КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

Полезная модель относится к медицине и может применяться для одновременного или последовательного применения разнообразных физиотерапевтических процедур, проводимых самим пациентом под дистанционным управлением. Преимущественно полезная модель предназначена для электрофизиотерапевтических процедур, но может использоваться для волновой, лазерной терапии, магнитолечения и некоторых других процедур, требующих затрат электроэнергии и управления посредством электрических, оптических или электромагнитных каналов связи. Приемно-передающее устройство пациента - сотовый телефон или компьютер или одновременно сотовый телефон и компьютер. (Под термином компьютер подразумевается ПК не ниже типа Пентиум-4 или ноутбук.). Операционная системе Windows-XP.
Далее приведен краткий анализ этих методов.
1. ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Гальванотерапия. Применение с лечебной целью непрерывного постоянного электрического тока малой силы (до 50 мА) и низкого напряжения (30-80 В). В тканях организма человека содержатся как коллоиды (белки, гликоген и другие крупномолекулярные вещества), так и растворы солей. Они входят в состав мышц, железистой ткани, а также жидкостей организма (кровь, лимфа, межклеточная жидкость и др.). Молекулы образующих их веществ распадаются на электрически заряженные ионы: вода - на положительно заряженный ион водорода и отрицательно заряженный ион гидроксила, а неорганические соли - соответственно на ионы металлов и кислотных остатков. Движение электрического тока в теле человека не прямолинейно. Его прохождение зависит от структурных, анатомических взаимоотношений - хороших проводников тока (оболочек нервных стволов, кровеносных сосудов, мышц) и плохих - диэлектриков (жировая ткань).
В основе биологического действия постоянного гальванического тока лежат процессы электролиза, изменения концентрации ионов в клетках и тканях и поляризационные процессы. Они обуславливают раздражение нервных рецепторов и возникновение рефлекторных реакций местного и общего характера. Расширяются кровеносные сосуды, ускоряется кровоток, в месте воздействия тока образуются биологически активные вещества, такие как гистамин, серотонин и др. Гальванический ток оказывает нормализующее влияние на функциональное состояние центральной нервной системы, способствует улучшению крово- и лимфообращения, расширяет коронарные сосуды, повышает функциональные возможности сердца, стимулирует деятельность желез внутренней секреции, влияет на возбудимость нервно-мышечного аппарата. Показаниями для назначения гальванизации являются гипертоническая болезнь 1-11 стадии, бронхиальная астма, гастрит, колит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, поражения периферической нервной системы, заболевания женских половых органов и др.
Гальванизация противопоказана при индивидуальной непереносимости тока, острых гнойных процессах, нарушениях целостности кожи в местах наложения электродов (за исключением раневого процесса), при кожных заболеваниях распространенного характера (экзема, дерматит) и полной потере болевой чувствительности.
Дарсонвализация. Метод электролечения, основанный на использовании переменного импульсного тока высокой частоты (110 кГц), высокого напряжения (20 кВ) и малой силы (0,02 мА). Действующим фактором является электрический разряд, возникающий между электродами и телом пациента. Интенсивность разряда можно изменить от "тихого" до искрового.
Применяют дарсонвализацию в основном в виде местных процедур. Импульсы тока, раздражая нервные рецепторы кожи и слизистых оболочек, способствуют расширению артериальных и венозных сосудов, увеличению проницаемости сосудистых стенок, стимуляции обменных процессов, понижению возбудимости чувствительных и двигательных нервов. Тепловой эффект выражен незначительно, что объясняется малой силой и импульсным характером действующего тока. Терапевтическое влияние проявляется болеутоляющим, противозудным действием, улучшением периферического кровообращения, повышением трофики тканей в месте воздействия.
Противопоказания те же, что и для других физиотерапевтических процедур, а также индивидуальная непереносимость тока.
Индуктотермия. Метод электролечения, действующим фактором которого является высокочастотное переменное магнитное поле. Действие энергии этого поля вызывает появление наведенных (индуктивных) вихревых токов, механическая энергия которых переходит в тепло. Расширяются сосуды, ускоряется кровоток, снижается артериальное давление, улучшается коронарное кровообращение. С теплообразованием и усилением кровотока связано противовоспалительное и рассасывающее действие индуктотермии. Происходит также понижение тонуса мышц, что имеет значение при спазме гладкой мускулатуры. Понижение возбудимости нервных рецепторов обуславливает обезболивающее и седативное действие. Применение этой процедуры на область надпочечников стимулирует их глюкокортикоидную функцию. При этом методе лечения наблюдается повышение содержания кальция в тканях, бактериостатическое действие.
Показаниями к назначению индуктотермии являются подострые и хронические воспалительные заболевания внутренних органов, органов малого таза, ЛОР-органов, заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы. К числу частных противопоказаний относятся нарушения болевой и температурной чувствительности кожи, наличие металлических предметов в тканях в зоне воздействия и острые гнойные процессы.
