Монитор многофункциональный компьютеризированный

Настоящая полезная модель относится к медицинской технике, а именно к биомедицинским измерениям для диагностических целей в кардиореспираторных исследованиях сердца и дыхательных систем человека (снятие электрокардиограммы - далее ЭКГ, измерение частоты сердечных сокращений - далее ЧСС, насыщения крови и тканей кислородом - сатурации SpO2 и др.) и может быть использована для диагностики аритмий, блокад, ишемии сердца и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Известен неинвазивный способ диагностики острой ишемической болезни и многоканальный электрокардиограф для его реализации (патент US № 5419337, А61В 5/0452, А61В 5/0404), содержащий блок снятия ЭКГ, включающий матрицу электродов (до 100 электродов) и соответствующее количество усилительных каналов, мультиплексор, программируемый усилитель, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер, сменную карту памяти, анализаторы и дисплеи сердечного ритма и ST-сегмента, работа которых обеспечивается соответствующим программным комплексом микроконтроллера, причем значения отсчетов ST-сегмента по всем каналам непрерывно выводятся на экран дисплея в трехмерном изображении. Недостатком устройства является конструктивная сложность и невозможность использования в качестве простого носимого средства мониторинга сердечной деятельности человека и диагностики обострения болезни сердца.
Известно носимое устройство мониторинга ЭКГ, позволяющее частично устранить указанный недостаток при сохранении основных функциональных возможностей указанного выше аналога (патент RU № 2266041, А61В 5/0452, А61В 5/0404). Этот технический результат достигается благодаря тому, что в вышеупомянутый многоканальный электрокардиограф, содержащий блок микропроцессора с общей шиной, последовательно соединенные многоканальный блок снятия ЭКГ и мультиплексор, управляющий вход которого подключен к общей шине, АЦП, выход которого подключен к общей шине, и сменную карту памяти, введены клавиатура и блок индикации и сигнализации, подключенные через введенные, соответственно, первый и второй регистры к общей шине, к которой также подключена через третий введенный регистр сменная карта памяти, вход АЦП соединен с выходом мультиплексора, причем блок индикации и сигнализации выполнен с возможностью одновременного индицирования как текущих, так и предыдущих задержанных на заданное время усредненных значений параметров ЭКГ, а программное обеспечение блока микропроцессора выполнено с возможностью обеспечения расчета и хранения таких значений параметров и с возможностью выборочной записи их на сменную карту памяти в соответствии с программой, задаваемой с клавиатуры.
Недостатками указанных выше аналогов являются недостаточно высокая информативность измерений из-за того, что в них осуществляется измерение только параметров ЭКГ, а также отсутствует возможность автоматизированного анализа информации и представления ее на экране монитора в удобном для оператора виде с целью более точной диагностики обострения болезней сердца.
В то же время известно, например, из учебника Шершнев В.Г. и др. "Клиническая реография, Киев, "Здоровье", 1977, с. 3-7, что значительное увеличение информативности мониторирования сердечно-сосудистой системы и повышение достоверности диагностики сердечных заболеваний могут быть достигнуты путем одновременной регистрации и анализа ЭКГ и результатов неинвазивного исследования кровоснабжения органов, в основе которого лежит измерение изменений электрического сопротивления тканей, в связи с меняющимся кровенаполнением. Для еще более достоверной оценки ситуации целесообразно также использовать информацию о дыхании и артериальном давлении (АД) пациента. При этом большое значение имеет также использование программ компьютерной обработки биосигналов человека и высококачественного отображения выходных цифрографических результатов и трендов. Следствием недостаточной информативности измерений является высокая вероятность ложных тревог, приводящая к нерациональной нагрузке медицинского персонала, а в некоторых случаях к выбору недостаточно эффективного метода лечения.
