КОМПЛЕКСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ ИНФУЗИОННОЙ СИСТЕМЫ

Устройство относится к медицинскому оборудованию, а именно к устройствам для введения крови, кровезаменителей, лекарственных препаратов в организм пациента путем внутрисосудистых инфузий.
Известны инфузионные системы (устройство переливания растворов) однократного применения с пластиковым шипом производств КДМ, VM, предназначенные для внутривенного введения инфузионных растворов, а так же для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека. Устройства для инфузий содержат капельницу, соединенный с ее выходом инфузионный шланг, установленный на шланге регулятор потока, закрепленную на свободном конце инфузионного шланга инъекционную иглу. Для фиксации сустава применяют лонгеты, а для фиксации иглы применяют пластырь Круопэд 811013.
Процесс инфузионного введения занимает длительное время от 2-3 дней до 2-3 недель и больше. Пациенту тяжело держать руку в требуемом положении - разогнутую в локтевом суставе.
Специальных устройств для фиксации инфузионной системы из доступных авторам медицинских и патентных источников не обнаружено.
Наиболее близким по техническим признакам является тутор на локтевой сустав ТР4-03-01 (разработчик и изготовитель ПРОП МП «ОРТЕЗ»). Тутор изготавливается в виде гильзы, охватывающей область локтевого сустава до средней трети предплечья и средней трети плеча, из листового термопластичного материала (полиэфилинов - полиэтилена низкого давления, полиэтилена высокого давления, полипропилена) и др. методом вакуумного формования и элементов крепления с застежкой ворсовой «Контакт». Тутор изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку, выдается под контролем врача-ортопеда. Варианты изготовления: с клапаном из кожи, с перфорацией и окнами, с ребрами жесткости, смягчающим внутренним слоем из вспененного полиэтилена.
Тутор обеспечивает фиксацию, коррекцию и разгрузку локтевого сустава после операционного вмешательства.
Для обеспечения безопасности проведения процедуры, повышения качества и удобства инфузий предлагается комплексное устройство для фиксации инфузионной системы, выполненное в виде гильзы, охватывающей локтевой сустав, из листового термопластичного материала с перфорацией, окном и элементами крепления. По ладонной стороне в области введения иглы в вену выполнено окно. Устройство содержит съемную защитную крышку для окна и фиксатор для крепления канюли инфузионной системы к гильзе, причем гильза, крышка и фиксатор выполнены из поликапролактона, покрытого вспененным полиуретаном, а элементы крепления выполнены из ленты Велькро.
На фиг. 1 изображено комплексное устройство для фиксации инфузионной системы. На фиг. 2 - съемная защитная крышка. На фиг. 3 - фиксатор для крепления канюли.
Устройство состоит из гильзы 1 с окном 2 и разъемом 3, съемной защитной крышки 4, фиксатора 5 для крепления канюли 6 инфузионной системы к гильзе 2, элементов крепления 7. Гильза 1, съемная защитная крышка 4, фиксатор 5 выполнены из поликапролактона, покрытого вспененным полиуретаном. Элементы крепления 7 выполнены из ленты Велькро.
Изготавливают комплексное устройство для фиксации инфузионной системы следующим образом. Для выбора размера пластины производят измерение локтевого сустава. Нагревают водой пластину 10×20 см или 20×30 см, толщиной 2-3 мм из поликапролактона, покрытого вспененным полиуретаном толщиной 2-4 мм до температуры 70°С, удаляют влагу, остужают верхний слой до 35-40°С. По ладонной стороне в области введения иглы в вену вырезают требуемого размера окно 2. Прикладывают к локтевому суставу, моделируют индивидуальную гильзу 1 на руке пациента. (В прототипе при производстве тутора гильзу выполняют на гипсовом слепке путем вакуумного формирования.) По стороне локтевого сустава образуется разъем 3, позволяющий снимать и устанавливать гильзу. Снимают гильзу 1, обрезают края до нужного размера, оставляя длину не менее 2/3 диаметра гильзы 1, закругляют углы пластины для исключения травматизма. Из нагретой пластины изготавливают съемную защитную крышку 4 и фиксатор 5, моделируя его вокруг канюли 6. На гильзу 2, съемную защитную крышку 4 и фиксатор 5 наклеивают элементы фиксации 7, выполненные из ленты Велькро.
Работа комплексного устройства для фиксации инфузионной системы осуществляется следующим образом. Изготовленную гильзу 1 надевают на локтевой сустав. Фиксируют с помощью ленты Велькро. Производят катеризацию вены, закрепляют канюлю фиксатором 5 и лентой Велькро на гильзе 1. После окончания процедуры инфузий убирают фиксатор, вынимают канюлю. Периферический катетер закрывают стерильной салфеткой, устанавливают на окно съемную защитную крышку 4. Устройство может находиться на пациенте на весь период лечения. После окончания лечения убирают элементы крепления, разжимают гильзу.
Применение предлагаемого комплексного устройства для фиксации инфузионной системы обеспечивает безопасность проведения процедуры, особенно у малолетних и тяжелобольных пациентов, повышение качества и удобства лечения, снижая риск повреждения катетера в вене и последовательной его переустановки.