Магнитотерапия. Метод, при котором на организм человека воздействуют постоянным или переменным низкочастотным магнитным полем. Известно, что ткани организма диамагнитны, т.е. под влиянием магнитного поля не намагничиваются, однако многим составным элементам тканей (например, воде, форменным элементам крови) могут в магнитном поле сообщаться магнитные свойства. Физическая сущность действия магнитного поля на организм человека заключается в том, что оно оказывает влияние на движущиеся в теле электрически заряженные частицы, воздействуя таким образом на физико-химические и биохимические процессы. Основой биологического действия магнитного поля считают наведение электродвижущей силы в токе крови и лимфы. По закону магнитной индукции в этих средах, как в хороших движущихся проводниках, возникают слабые токи, изменяющие течение обменных процессов. Предполагают, кроме того, что магнитные поля влияют на жидкостно-кристаллические структуры воды, белков, полипептидов и других соединений. Квант энергии магнитных полей воздействует на электрические и магнитные взаимосвязи клеточных и внутриклеточных структур, изменяя метаболические процессы в клетке и проницаемость клеточных мембран. Изучение влияния магнитных полей на различные органы и системы организма человека позволило установить некоторые различия в действии постоянного и переменного магнитного поля.
Так, например, под воздействием постоянного магнитного поля понижается возбудимость центральной нервной системы, ускоряется прохождение нервных импульсов. Переменное магнитное поле усиливает тормозные процессы в центральной нервной системе. Терапевтическое действие магнитных полей изучено еще недостаточно, но на основании имеющихся данных можно сделать вывод, что они оказывают противовоспалительное, противоотечное, седативное, болеутоляющее действие. Под воздействием магнитных полей улучшается микроциркуляция, стимулируются регенеративные rf репаративные процессы в тканях.
Показаниями для назначения магнитотерапии являются: заболевания сердечнососудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 1 стадии); заболевания периферических сосудов (облитерирующий эндартериит, атеросклероз сосудов нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность с наличием трофических язв, тромбофлебит и др.); заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) и др.
СВЧ-терапая (микроволновая терапия). Метод электролечения, основанный на воздействии на больного электромагнитных колебаний с длиной волны от 1 мм до 1 м (или соответственно с частотой электромагнитных колебаний 300-30000 МГц). В лечебной практике используют микроволны дециметрового (0,1-1 м) и сантиметрового (1-10 см) диапазонов и в соответствии с этим различают два вида СВЧ-терапии: дециметроволновая (ДМВ-терапия) и сантиметроволновая (СМВ-терапия). Микроволны занимают промежуточное положение между электромагнитными волнами ультравысокочастотного диапазона и инфракрасными лучами. Поэтому по некоторым своим физическим свойствам они приближаются к световой, лучистой энергии. Они могут, как свет, отражаться, преломляться, рассеиваться и поглощаться, их можно концентрировать в узкий пучок и использовать для локального направленного воздействия. Попадая на тело человека, 30-60% микроволн поглощается тканями организма, остальная часть отражается. При отражении микроволн, в особенности тканями с различной электропроводностью, поступающая и отраженная энергия могут складываться, что создает угрозу местного перегрева тканей. Часть поглощенной тканями энергии микроволн переходит в тепло и оказывает тепловое действие. Наряду с этим имеет место и специфический осцилляторный эффект. Он связан с резонансным поглощением электромагнитной энергии, так как частота колебаний ряда биологических веществ (аминокислот, полипептидов, воды) близка к диапазону частот микроволн. Вследствие этого под влиянием микроволн повышается активность различных биохимических процессов, образуются биологически активные вещества (серотонин, гистамин и др.). Под влиянием микроволновой терапии происходит расширение кровеносных сосудов, усиливается кровоток, уменьшается спазм гладкой мускулатуры, нормализуются процессы торможения и возбуждения нервной системы, ускоряется прохождение импульсов по нервному волокну, изменяется белковый, липидный, углеводный обмен. Микроволновая терапия стимулирует функцию симпатико-адреналовой системы, оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, гипосепсибилизирующее, обезболивающее действие.
Имеются некоторые различия в действии микроволн дециметрового и сантиметрового диапазона. Энергия СМВ проникает в ткани на глубину 5…6 см, а ДМВ - на 10…12 см. При действии СМВ теплообразование больше выражено в поверхностных слоях тканей, при ДМВ оно происходит равномерно как в поверхностных, так и в глубоких тканях. Волны дециметрового диапазона благоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы - улучшается сократительная функция миокарда, активизируются обменные процессы в сердечной мышце, снижается тонус периферических кровеносных сосудов. Наиболее выраженная благоприятная динамика отмечается при воздействии на область надпочечников.
Микроволновая терапия показана при дегеративно-дистрофических и воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты, остеохондроз и др.); заболеваниях сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов головного мозга и др.); заболеваниях легких (бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма и др.); воспалительных заболеваниях органов малого таза (аднексит, простатит); заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка двенадцатиперстной кишки, холецистит, гепатит и т.д.); заболеваниях ЛОР-органов (тонзиллиты, отиты, риниты); кожных заболеваниях (фурункулы, карбункулы, гидроаденит, трофические язвы, послеоперационные инфильтраты).
Противопоказания к назначению микроволновой терапии те же, что и для других видов высокочастотной терапии, кроме того, тиреотоксикоз, катаракта, глаукома.
УВЧ-терапия. Метод электролечения, основанный на воздействии на организм больного преимущественно ультравысокочастотного электромагнитного поля. При проведении лечебной процедуры участок тела, подвергаемый воздействию э. п. УВЧ, помещают между двумя конденсаторными пластинами-электродами таким образом, чтобы между телом больного и электродами имелся воздушный зазор, величина которого не должна меняться в течение всей процедуры. Физическое действие э. п. УВЧ заключается в активном поглощении энергии поля тканями и преобразовании ее в тепловую энергию, а также в развитии осцилляторного эффекта, характерного для высокочастотных электромагнитных колебаний. Тепловое действие УВЧ-терапии меньше выражено, чем при индуктотермии. Основное теплообразование происходит в тканях, плохо проводящих электрический ток (нервная, костная и т.д.). Интенсивность теплообразования зависит от мощности воздействия и особенностей поглощения энергии тканями.