Поэтому в современных моделях устройств для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы пациентов используется более сложная компьютерная обработка данных, получаемых одновременно от нескольких неинвазивных датчиков, регистрирующих ЭКГ, ЧСС, АД, SpO2, температуру тела и другие медико-биологические параметры человека.
Заявителем был проведен патентный поиск защищенных технических решений в классах действующей МПК - 2016, относящихся к данной тематике:
А61В 5/02 - измерение пульса, ЧСС, давления или тока крови; одновременное ЧСС и кровяного давления; оценка состояния сердечнососудистой системы;
А61В 5/0205 - …одновременная оценка состояний сердечно-сосудистой системы и других систем организма, например сердца и дыхательных органов
А61В 5/0402 - …электрокардиография, т.е. ЭКГ;
А61В 5/0404 - …переносные приборы.
С учетом выделенных подгрупп, поиск аналогов проводился по следующим ключевым словам: "Electrocardiography OR ECG AND display OR monitor" в российском сегменте Интернет-сервиса esp@cenet (ru.espacenet.com), а также на сайте www.findpatent.ru (по русскоязычным аналогам).
В результате указанного поиска были выявлены следующие основные аналоги: «Устройство мобильной связи с возможностью кардиомониторинга», RU 2463952, А61В 5/04, А61В 5/0432, А61В 5/0404, А61В 5/053; «Способ дистанционного мониторинга состояния человека», WO 2016123212, А61В 5/04; А61В 5/0402; А61В 5/0404; А61В 5/0408; «Монитор артериального давления», WO 2008120950, А61В 5/0404; «Способ и ЭКГ-устройство для отображения ЭКГ», WO 2006110549, А61В 5/04; «Портативный кардиологический монитор, включающий радиосвязь», WO 2006110549, А61В 5/04; «Амбулаторный электрокардиографический монитор и способ его применения», ЕР 2438853, А61В 5/024, А61В 5/0404, А61В 5/0428, А61В 5/0432; «Многофункциональный медицинский монитор», US 2015150471, А61В 5/00, А61В 5/0408, А61В 5/0432, А61В 5/044; «Прибор для сбора данных о здоровье пациента», US 2015134364, G06F 19/00; «Активный монитор», US 2014012143, А61В 5/0205 и др.
Как показал проведенный патентный поиск, оригинальные новые технические решения, приведенные в некоторых из указанных выше изобретений-аналогов, достаточно далеки от надежных, проверенных временем технических решений, используемых, в частности, в линейке многофункциональных компьютизированных мониторов семейства «ММК-АЛЬТОН», серийно выпускаемых предприятием-заявителем (www.altonika.ru).
С начала 2000-х годов предприятием выпущено уже несколько моделей этих мониторов (www.altonika.ru) и продолжается их дальнейшее совершенствование с использованием последних достижений в развитии компонентной базы и программного обеспечения (ПО). Использованное в этой линейке художественно-конструкторское решение защищено патентом на промышленный образец RU № 53229, МКПО: 24-01.
По технической сущности ближайшим аналогом предлагаемого технического решения является монитор многофункциональный компьютеризированный «ММК-Альтон» (ГКУН.944188.002ТУ, www.altonika.ru), ядром вычислительной системы которого является материнская плата от промышленного компьютера, с которой параллельным интерфейсом связаны ЖКИ-дисплей, флэш-карта памяти, модуль принтера, модуль измерителя АД, блок питания с гальванической развязкой, аккумуляторная батарея на свинцовых аккумуляторах, интерфейс Ethernet, блок звукового оповещения, модуль измерения АД, RISK-процессорный модуль SOM и блок совместной обработки данных различных биомедицинских измерений (модуль ECGP), ко входам которого подключены отводы ЭКГ, датчик SPO2 и датчики температуры.
Мониторы семейства «ММК-Альтон» выпускаются серийно и широко используются в качестве прикроватных мониторов в отделениях реанимации больниц, а в носимом варианте - в службе скорой помощи. Периодически на предприятии-заявителе проводится реинжиниринг этих приборов с учетом последних достижений в развитии медицинской науки и техники.
