КАППА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНОГО УДЛИНЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ

Полезная модель относится к медицине, а именно к стоматологии и может быть использовано при лечении вертикального зубоальвеолярного удлинения зубов у детей и взрослых.
Зубочелюстные деформации являются одним из ведущих симптомов клиники частичной потери зубов. Протезирование таких больных невозможно без сложной предварительной подготовки. Зубочелюстные деформации приводят к травматической окклюзии, нарушениям в височно-нижнечелюстном суставе, парафункции жевательных мышц, нарушается функция регионального кровообращения в пародонте, что препятствует рациональному протезированию или полностью исключают его возможность. Актуальность проблемы очевидна, если принять во внимание значительную частоту возникновения деформаций при частичной потере зубов и повсеместное применение оперативных методов устранения деформаций - удаление, сошлифовывание значительного количества твердых тканей с предварительным депульпированием (Гаврилов Е.И. Деформации зубных рядов. М.: Медицина, 1984, 96 с., ил.).
За единственный обнаруженный нами аналог (прототип) принята каппа для лечения зубоальвеолярного удлинения предложенная Гавриловым Е.И. Деформации зубных рядов. М.: Медицина, 1984, С.62-71, ил.
Известная каппа представляет собой цельнолитой мостовидный протез, промежуточная часть которого - литое ложе с ажурной решеткой на которую наслаивают пластмассу.
Недостатком каппы (по Гаврилову) является то, что при ее эксплуатации возникает функциональная перегрузка пародонта, одностороннее напряжение жевательных мышц, приводящее к их парафункции, смещению нижней челюсти и дисфункции ВНЧС, требуется препарирование здоровых зубов.
Задачи: исключение препарирования здоровых зубов, сокращение травматичности и случаев дисфункции ВНЧС, вызываемых неравномерным распределением напряжения на зубной ряд, сокращение сроков лечения, создание комфортности для больного в период лечения.
Техническим результатом является то, что предложенная каппа улучшает кровообращение в области зубоальвеолярного удлинения, приводя к сокращению сроков лечения. Данная конструкция съемная, что делает ее более комфортной в эксплуатации, а так же облегчает контроль лечения. Каппа перекрывает весь зубной ряд, равномерно распределяя жевательное давление и в свою очередь оказывает благоприятное влияние на жевательные мышцы и ВНЧС.
Сущностью полезной модели является то, что каппа выполнена на весь зубной ряд, в области зубоальвеолярного удлинения имеет с внутренней стороны в проекции корней перлы-выступы, а биоинертный материал - в области проекции жевательных бугров.
Для лучшего понимания предлагаемой конструкции каппа схематично изображена на фигуре, где 1 - модель верхней челюсти, 2 - модель нижней челюсти, 3 - каппа, перекрывающая зубной ряд, 4 - перлы-выступы, 5 - биоинертный материал внутри каппы.
Каппу используют следующим образом:
1. Снимают оттиски с верхней и нижней челюстей. Отливают рабочую (1) и вспомогательную модели (2).
2. Проводят планирование конструкции каппы, делают разметку расположения перлов - выступов (4) в области проекции корней зубов зубоальвеолярного удлинения и далее производят штамповку жесткой каппы например, из материала Pro-form на аппарате «АПК-1» (3). При этом могут быть использованы и и другие материалы, выдерживающие жевательное давление, обладающие пластичностью при нагревании и сохраняющие форму после создания каппы. На внутреннюю поверхность каппы в области зубоальвеолярного удлинения периодически наслаивают биоинернтый материал (4).