Электрическая процедура. УВЧ оказывает противовоспалительное действие за счет улучшения крово- и лимфообращения, дегидратации тканей и уменьшения экссудации, активирует функции соединительной ткани, стимулирует процессы клеточной пролиферации, что создает возможность ограничивать воспалительный очаг плотной соединительной капсулой. УВЧ оказывает антиспастическое действие на гладкую мускулатуру желудка, кишечника, желчного пузыря, ускоряет регенерацию нервной ткани, усиливает проводимость импульсов по нервному волокну, понижает чувствительность концевых нервных рецепторов, т.е. способствует обезболиванию, уменьшает тонус капилляров, артериол, понижает артериальное давление, вызывает брадикардию. УВЧ применяют в лечебной практике в непрерывном и импульсном режиме. Лечение показано при различных острых и хронических воспалительных процессах внутренних органов (бронхиты, холециститы, пневмонии), опорно-двигательного аппарата, уха, горла, носа (ангины, отиты), периферической нервной системы (невриты), женской половой сферы, дистрофических процессах и острых нагноениях (фурункулы, карбункулы, абсцессы, флегмоны).
Электростимуляция. Метод электролечения с использованием различных импульсных токов для изменения функционального состояния мышц и нервов. Применяются отдельные импульсы, серии, состоящие из нескольких импульсов, а также ритмические импульсы, чередующиеся с определенной частотой. Характер вызываемой реакции зависит от двух факторов: во-первых, от интенсивности, формы и длительности электрических импульсов и, во-вторых, от функционального состояния нервномышечного аппарата. Каждый из этих факторов и их взаимосвязь являются основой электродиагностики, позволяя подобрать оптимальные параметры импульсного тока для электростимуляции. Электростимуляция поддерживает сократительную способность мышц, усиливает кровообращение и обменные процессы в тканях, препятствует развитию 1 атрофии и контрактур. Проводимая в правильном ритме и при соответствующей силе тока электростимуляция создает поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему, что в свою очередь положительно влияет на восстановление двигательных функций.
Наиболее широко электростимуляция применяется при лечении заболеваний нервов и мышц. К числу таких заболеваний относятся различные парезы и параличи скелетной мускулатуры, как вялые, вызванные нарушениями переферической нервной системы и спинного мозга (невриты, последствия полиомиелита и травм позвоночника с поражением спинного мозга), так и спастические постинсультные, а также истерогенные. Электростимуляция показана при афонии на почве пареза мышц гортани, паретическом состоянии дыхательных мышц и диафрагмы. Ее применяют также при атрофиях мышц, как первичных, развившихся вследствие травм периферических нервов и спинного мозга, так и вторичных, возникших в результате длительной иммобилизации конечностей в связи с переломами и костнопластическими операциями. Электростимуляция показана также при атонических состояниях гладкой мускулатуры внутренних органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря и др.). Находит применение при атонических кровотечениях, для предупреждения послеоперционных флеботромбозов, профилактики осложнений при длительной гиподинамии, для повышения тренированности спортсменов. Электростимуляция широко используется в кардиологии. Одиночный электрический разряд высокого напряжения (до 6 кВ), так называемая дефибрилляция, способна восстановить работу остановившегося сердца и вывести больного с инфарктом миокарда из состояния клинической смерти. Вживляемый миниатюрный прибор (кардиостимулятор), подающий к сердечной мышце больного ритмические импульсы, обеспечивает на много лет эффективную работу сердца при блокаде его проводящих путей.
Противопоказания в электростимуляции различны. Нельзя, например, производить электростимуляцию мышц внутренних органов при желчно- и почечнокаменной болезни, острых гнойных процессах в органах брюшной полости, при спастическом состоянии мышц. Электростимуляция мимических мышц противопоказана при ранних признаках контрактуры, повышении возбудимости этих мышц. Электростимуляция мышц конечностей противопоказана при анкилозах суставов, вывихах до момента их вправления, переломах костей до их консолидации.
2. ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
Лазеротерапия (лазерная терапия) - метод лечения, состоящий в применении световой энергии лазерного излучения с лечебной целью.
Создание в 1960 г.оптических квантовых генераторов или лазеров - принципиально новых, не имеющих аналогов в природе источников световой энергии, позволяющих получить когерентное, направленное, с высокой спектральной плотностью излучение в световом диапазоне, определило новое направление в различных областях медицины, лазерную медицину.
Первые исследования биологической активности излучения низкоэнергетических лазеров в красном диапазоне датированные 1964 годом были проведены в Казанском университете под руководством проф. В.М.Инюшина. Вскоре появились первые сообщения успешного практического применения излучения гелий-неонового лазера (ИГНЛ) для лечения заболеваний слизистой рта), болезней позвоночника и суставов и заболеваний нервной системы у детей. Установлено, что наибольший биологический эффект оказывает лазерное излучение красной области видимого спектра, а наиболее подходящими источниками света для стимуляции биологических процессов являются гелий-неоновые лазеры
Начиная с середины 70-х годов, лазерная терапия значительно расширяет область своего применения. Монохроматический красный свет гелий-неоновых лазеров с успехом используют в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата воспалительного и дегенеративно-дистрофического характера, переломов костей с замедленной консолидацией.. Лазерная терапия также широко используется для лечения ран и язв., дерматологических заболеваний, ишемической болезни сердца, болезней культей конечностей и многих других патологических состояний.
3. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Ультразвуковая терапия является разновидностью лечебных факторов механической природы (к ним относятся массаж, вибрация). Ультразвук - это упругие механические колебания плотной среды с частотой выше 20 кГц. Ультразвуковые волны распространяются в виде продольных волн и вызывают сжатие и растяжение клеток. Наибольшее поглощение ультразвуковой энергии происходит на границе раздела сред. и в плотных тканях.
Механизм действия ультразвука:
- Механическое - ультразвук вызывает колебания клеток вперед, назад. Например, при частоте ультразвука 880 кГц колебание клеток составляет 880 тысяч раз в секунду.
- Происходит массаж на уровне клетки.
- Повышается проницаемость клеточных мембран, что приводит к улучшению клеточного обмена.
- Происходит рассасывание уплотненной ткани при целлюлите.
- Термическое - происходит локальное повышение температуры в тканях на 1-2 градуса, что вызывает ускорение обменных процессов на 13%.
- Физико химическое - связано с перестройкой внутриклеточных структур.
- Усиливается выработка ферментов.
- Усиливается деление клеток. Активизируются фибропласты.
- Усиливается выработка коллагена, эластина.
- Усиливается синтез гиалуроновой кислоты. Происходит деполяризация гиалуроновой кислоты, вследствие чего происходит рассасывание рубцов, спаек, фиброзной ткани при целлюлите.
При проведении ультразвуковой терапии может быть использована стабильная (фиксированное положение излучателя) и лабильная (перемещение излучателя в зоне воздействия) методики.
Показания для ультразвуковой терапии:
- стареющая кожа
- постакне, себорейная кожа
- коррекция тела (целлюлит 3-4 стадий)
- для удаления рубцов
Противопоказания:
- ишемическая болезнь, гипертония
- болезни крови, наклонность к кровотечениям
- острый инфекционный процесс, лихорадочные состояния, острые воспалительные процессы
- беременность
- туберкулез, язва желудка и 12-п.Кишки
- тромбофлебит, тромбоз, варикозная болезнь
- опухоли злокачественные, доброкачественные, склонные к росту
Далее приведен анализ патентов, касающихся исследуемой тематики.
Известен способ электротерапии по патенту РФ на изобретение №2294773, МПК A61N 1/20, опубл. 10.03.2007 г.
Это изобретение относится к устройствам для проведения электротерапии путем физиотерапевтического воздействия через контактные электроды, и может найти применение для профилактики и лечения воспалительных и других заболеваний в различных областях медицины, в том числе в урологии, акушерстве и гинекологии, а также в центрах реабилитации спортсменов, в центрах подготовки и реабилитации космонавтов. Устройство для электротерапии включает регулятор входного напряжения, трансформатор и преобразователь напряжения, активный и пассивный контактные электроды, а также дополнительно содержит микроамперметр, два штекерных разъема, две наполненные дистиллированной водой камеры с электродами, каждая из которых разделена мембранной перегородкой, при этом последовательно с входящим в первую камеру и выходящим из второй камеры электродами включены высоковольтные высокоомные резисторы, а штекерные разъемы установлены между "минус" выходом преобразователя и выходящим электродом первой камеры и между плюс выходом преобразователя и входящим электродом второй камеры, контактные электроды установлены в разрыв первого или второго штекерного разъема, а преобразователь напряжения выполнен в виде индуктивно-емкостного зарядно-энергетического преобразователя, по меньшей мере, с одной ступенью повышения униполярных зарядно-энергетических потенциалов, включающего две вентильно-емкостные схемы утроения с выходными вентилями, соединенные противофазно, параллельно по входам с повышающим разделительным трансформатором и через выходные вентили по выходам, при этом к горизонтальным выходам каждой схемы утроения симметрично относительно оси Y подключены вертикальные входы дополнительных схем утроения с выходными вентилями последовательно по направлению вентилей в схемах, полярные горизонтальные выходы дополнительных схем утроения через выходные вентили соединены параллельно и соединены со сглаживающей емкостью, образуя выходную ступень повышения униполярных зарядно-энергетических потенциалов, при этом устройство для электротерапии изолировано от "земли". Такое выполнение устройства обеспечивает повышение эффективности электростимуляции путем использования высоких униполярных зарядно-энергетических емкостных потенциалов и стабилизированных микротоков, воздействующих на биоэнергетические параметры организма на клеточном уровне, повышение электробезопасности, а также расширение функциональных возможностей за счет использования электростимуляции с двумя видами полярности.
Недостатки отсутствие контроля и консультации специалистов и узкоспециализированное назначение способа, а именно только для физиотерапии рук и ног.
Известен способ электротерапии по патенту РФ на изобретение №2243005, МПК F61N 1/18, опубл. 27.12.2004 г.