Что касается недостатков ближайшего аналога, то они связаны, в основном, с трудностями, возникающими при попытке применения в нем последних достижений в области цифровой обработки и отображения медико-биологической инфомации, требующих высокой скорости передачи информации внутри локальной компьютерной сети, которой, по существу, являются современные многофункциональные компьютизированные медицинские мониторы. В первую очередь, это касается применения в них ЖКИ-дисплеев высокого и сверхвысокого разрешения и совершенствования ПО в направлении расширения функциональных возможностей прибора и улучшения его эргономических характеристик. Современные микросхемы и построенные на их базе устройства развивают все большую мощность и скорость обработки информационных потоков. С увеличением скорости и разрядности все острее встает проблема обмена данными как между микросхемами, так и между модулями в составе устройства. Как отмечается в статье Гончарова Ю. в журнале «Мир микроэлектроники» (www.compitech.ru), ранее в локальных вычислительных сетях (ЛВС) для этого применялись либо многоразрядные параллельные шины с достаточно «капризными» сигнальными системами, либо, в случае с междумодульным и междусистемным обменом - всевозможные ухищрения, вплоть до дорогостоящих оптических систем передачи и преобразования информации и специализированных микроконтроллеров.
При этом неизбежно происходило удорожание, усложнение и снижение надежности приборов, а также увеличение энергопотребления и возникновение проблем электромагнитной совместимости (ЭМС) с другими электронными приборами медицинского назначения.
Альтернативным направлением является применение технических решений, реализующих известный способ низковольтной дифференциальной передачи сигналов (low-voltage differential signaling или LVDS), позволяющий передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары. Его применение позволяет достичь скорости передачи до 400-600 Мбит/с по одной паре, соизмеримой с возможностями оптических каналов связи, причем практически без применения всевозможных экзотических элементов (оптронов и т.п.).
Для возможности достижения таких скоростей в предлагаемом приборе применены соответствующие архитектура, компоненты и схемно-технические решения, реализующие указанный способ LVDS.
Ожидаемый технический результат заключается в упрощении, удешевлении, снижении массы, энергопотребления и уровня побочных излучений при переводе ближайшего аналога на современные программно-аппаратные средства обработки, отображения и компьютеризированного анализа медицинской информации.
Этот технический эффект планируется достичь благодаря тому, что в известный многофункциональный компьютизированный монитор, который содержит материнскую плату с интерфейсами USB и Ethernet для связи со сменными картами памяти и с локальной вычислительной сетью Ethernet, процессорную плату (модуль) SOM, многоканальный модуль ECGP измерителей биосигналов человека, в том числе электрокардиографа, датчиков измерения SpO2 и температуры тела, модуль измерителя АД с манжетой и модуль принтера, связанные с соответствующими входами/выходами материнской платы, блок питания от сети переменного тока и блок звукового оповещения, подключенные, соответственно, ко входу питания и к аналоговому выходу материнской платы, клавиатуру со встроенным энкодером, и ЖКИ-дисплей, вход питания которого подключен к соответствующему выходу питания дисплея материнской платы, а также аккумуляторную батарею, связанную с дополнительным входом/выходом питания материнской платы, материнская плата выполнена с дополнительным интерфейсом USB HUB для связей с многоканальным модулем ECGP измерителей биосигналов человека и с процессорным модулем SOM, а также с возможностями подключения к материнской плате модулей дополнительных измерителей биосигналов человека и питания от Li-Ion аккумуляторной батареи, процессорная плата SOM выполнена на основе ARM-процессора с интерфейсом низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) и встроена в материнскую плату, многоканальный модуль ECGP измерителей биосигналов человека выполнен с интерфейсами USB2.0, при этом клавиатура со встроенным энкодером подключена непосредственно к процессорной плате SOM, а ЖКИ-дисплей выполнен с возможностью приема информации по каналу LVDS и подключен к соответствующему выходу процессорной платы SOM кабелем на основе медной витой пары.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется на фиг. 1 - фиг. 2.
