологих разрезов, гнездо 9 для вставки-удлинителя лезвиедержателя длиной 60 мм, гнездо 10 для вставки-удлинителя лезвиедержателя длиной 80 мм.
Гнезда с 6 по 10 имеют сходную конструкцию: их ложе короче инструмента, лежащего на ложе, а радиус сгиба ложа больше радиуса лежащего на нем инструмента, что позволяет уменьшить контакт инструмента с подложкой фиг. 5, выносной вид А. На фиг. 5 показано, что между крышкой контейнера и инструментами имеется зазор.
В гнезде 11 для выталкивателя лапок из лезвиедержателя плоское ложе короче инструмента.
На фиг. 6 показана схема извлечения из гнезда вставки и выталкивателя. Ложе гнезда короче инструмента, его конец не имеет опоры, что позволяет нажатием на конец инструмента поднять противоположный конец на высоту, удобную для захвата.
По этой схеме извлекают инструменты из гнезд с 6 по 11.
В гнезде 12 - съемная головка с лимбом для установки выступа лезвия за лапку, надетая на выступ 13 гнезда 12 и опирающаяся на скобу 14, имеющую наклонный бортик, фиксирующий головку в гнезде. На фиг. 7 показана схема извлечение из гнезда 12 съемной головки лезвиедержателя простым переворотом вокруг основания выступа 13.
Гнездо 15, предназначенное для колпачка, надеваемого на лезвиедержатель, имеет отогнутый вверх выступ 16. Гнездо 17 для колпачка, вставляемого в лезвиедержатель, имеет отогнутый вверх выступ 18. Гнезда 15 и 17 сходны по конструкции. На фиг. 8 показана единая схема извлечения переворотом вокруг основания выступа гнезда съемного колпачка, сидящего своей цилиндрической частью на основании выступа, отогнутом вверх, а противоположной частью опирающегося на вырез гнезда.
Контейнер помогает организовать рабочее пространство и удобен для транспортировки хранения и стерилизации микрохирургических инструментов.
Высота контейнера 15,5 мм, длина 135 мм, ширина 85 мм.
Вес контейнера 234 г, вес коробки 87 г, вес крышки 78 г, вес подложки 69 г, вес контейнера с инструментами 260 г.