Это устройство относится к медицинской технике, а именно к устройствам для электротерапии. Техническим результатом является повышение безопасности пациента при проведении процедуры электротерапии за счет ограничения плотности тока под электродами на безопасном для пациента уровне. Устройство содержит электроды, последовательно соединенные формирователь сигнала воздействия и регулятор уровня амплитуды воздействия, последовательно соединенные ограничители плотности тока воздействия по числу электродов и многоконтактные соединители подключения электродов, включенные между регулятором уровня амплитуды воздействия и электродами. Каждый из электродов подключен к выходу своего ограничителя плотности тока воздействия через первый контакт своего многоконтактного соединителя. Другие контакты соединителей со стороны электродов снабжены перемычками для различных значений площади электродов. С другой стороны контакты соединены с входами своих ограничителей плотности тока воздействия.
Недостаток использование только одного вида физиотерапии-электротерапии.
Известен способ электротерапии по патенту РФ на изобретение №21189001, A61N 1/36, опубл. 20.09.1998 г.
Способ и устройство предназначены для электроимпульсного воздействия на биологический объект и могут быть использованы для лечения широкого спектра заболеваний. Суть способа заключается в формировании сложного импульса, состоящего из двух частей: прямоугольной и затухающего импульсного колебания, причем частоту и декремент затухания синусоидальных колебаний устанавливают в зависимости от проводимости кожного покрова биологического объекта. Устройство состоит из блока управления ключа, согласующего трансформатора, блока коррекции импульсов, измерителя амплитуды и электродов. Определенное соединение этих блоков между собой и их работа позволяют повысить степень терапевтического эффекта за счет устранения болезненности процедуры и физиологичности формы импульса.
Недостатки те же.
Известен способ электротерапии по патенту РФ на изобретение №2139703, МПК А61Н 39/00, опубл. 20.10.1990 г., прототип.
Изобретение относится к медицине и может быть использовано для регистрации и анализа электрических параметров биологически активных точек (БАТ) и биологически активных зон (БАЗ), комплексной оценки состояния здоровья и индивидуального терапевтического воздействия на организм человека. Устройство содержит блок электродов, блоки диагностики и терапевтического воздействия, имеющие узел гальванической развязки, сопряженный с ЭВМ. Устройство снабжено цепью обратной связи с пациентом, состоящей из упомянутого блока электродов, усилителя и аналого-цифрового преобразователя, соединенных своими входами и выходами последовательно. Устройство позволяет определить совокупное функциональное состояние пациента и повысить качество его лечения.
Недостатки те же.
Задачей создания полезной модели является обеспечение одновременного или последовательного применения разнообразных физиотерапевтических процедур, проводимых самим пациентом под дистанционным руководством и контролем специалиста или компьютерных средств.
Решение указанных задач достигнуто в комплексе для проведения физиотерапевтических процедур, содержащем генератор импульсов и, по меньшей мере, датчик для воздействия на пациента, соединенный с генератором импульсов электрической связью, тем, что согласно полезной модели генератор импульсов соединен электрической связью через физиотерапевтическое устройство пациента с приемно-передающим устройством, которое, в свою очередь через станцию связи соединен с центром физиотерапии, содержащим компьютер с монитором, который через модем соединен с сетью «Интернет» и с приемно-передающим устройством центра управления, например с компьютером через модем, а к физиотерапевтическому устройству пациента подсоединен по меньшей мере один датчик физиотерапевтическо воздействия.. В качестве станции связи может быть использован оператор сотовой связи. В качестве приемно-передающих устройств центра физиотерапии и пациента могут быть использованы сотовые телефоны. В качестве приемно-передающего устройства центра физиотерапии может быть использован компьютер, системный блок которого через модем соединен с сетью Интернет. Физиотерапевтическое устройство пациента может содержать последовательно соединенные декодер, электронный ключ и генератор сихроимпульсов, при этом к выходу генератора синхроимульсов присоединен, по меньшей мере один генератор импульсов, к выходу из которого присоединен по меньшей мере один датчик физиотерапевтического воздействия. Комплекс может быть выполнен с возможностью диагностирования пациента, за счет того, что к блоку физиотерапевтического воздействия через модулятор может быть присоединено устройство диагностики, к входу которого присоединен диагностирующий датчик.. Датчик может быть выполнен в виде электрода. Датчик может быть выполнен в виде блока электродов. По меньшей мере один датчик может быть выполнен с возможностью одновременного осуществления двух физиотерапевтических процедур. По меньшей мере, один датчик может быть выполнен с возможностью одновременного осуществления трех физиотерапевтических процедур. По меньшей мере, один датчик выполнен с возможностью одновременного проведения диагностики и физиотерапии.
По меньшей мере, один датчик выполнен в форме плоского электрода. По меньшей мере, один датчик выполнен цилиндрическим Цилиндрический датчик может быть выполнен с конусной часть на торце.
Сущность полезной модели поясняется на фиг.1…34, где:
на фиг.1 приведена упрощенная блок-схема комплекса,
на фиг.2 представлена схема комплекса (устройства) для физиотерапии с применением сотого телефона,
на фиг.3 представлена схема комплекса с применением компьютера пациента,
на фиг.4 представлена схема комплекса с применением телевизора,
на фиг.5 представлена схема соединения сотового телефона и блока согласования,
на фиг.6 представлена схема комплекса с возможностью диагностирования,
на фиг.7 представлен внешний вид плоского электрода,
на фиг.8 представлена вид А плоского электрода круглой формы,
на фиг.9 представлена вид А плоского электрода прямоугольной формы,
на фиг.10 представлен вид А плоского электрода сложной формы,
на фиг.11 представлен цилиндрический электрод,
на фиг.12 представлен вид Б цилиндрического электрода,
на фиг.13 представлен плоский цилиндрический электрод,
на фиг.14 представлен плоский цилиндрический электрод с электроизоляцией,
на фиг.15 представлен блок электродов,
нга фиг.16 представлен разрез В-В блока электродов,
на фиг.17 представлен блок электродов в виде двух концентрично выполненных электродов с общей электроизоляцией,
на фиг.18 представлен вид Г варианта блока электродов,
на фиг.19 представлен электрод с заостренным концом,
на фиг.20 представлен электрод с заостренным концом и ручкой их электроизоляционного материала,
на фиг.21 представлен цилиндрический электрод-массажер,
на фиг 22 представлен вид Д цилиндрического электирода-массажера,
на фиг.23 представлен прямоугольный электрод-массажер,
на фиг.24 представлен плоский массажер со спиральным электродом.