На фиг. 1 показана структурная схема предлагаемого монитора.
На фиг. 2 приведена фотография материнской платы с установленной на ней процессорной платой SOM.
На фиг. 1 использованы следующие названия блоков: 1 - отводы ЭКГ; 2 - многоканальный модуль ECGP измерителей биосигналов человека; 3 - датчик SpO2; 4 - датчики температуры; 5 - материнская плата; 6 - модуль измерителя АД; 7 - манжета; 8 - клавиатура с энкодером; 9 - ЖКИ-дисплей; 10 - процессорный модуль SOM; 11 - динамик; 12 - модуль принтера; 13 - блок питания от сети переменного тока; 14 - аккумуляторная Li-Ion батарея.
Предлагаемый монитор содержит материнскую плату 5 с интерфейсами USB и Ethernet для связи, соответственно, со сменными картами памяти и с ЛВС, процессорную плату 10 SOM, многоканальный модуль 2 ECGP измерителей биосигналов человека, в том числе отводов 1 ЭКГ, датчиков 3 SpO2 и датчиков 4 температуры, модуль 6 измерителя АД с манжетой 7 и модуль 12 принтера, связанные с соответствующими входами/выходами материнской платы 5, блок 13 питания от сети переменного тока и динамик 11, подключенные, соответственно, ко входу питания и к аналоговому выходу материнской платы 5, клавиатуру 8 со встроенным энкодером и ЖКИ-дисплей 9, вход питания которого подключен к соответствующему выходу питания на материнской плате 5, а также аккумуляторную Li-Ion батарею, связанную с дополнительным входом/выходом питания материнской платы 5, при этом материнская плата 5 выполнена с интерфейсом USB HUB для связей с многоканальным модулем 2 ECGP измерителей биосигналов человека и с процессорным модулем 10 SOM, а также с возможностью подключения к материнской плате модулей дополнительных измерителей биосигналов человека и с возможностью питания от Li-Ion аккумуляторной батареи 14, процессорная плата 10 SOM выполнена на основе ARM-процессора (вместо RISK-процессора) с интерфейсом LVDS и установлена на материнской плате 5, а многоканальный модуль 2 ECGP измерителей биосигналов человека выполнен с интерфейсами USB2.0 для связи с материнской платой 5, при этом клавиатура 8 со встроенным энкодером подключена непосредственно к процессорной плате 10 SOM, а ЖКИ-дисплей 9 выполнен с возможностью приема информации по каналу LVDS и подключен к соответствующему выходу процессорной платы 10 SOM кабелем на основе медной витой пары.
На предприятии-заявителе произведены и прошли необходимые испытания опытные образцы заявляемого многофункционального компьютеризированного монитора. В соответствии с техническим проектом на этот монитор (Технический проект, «Монитор МК-4», Пояснительная записка, ДЛБА.941118.001 ПЗ), он обеспечивает
- съем и отображение электрокардиосигналов с возможностью гибкой реализации любого набора из 7 отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) при использовании пятипроводного кабеля ЭКГ;
- измерение биомедицинских параметров по ЭКГ;
- измерение уровня смещения сегмента ST относительно изолинии во всех снимаемых отведениях ЭКГ;
- регистрацию сигнала дыхания импедансным методом;
- измерение систолического, диастолического и среднего АД косвенным осциллометрическим методом;
- измерение SpO2 методом фотоплетизмографии (ФПГ) с вычислением частоты пульса (ЧП);
- измерение концентрации двуокиси углерода во вдыхаемом (FiCO2) и выдыхаемом воздухе (EtCO2) и частоты дыхания (ЧД) (дополнительно);
- измерение температуры тела двумя датчиками температуры и разности указанных измерений;
- установку пределов тревожной сигнализации и подачу сигналов тревоги по всем измеряемым параметрам, вызвавших состояние тревоги;
- запоминание тенденции изменения (трендов) измеряемых параметров, возможность просмотра их в виде графиков или таблицы.
