УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕВОДНЫХ СИЛ ЭЛЕКТРОПРИВОДА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА

Устройство для измерения переводных сил электропривода стрелочного перевода.
Полезная модель относится к области измерений силы и используется преимущественно при наладке и обслуживании железнодорожных стрелочных переводов, а именно для измерения усилий на шибере и в шарнирах, а также для измерения усилий между подвижными элементами рельсовых стрелочных переводов (фрикции)
Известен динанометр (авторское свидетельство №1163166, MKPI G01 L 1/4, бюлл. и. №23, 1985 г.) содержаший корпус, упругий элемент и индикатор. Упругий элемент выполнен в виде втулки, размещенной между упором и толкателем. Индикатор закреплен на корпусе. С помощыо динамометра измеряют перемещения, которые пропорциональны измеряемой действующей силе. С помощью этого динамометра нельзя измерить усилия фрикции, так как его нельзя разместить между остряком и рамным рельсом. Отсчетное устройство у динамометра расположено в неудобной зоне и снятие показаний в полевых условиях затруднено.
Известен динамометр для измерения усилий смыкания подвижньк элементов рельсовых стрелочных переводов (Свидетельство РФ №3037 6 G01 L 1/4 , 1995), содержащий корпус, кольцевой упругий элемент со сменными наконечниками, механический измеритель его деформации и средство крепления динамометра на рельс в виде упругой скобы, шарнирно связанной с корпусом. Данный динамометр наиболее близок к заявляемой полезной модели и выбран за прототип. Недостатками данного динамометра являются:
-Устройство не позволяет выполнять измерения усилий на шибере и в шарнирах стрелочных переводов;
-механический измеритель деформации имеет форму кольцевого упругого элемента и неустойчив к ударам, которые имеют место при запирании подвижных элементов стрелочные переводов; -не устойчив в работе при отрицательных температурах.
Задачей полезой модедш является расширение функциональных возможностей устройства измерения переводных сил электропривода стрелочного перевода. Предлагаемым устройством можно измерить усилия перевода остряков стрелки непосредственно в шарнире соединения тяги и шибера, а также можно измерить усилия фрикции при переводе остряков или сердечника крестовины.
Задача достигается тем, что устройство содержит корпус, упругий элемент, измеритель его деформации, включающий в себя чувствительный элемент.
MKHG01Ll/4 t Устройство для измерения переводных сил электропривода стрелочного перевода отличается тем, что упругий элемент выполнен из стержня с диаметральной продольной прорезью, а корпус закреплен на торце упругого элемента по одну сторону от прорези. Чувствительный элемеггг выполнен в виде индyкlив ioгo датчика с табло, содержащего  питания постоянно1Ч) гока. Кроме того устройство отличается ICM, что содержит наружный корпус, в котором установлен ползун с отверстием и упорным наконечником, расположенным диаметрально этому отверстию, при этом корпус имеет верхнее и нижнее соосные отверстия и жестко связан с клеммой, на другом конце которой подпружинена прижимная планка, а npifpHM элемент связан со сменным наконечником, сориентированным по оси измеряемого усилия фрикции. Устройство поясняется илестью фигурами. На фиг. 1 показаны упрутйй элемент, расположенный в отверстии 1ииберного узла и тяги: На фиг. 2- разрез А-А На фиг. 3- разрез Б-Б - корпуса усгройства. На фиг. 4- установка устройсиза для измерения усилия фрикции электропривода на стрелке. На фиг. 5- разрез Г-1 - по оси действия сил. На фиг. б- установка усгройства для измерения усилия фрикции электропривода на крестовине. Устройство для измерения переводных сил электропривода стрелочного перевода, содержит корпус I. упругий элемент 2, измеритель его деформации 3, включающий в себя чувсгвительный элемент 4. Упрчтий элемент 2 выполнен в виде стержня 5 с диаметральной продольной прорезью 6, корпус 1 закрепле11 на горце упругого элемента 2 по одну сгорону от прорези 6. Чувствительный элемент 4 выполнен в виде индуктивного датчика 7 с табло 8. содержащего источник питания посгоя1{пого тока 9. Кроме того усгройство содержит наружный корпус К). в котором закреплен ползун 11 с отверС1 ием 12 и упорным наконечником 13. Нри этом корпус имеег верхнее и пижпее соосные отверстия 14 и I 5 и жестко связан с клеммой 16, на другом когще подпружинена прижимная планка 17, а упругий элемегп 2 связан со сменпым наконечником 18. сориентированным по оси 19 измеряе.юго усилия фрикции. Кроме того на фиг. I показаны детали щарнира стрелочного перевода 20 и 21(20-тяга, 21-вилка щиберного узла). Устройство работает следующим образом. Нри измерении усилия в шарнире упругий элемент усланавливается в отверстие щарнира взамен щарнирного болта в соответствии с фиг. 1. Нри возникновении усилия Р в щарнире оно передается с щибера 19 на тягу 20 через упругий элемент 2, что вьгзывает его деформацию, пропорциональную силе Р. С помощью индуктивного датчика усилие передается на табло и при
включенном источнике питания высвечивается величина усилия. Предложенное новое устройство позволяет измерять усилия перевода остряков и сердечника крестовины. Донолнительно этим устройством можно измерять усилия фрикции при работе электродвигателя на стрелке и крестовине. Кроме того это устройство может быть использовано при измернии усилий, действующих на вторую межостряковую и продольную тяги переводного устройства скоростных стрелочных переводов.
При измерении усилия фрикции электропривода стрелочного перевода устройство устанавливается в отверстия 14 и 15 корпуса 10 и ползуна 11 согласно фиг.4 и фиг.5. Конфигурация корпуса 10 и ползуна 11 выполнены аналогично элементам шарнира стрелочного перевода, поэтому усилие Р, приложенное к ползуну 11 и сменному наконечнику 13 передается на новое устройство и фиксируется также, как при измерении усилия в шарнире.