на фиг.25 приведен вид Е плоского массажера,
на фиг.26 приведен вариант блока электродов с двумя плоскими электродами,
на фиг.27 приведена конструкция комбинированного датчика, выполненного с  возможностью одновременного выполнения двух терапевтических процедур,
на фиг.28 приведена конструкция комбинированного датчика, выполненного с возможностью одновременного выполнения двух терапевтических процедур,
на фиг.29 приведен внешний вид физиотерапевтического устройства пациента,
- на фиг.30 приведен алгоритм работы комплекса без диагностики,
на фиг.31 приведен алгоритм работы комплекса с диагностикой,
на фиг.32 приведен пример транслируемого видеоизображения,
на фиг.33 приведен пример транслируемого видеотекста,
на фиг.34 приведена управляющая информация
Комплекс для проведения физиотерапевтических процедур (фиг.1…34) включает программно-аппаратное обеспечение для самостоятельного выполнения пациентом физиотерапевтических процедур.
Комплекс содержит (фиг.1): центр управления физиотерапии 1 с приемно-передающим устройством центра 2, оператора связи 3, например, станцию сотовой связи с приемно-передающим устройством оператора сотовой связи4 и рабочего место пациента 5 с приемно-передающим устройством пациента 7 и по меньшей мере один датчик физиотерапии 8 (фиг.1).. Центр управления физиотерапии 1, оператор связи 3 и рабочее место оператора 5 соединены между собой линиями связи 9 (проводными или беспроводными) Точнее соединены между собой приемно-передающе устройства 2, 4 и 6.
Аппаратное обеспечение Центра управления физиотерапией 1 (фиг.2) в одной из вариантов содержит компьютер, содержащий, в свою очередь, системный блок 10, к которому средствами связи 9 присоединены монитор 11, клавиатура 12, манипулятор типа «мышь» 13 и модем 14. В состав этого аппаратного обеспечения могут входить и другие средства: веб-камера, видеокамера, принтер, сканер, сотовый телефон оператора и т.д. Модем 14 линией связи 9 соединен с сетью Интернет 15.
В состав оператора связи (станции сотовой связи) 2 входит компьютер, содержащий в свою очередь системный блок 16 к которому средствами связи 5 присоединены монитор 17, клавиатура 18, манипулятор типа «мышь» 19, модем 20 и приемно-передающее устройство 4 с антенной 21. Модем 14 и модем 20 присоединены каналами связи 9 к сети Интернет 15. Антенна 21 радиоканалом 22 соединена с рабочим местом пациента 9.
Аппаратные средства рабочего места пациента 3 в минимальной комплектации приведены на фиг.2. Приемно-передающее устройство пациента 6 может быть выполнено в виде сотового телефона пациента 23 (Фиг.2)
Сотовый телефон пациента 23 содержит дисплей 24, клавиатуру 25 и антенну 26, которая радиоканалом 22 соединена с антенной 21 оператора связи 3 (станции сотовой связи), конкретно - с системным блоком 16..
Физиотерапевтическое устройство пациента 7 содержит декодер 27, генератор синхроимпульсов 28 и блок питания 29. Вход декодера 27 соединен с выходом из сотового телефона пациента 23 (фиг.2) в простейшем варианте.
В другом варианте (фиг.3) приемно-передающее устройство пациента выполнено в виде компьютера пациента, состоящего из системного блока 31, монитора 32, клавиатуры 34, манипулятора типа «мышь» 35 и модема 36, соединенных с системным блоком 32.
Выход из декодера 27 соединен с входом генератора синхроимпульсов 29. К выходу генератора синхроимпульсов 29 присоединен по меньшей мере один генератор импульсов 31 к выходу которого присоединен соответствующий датчик 8.
Датчики 8 могут быть выполнены в виде электродов для электрического воздействия, электромагнита, излучателя электромагнитных волн, ультразвукового излучателя, лазерного излучателя и т.д.
Возможна дополнительно установка компьютера пациента (фиг.3), содержащего компьютер, который, в свою очередь, содержит системный блок 32, к которому средствами связи 9 присоединены монитор 33, клавиатура 34, манипулятор типа мышь» 35 и модем 36. Модем 36 средствами связи 9 присоединен к сети Интернет 15 для получения и передачи информации в центр физиотерапии 1 и обратно.
Более сложный вариант предусматривает подключение к выходу системного блока 23 через ТВ тюнер 37 телевизора, имеющего большие размеры экрана (фиг.4).