ЖКИ-дисплей 9 имеет следующие области отображения информации: область графической информации; область информации о пациенте; область числовых значений измеряемых параметров и область системной информации.
Последние три области присутствуют на экране постоянно.
Область информации о пациенте содержит обозначение возрастной категории пациента, номер койки и номер истории болезни.
Область числовых значений измеряемых параметров содержит измеренные числовые значения ЧСС, ЧД, систолического и диастолического АД;
- температуры двух датчиков и разности температур этих датчиков.
На экране постоянно присутствуют измеренные числовые значения уровня смещения сегментов ST по двум отведениям ЭКГ.
Рядом с каждым измеренным числовым значением параметра присутствуют числовые значения порогов тревоги по данному параметру и условное обозначение включения или отключения тревожной сигнализации при выходе значения параметра за пределы порогов.
Область системной информации содержит числовые значения текущего времени в формате hh:mm:ss и дату в формате DD.MM.YYYY по ГОСТ Р ИСО 8601.
Область графической информации имеет три режима отображения: "Экран мониторирования", "Экран графических трендов", "Экран табличных трендов".
В режиме "Экран мониторирования" на экране монитора отображаются:
- до семи сигналов ЭКГ по любым выбранным из семи отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V);
- сигнал дыхания;
- сигнал фотоплетизмограммы.
В режиме "Экран графических трендов" на экране монитора отображаются тренды всех измеряемых параметров, объединенные в следующие наборы:
- набор № 1 - ЧСС, АД, SpO2, ЧП по каналу ФПГ;
- набор № 2 - до семи графиков смещения сегмента ST по любому из отведений (ST I, ST II, ST III, ST aVR, ST aVL, ST aVF, ST V);
- набор № 3 - до трех графиков температуры (T1, Т2 и ΔT) (при наличии модуля температуры);
- набор № 4 - ЧД, измеренная импедансным методом или модулем капнометра (при его наличии);
В режиме "Экран табличных трендов" на экране отображаются:
числовые значения ЧСС, SpO2, ЧП, АД, T1, Т2, ΔT, ЧД, ST I, ST II, ST III,
ST aVR, ST aVL, ST aVF, ST V.
В каждом режиме отображения обеспечиваются возможности настройки (выбор измеряемых параметров и отображаемых сигналов), включения режима тревожной сигнализации и возможность установки верхних и нижних значений пределов допустимых значений ЧСС, уровней смещения сегментов ST по всем отведениям, SpO2, ЧП, систолического и диастолического АД, температуры, ЧД и концентрации двуокиси углерода (при наличии модуля капнометра).
Монитор имеет режим остановки ("заморозки") изображения для детального просмотра элементов ЭКГ.
В режиме "Экран табличных трендов" на экране отображаются числовые значения ЧСС, SpO2, ЧП, АД, T1, Т2, ΔT, ЧД, ST I, ST II, ST III, ST aVR, ST aVL, ST aVF, ST V. Интервал отображения выбирается из ряда - 1, 2, 5, 15, 30 или 60 мин.
Входной импеданс по всем входам составляет не менее 10 МОм в соответствии с требованиями 201.12.1.101.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-27.
Коэффициент подавления синфазных помех - не менее 100000 в соответствии с требованиями 201.12.1.101.10 ГОСТ Р МЭК 60601-2-27.
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики - в соответствии с требованиями 201.12.1.101.8 ГОСТ Р МЭК 60601-2-27.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения Sp02 -в соответствии с требованиями 50.101.1 ГОСТ ISO 9919).
Диапазон измерения частоты пульса (ЧП) - от 25 до 240 в соответствии с требованиями 50.104 ГОСТ ISO 9919.