На фиг.5 приведена блок-схема сотового телефона 23. Сотовый телефон 23 содержит дисплей 24, клавиатуру 25, центральный процессор 38, к которому подключены линиями связи 9 память 39, контроллер звука 40, радиотракт 41, к которому присоединена антенна 21, блок питания 42, сим-карта 43, контроллер питания 44. Все электронные компоненты сотового телефона 23 установлены в корпусе 45 на котором выполнен разъем 46 для подключения внешних электронных приборов. Тип разъема микро USB.
На внешней поверхности физиотерапевтического устройства пациента 7 также установлен входной внешний разъем 47. Разъем 46 и входной разъем 47 соединены электрической связью 9 к которому присоединен вход демодулятора 27, к которому в свою очередь присоединен электронный ключ 28, генератор синхроимпульсов 29, соединенные последовательно. Физиотерапевтическое устройство пациента 7 также содержит блок питания 30, подключенный ко всем электронным компонентам 27-29 этого блока и один или несколько генераторов импульсов 31, к выходу которых присоединены выходные разъемы 48 (фиг.5,.6) Тип выходных разъемов 48 - любой: ШР, коаксиальный штекер, USB и т.д. Если планируется использование телевизора, к второму выходу демодулятора присоединяют вход ТВ тюнера 49, к выходу которого присоединяют видеоразъем 50,
Возможен вариант исполнения комплекса с диагностированием на расстоянии (фиг.6). Для этого в физиотерапевтическое устройство 27 устанавливают модулятор 51, выход которого соединен с вторым входным разъемом 52, а вход соединен с входным разъемом 47.
Кроме того, в комплексе 7 может использоваться устройство диагностики 53, которое подключают к выходному разъему (фиг.6). Устройство диагностики 53 содержит измерительное устройство 54 и генератор напряжения 55, к которым линиями связи подключен блок диагностирующих датчиков 56, представляющие собой обычные электроды. Далее будет приведена конструкция блока диагностирующих датчиков и указано, что одни и те же датчики могут одновременно выполнять функцию диагностирования и терапевтического воздействия.
Возможно выполнение устройства диагностики 53 в виде отдельного блока (фиг.6) или в составе физиотерапевтического устройства пациента 7. Этот вариант на фиг.1…34 не показан. Возможно выполнение физиотерапевтического устройства пациента 7 внутри сотового телефона 23. этот вариант на фиг.1…6 также не показан. Как уже отмечалось ранее в качестве датчиков 8 для физиотерапии, в первую очередь будут применены обычные электроды, выполненные из электропроводного материала, но имеющие разную форму и конструкцию (фиг.7…28). На фиг.7…10 приведены варианты плоского электрода 57. На фиг.11 и… 12 приведен вариант электрода цилиндрической формы, на фиг.13 плоский электрод 57 цилиндрической формы без изоляции, на фиг.14 - электрод 57 цилиндрической формы с изоляцией 58. Линия связи 9 присоединена к электроду 57 гайкой 59.
Возможно применение блока электродов 60, содержащего два и более электрода.
На фиг.15 и 16 приведен блок электродов 60 с двумя электродами 61 и 62. Между электродами 61 и 62 установлена изолирующая проставка 63, а снаружи выполнено изоляционное покрытие 64. Аналогичный по конструкции блок электродов может использоваться для диагностики или одновременного проведения диагностики и физеотерапии.
На фиг.17 и 18 приведен блок электродов 60 который содержит два концентрично расположенных электрода 61 и 62 изолированных друг относительно друга изоляцией 59. На фиг.19 приведен электрод 57 из электропроводного материала с коническим наконечником 65. На фиг.20 - этот же электрод с ручкой 66 из электроизоляционного материала. Электрическая связь 9 крепится к электроду 57 гайкой 59.
Новым в предложенном комплексе является возможность одновременного выполнения двух разных физиотерапевтических процедур. На фиг.21 и 22 приведен блок электродов для одновременного выполнения электрофизиотерапии и массажа. Он имеет один центральный электрод 67 и несколько боковых 68 в общем корпусе 69.
На фиг.23 приведен электрод дли массажа с корпусом 70 в форме параллелепипеда с несколькими электродами в форме пластин 71, имеющими зубцы 72. Пластина 71 может быть выполнена по спирали (фиг.24 и 25).
На фиг.26 приведены два пластинчатых электрода 73 на внешней поверхности общего корпуса 74, выполненного в форме параллелепипеда из диэлектрического материала, например, из пенополиуретана.
На фиг.27 приведен электрод, позволяющий выполнять одновременно две физиотерапевтические процедуры в одной точке (зоне) на кожной поверхности пациента. Он содержит корпус 75 оптическое окно 76 ручку 77 цилиндрический электрод 78 центральной части и несколько лазерных излучателей 79
На фиг.28 приведена конструкция более сложного датчика, выполняющего одновременно трех различных физиотерапевтических процедур. Этот датчик выполнен аналогично датчику (фиг.27), но содержит дополнительно боковые электроды 80.
Возможно выполнение одновременное выполнение двух различных физиотерапевтических процедур в одной точке БАТ или БАЗ.
Внешний вид физиотерапевтическое устройства пациента 7 приведен на фиг.29
Это устройство содержит корпус 81 тумблером сеть 82 кнопкой пуск 83, индикатор сети 84 и дисплей 85, выполненными на верхней крышке 86 устройства. На нижнем торце 87 выполнены разъемы 48 и 52, на боковой крышке 88 - разъемы 47, 49 и разъем USB 89 для подключения флеш-накопителя для внесения или съема с физиотерапевтического устройства пациента 7 информации. Физиотерапевтическое устройство пациента может иметь память 90 (фиг.6). Тип разъема 47 - USB.