Пределы допускаемой погрешности измерения ЧП - в соответствии с требованиями 50.104 ГОСТ ISO 9919.
Монитор обеспечивает измерение АД в манжете 7 - в диапазоне от 20 до 280 мм рт.ст. (для взрослых пациентов).
Предлагаемое устройство готово к серийному производству в соответствии с техническими условиями ТУ 26.60.12.129-001-65186122-2016, что подтверждено решением комиссии заказчика.
Рассматриваемый многофункциональный компьютеризированный монитор работает следующим образом.
Сигналы с отводов 1 ЭКГ, располагаемых на теле человека, поступают на соответствующие параллельные входы многоканального модуля ECGP 2 измерителей биосигналов человека. На другие параллельные входы этого модуля подаются аналоговые сигналы с датчика 3 SpO2 и с датчиков 4 температуры. После фильтрации, усиления, оцифровки и дискретизации этих сигналов в указанном многоканальном модуле ECGP 2 измерителей биосигналов человека соответствующие цифровые сообщения по интерфейсу USB2.0 этого модуля поступают на интерфейс USB HUB материнской платы 5. Через этот же интерфейс с материнской платой 5 могут обмениваться цифровыми сообщениями модули дополнительных измерителей биосигналов человека. Модуль 6 измерителя АД с манжетой 7 обеспечивает измерение АД человека и аналогично модулю ECGP преобразует полученный аналоговый сигнал в цифровые сообщения и передает их на материнскую плату 5. В обратном направлении в указанные модули измерителей могут поступать управляющие сигналы с материнской платы 5. Если раньше в ближайшем аналоге - мониторе «ММК-Альтон», многоканальный модуль ECGP 2 измерителей биосигналов человека и другие модули измерителей соединялись с материнской платой 5 с помощью интерфейса UART, а сбор, распределение и обработку осуществлял специальный микроконтроллер-сборщик, который с помощью клавиатуры 8 и встроенного в нее энкодера управлял отображением информации на ЖКИ-дисплее 9 и звуковым оповещением с помощью бузера, то в предлагаемом устройстве материнская плата 5 не содержит микроконтроллеров, а все вычислительные и управляющие функции выполняет процессорный модуль 10 SOM, установленный непосредственно на материнской плате 5 (фиг. 2). От этого модуля по протоколу I2S поступает, в частности, звуковое сообщение, которое на материнской плате 5 преобразуется в высококачественный аналоговый сигнал. Это позволяет применить в качестве блока звукового оповещения полноценный динамик 11 (вместо бузера) и воспроизводить через него любые звуковые сигналы, включая голосовые фразы. В результате улучшилось качество звукового оповещения, а отказ от дорогостоящего микроконтроллера-сборщика позволил существенно удешевить устройство. Роль сборщика при этом возложена на установленный на материнской плате интерфейс USB HUB. Клавиатура 8 с энкодером подключена напрямую к процессорной плате 10 SOM, с помощью которой осуществляется высококачественное отображение выходной графической и текстовой информации на ЖКИ-дисплее 9. Информация с процессорной платы 10 SOM передается на ЖКИ-дисплей 9 по интерфейсу LVDS с помощью простейшего кабеля на основе медной витой пары.
Интерфейс LVDS использует дифференциальную передачу сигналов с малыми сигнальными уровнями. В линию выдается токовая посылка с током 3,5 мА. Нагрузкой линии служат параллельно включенные дифференциальный LVDS-приемник и 100 Ом резистор. Сам приемник имеет высокое входное сопротивление и основное формирование сигнала происходит на нагрузочном резисторе. При токе линии 3,5 мА на нем формируется падение напряжения 350 мВ, которое и детектируется приемником. При переключении направления тока в линии меняется полярность напряжения на нагрузочном резисторе, формируя состояния логического нуля и логической единицы. Используемая схема передачи обладает целым рядом преимуществ. LVDS-интерфейс имеет высокую скорость передачи данных. Определенная стандартом максимальная скорость составляет до 622 Мбит/с, что сравнимо со скоростью оптического интерфейса. При этом реальное быстродействие LVDS-канала ограничивается двумя факторами: скоростью подачи и съема данных и параметрами среды передачи. В отличие от ближайшего аналога, модули измерителей биосигналов в рассматриваемом устройстве подключены по USB2.0, обеспечивающему скорость передачи данных до 480 Мбит/с (вместо 1 Мбит/с в интерфейсе UART), что в сочетании с применением LVDS обеспечивает повышенную скорость обмена данными между всеми элементами ЛВС предлагаемого устройства при минимальном уровне излучения.
Кроме того, используемый в LVDS дифференциальный метод передачи сигналов позволяет максимально снизить влияние внешних наводок. Малое изменение напряжения, симметричные линии передачи и низкое нарастание напряжения (1В/нс) обусловливают малый уровень наводок от самого интерфейса. В свою очередь, малый уровень перекрестных наводок и низкая чувствительность к внешним наводкам позволяют использовать высокую плотность соединения как на печатной плате, так и в кабеле. Метод передачи LVDS не зависит от напряжения питания и работает при напряжении питания передатчика и приемника 5В, 3В или 2,5В. При этом сопряжение устройств с разным напряжением питания не является проблемой. Используемый метод передачи позволяет также существенно снизить энергопотребление интерфейса. На 100 Ом нагрузке LVDS при падении напряжения 400 мВ составляет 1,2 мВт. Для сравнения, интерфейс RS-422 имеет рассеиваемую мощность на нагрузке порядка 90 мВт, что в 75 раз больше, чем у LVDS.
В процессе выполнения процессорным модулем 10 SOM системной, стандартных и управляющих программ и установок, заданных посредством клавиатуры 8 со встроенным энкодером, в каждом такте сердечной деятельности по каждому каналу выделяется значимая область ЭКГ (например, ST-сегмент), вычисляется ее характеристическое значение (например, максимальное значение уровня), перебором по всем каналам определяется наиболее опасное характеристическое значение (что повышает надежность, например, при случайном сдвиге электродов или при нарушении их контакта с телом человека). За один или несколько промежутков времени (например, за последнюю минуту, последний час и т.д.) вычисляется среднее по наиболее опасным характеристическим значениям и выводится на экран ЖКИ-дисплея 9. При выходе наиболее опасных характеристических значений за установленные границы формируется тревожный сигнал и/или соответствующее высококачественное голосовое оповещение, воспроизводимые динамиком 11. Текущие и задержанные характеристические значения в соответствии с программными установками выборочно записываются на сменную карту памяти, что увеличивает продолжительность записи. При этом могут использоваться как флэш-карта, так и сменная карта SD. Как и ближайший аналог, предлагаемое устройство позволяет документировать необходимую информацию. Для этого потоки соответствующей выходной информации, поступающие из процессорного модуля 10 SOM через материнскую плату 5, направляются в модуль 12 принтера. Также как и в ближайшем аналоге, питание материнской платы 5 может осуществляться как от блока питания 13 от сети переменного тока (220В, 50 Гц), так и от аккумуляторной батареи, В сравнении с прежней версией материнской платы 5, поддерживавшей зарядку только от свинцовых батарей, новая версия обеспечивает зарядку от аккумуляторной Li-Ion батареи 14, что позволяет сократить время зарядки в 4 раза (с 10 до 2.5 часов) и сделать монитор более легким.
Таким образом, предлагаемая полезная модель позволяет получить ожидаемый технический результат, заключающийся в упрощении, удешевлении, снижении энергопотребления, массы и уровня побочных излучений в многофункциональном медицинском мониторе при переходе на современные программно-аппаратные средства обработки, отображения и компьютеризированного анализа медицинской информации