На фиг.30 и 31 приведены алгоритмы управления комплексом. На фиг.32-34 визуальная и текстовая информация, передаваемая устройством. При этом информации о режимах работы генераторов импульсов (фиг.34) закодирована.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
При работе с системой выполняют следующие операции.
Центр физиотерапии 1 проводит подготовительные работы в основном по разработке программ управления для каждого заболевания и вносит программы и базы данных (фото силуэта человека с указанием БАТ и БАД) и базу данных пациентов района, который обслуживает конкретный центр физиотерапии 1. В центре физиотерапии может работать всего несколько человек: директор, программист и системный администратор. В штате может быть врач физиотерапевт. Один центр может обслуживать многомиллионный город. При этом в ночное время центр работает полностью в автоматическом режиме.
Концепция применения физеотерапевтического комплекса
Планируется одновременный серийный выпуск физиотерапевтических устройств пациента различной комплектации: с одним, двумя и т.д. генераторами импульсов. Стоимость прибора в зависимости от сложности и комплектации будет колебаться от 30 до 20000 долл США. Таким образом, процедурой дистанционной физиотерапии будет охвачено 100% населения. Для начала работ необходимо создать базы данных и программное обеспечение и открыть Центры физиотерапии. Предположительно оплата услуг Центров физиотерапии будет осуществляться аналогично оплате за пользование Интернет и будет очень невелика. Однако в связи с массовым охватом такими услугами населения всей страны прибыль от использования полезной модели будет составлять сотни миллионов долл. США.
Первый вариант физиотерапии (без диагностики)
Описание практического применения варианта заявленного комплекса без дистанционного диагностирования приведена на алгоритме (фиг.28).
Диагноз пациенту предварительно поставлен лечащим врачом. Пациент покупает аппаратуру, как минимум устройство физиотерапевтического воздействия 7 один датчик 8 и если не имеет - сотовый телефон 23. Пациент по сотовому телефону набирает № телефона центра физиотерапии 1 и сообщает Фамилию имя отчество, адрес регистрации и диагноз, полученный в лечебном учреждении.
Возможен вариант, когда данные о пациенте зашифрованы и вместо фамилии указан код. Следует отметить, что программное обеспечение должно исключить доступ пациента к информации других пациентов.
Практически мгновенно он получает на дисплее 24 сотового телефона 23 изображение биологически активной точки (БАТ) или биологически активной зоны - БАЗ на фоне силуэта пациента, на которую необходимо воздействовать (фиг.32) и одновременно информацию о режиме проведения физиотерапии (фиг.33 и 34). Он устанавливает электрод и нажимает кнопку «пуск». Генератор импульсов выключается автоматически.
Второй вариант проведения физиотерапии (с диагностикой)
Описание практического применения варианта заявленного комплекса с дистанционным диагностированием приведено на алгоритме (фиг.29, 30 и 31).
Пациент по сотовому телефону набирает № телефона центра физиотерапии 1 и сообщает Фамилию имя отчество, адрес регистрации и признаки заболевания. Пациент получает одновременно текстовую и голосовую информации, что необходимо: закрепить блок диагностирующих датчиков 56 на поверхности тела. Пациент самостоятельно закрепляет блок диагностирующих датчиков 56 на кожной поверхности в соответствии с рекомендациями, полученными по каналам связи. Это он выполняет самостоятельно, по каналам связи 9 получает текстовую, звуковую и видеоинформацию, которая содержит рекомендации (фиг.32) и изображение силуэта человека с указанием БАТ или БАЗ (фиг.33). Потом выполняют физиотерапевтические процедуры, как это описано выше для первого варианта.
Применение полезной модели позволило:
1. Проводить пациенту физиотерапевтические процедуры самостоятельно в любом месте, на дому, на даче и т.д. без вызова специалиста и посещения центра физиотерапии.
2. Уменьшить затраты на лечение за счет уменьшения количества посещения платных специалистов-медиков и физиотерапевтов.
3. Обходиться при лечении без лекарств, вызывающих побочные эффекты и отрицательно влияющих на работу печени.
4. Точно и без всяких затрат сил, времени и нервов управлять режимом физиотерапии: мощностью сигнала, его продолжительностью, частотой и т.д. Управление режимами физиотерапии полностью автоматизировано.
5. Точнее и чаще проводить диагностирование заболевания и сравнивать эти результаты в динамике, делая объективные выводы об улучшении состояния пациента или полном отсутствии ремиссии и по этим результатам вносить корректирование в процессе проведения физиотерапевтических процедур..
6. Обеспечить наглядность доведения информации до пациентов. Информация может доводиться текстовая, голосовая, статическое изображение силуэта человека с указанием БАТ и БАЗ и в динамике в виде видеофильма.
7. Сохранять информацию о проведенных процедурах в памяти компьютера пациента и центра физиотерапии, тем самым облегчить работу врача и физиотерапевта и использовать статистические данные для научных исследований.
8. Обеспечить одновременное проведение дух и более физиотерапевтических процедур.
9. Обеспечить одновременное проведение дух и более физиотерапевтических процедур для одной БАТ или БАЗ.
10. Обеспечить одновременное проведение диагностики и физиотерапии.
11. Длительно сохранять информацию о всех пациентах и использовать ее в научных целях для дальнейшего совершенствования физиотерапии по мере накопления опыта.