ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИЙ

Датчик влажности диэльмометрический.
Заявляемая полезная модель отвоснтся к измерительной технике и предназначена для онределення влагосодержания различных материалов. Она широко применяется для технологического контроля различных производственных процессов, а также при обследовании зданий и конструкций.
Известен влагомер Джеймса. Модель М-49 (М-50, М-51) (см. «Техническое описание. Инструкция по эксплуатации, НПП «Карату, г. Челябинск, 1936 г.).
Он состоит из диэлектрической подложки, на которой планарно (т.е. в одной плоскости) расположены два графитовых напыленных электрода. Один электрод - активный соединен с электронным преобразователем, а другой - пассивный с землей. Сигнал с электронного преобразователя поступает на дисплей цифрового прибора. По величине сигнала судят о содержании влаги в материале. Информация с дисплея считывается в процентах влагосодержания.
К недостаткам прибора следует отнести небольшую глубину проникновения электромагнитного поля в контролируемом материале и, следовательно, невысокую точность измерения.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели и выбранным в качестве прототипа является влагомер строительных материалов и конструкций ВСКМ - 12t(cM. «Паспорт. Инструкция по эксплуатации. М.П. «ВНИР, г. Москва, 1998г.).
Он состоит из диэлектрического диска, на котором концентрически компланарно (т.е. в параллельных плоскостях) расположены два металлических электрода. Малый электрод - активный соединен с электронным преобразователем, а большой - пассивный с землей. Сигнал с электронного преобразователя поступает на дисплей индикатора, где информация считывается в процентах влагосодержания.
К недостаткам такой конструкции также надо отнести небольшую глубину (до 20 мм ) проникновения электромагнитного поля в контролируемом материале и невысокую точность измерения.
Задачей создания заявляемой полезной модели является разработка датчика влажности диэлькометрического надежного, легкого, прочного, позволяющего производить измерения влажности внутри контролируемого материала с большой глубиной проникновения электромагнитного поля и контролируемый материал, с высоким быстродействием и с высокой точностью контроля.
2000106162
ijiilpl
G01R 27/26
Техническим результатом является большая глубииа и точность контроля влажности, а также быстрота контроля, надежность, прочность, и малая масса датчика.
Указанна задача и технический результат достигаются тем, что у датчика влажности диэлькометрического, содержащего диэлектрический корнус, в котором расположены два металлических электрода и электронный преобразователь, при этом один из электродов соединен с электронным преобразователем, а другой электрод соединен с землей, согласно полезной модели, электроды расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях и разнесены пространственно.
Заявляемая полезная модель соответствует критерию «новизна, т.к. совокупность ее существенных признаков не известна из существующего уровня техники.
О на соответствует также критерию «промыщленная применимость, т.к. возможпо ее использование в экономике или любой другой деятельности человека.
Расположение электродов во взаимпо перпендикулярных плоскостях и разнесение их пространственно позволяют генерировать в контролируемом материале электромагнитное поле, проникающее на значительную глубину. Датчик измеряет диэлектрическую проницаемость контролируемого материала в этом электромагнитном поле, по величине которой судят о количестве в лаго со держания в контролируемом материале.
Больщая глубина проникновения электромагнитного поля в коптролируемый материал позволяет значительно увеличить глубину контроля этого материала, а, следовательно, точность контроля и быстроту контроля.
Кроме того, такое расположение электродов в датчике влажности диэлькометрическом позволяет создать конструкцию надежную, прочную и с малой массой.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором изображен общий вид датчика влажности диэлькометрического (см. фиг.1).
Датчик влажности диэлькометрический содержит диэлектрический корпус 1. Диэлектрический корпус 1 представляет собой конструкцию, соединенных между собой под прямым углом, полого короба 2 и полой пластины 3. Корпус 1 может быть выполнен, например, из полистирола.
В полой пластине 3 параллельно горизонтальной плоскости пластины 3 расположен электрод 4 активный. Он представляет собой металлическую пластинку, например, из нержавеющей стали или меди. Электрод 4 активный может быть расположен как внутри нолой пластины 3,так и на ее поверхности.
В полом коробе 2 перпендикулярно горизонтальной плоскости короба 2 расположен электрод 5 пассивный. Он также представляет собой металлическую пластинку, например, из нержавеющ ей х;тали или меди. Он может быть расположен как внутри полого короба 2, так и на его поверхности. Электрод S пассивный соединен с землей.
Электрод 4 активный и электрод 5 пассивный всегда находятся в разных частях диэлектрического корнуса 1 во взаимно нернендикулярных плоскостях.
Соотношения размеров электродов 4 и 5 и расстояний между ними определяются условиям конкретного применения датчика влажности диэлькометрического и геометрическими формами контролируемого материала.
В НОЛОМ коробе 2 также расположен электронный преобразователь 6. Электронный преобразователь 6 представляет собой электронную схему, предназначенную для определения диэлектрической проницаемости контролируемого материала. Электронный преобразователь 6 соединен с электродом 4 активным и с прибором 7.
Прибор 7 является источником питания для генерирования электромагнитного поля в контролируемом материале. Прибор 7 производит обработку и индикацию информадии.
Работа датчика влажности диэлькометрического осуществляется следующим образом.
Датчик влажности диэ ль ко метрический устанавливается на контролируемом материале, имеющем геометрическую форму конструкции с прямыми углами.
Затем оператор включает питание прибора 7, соединенного с датчиком. Электрический ток, проходя через электронный преобразователь 6 генерирует в контролируемом материале электромагнитное поле. В результате взаимодействия этого поля с контролируемым материалом в электронном преобразователе б формируется сигнал, пропорциональный диэлектрической проницаемости материала, по величине которой судят о количестве влаги в материале.
Этот сигнал поступает на прибор 7, который осуществляет обработку информации и индицирует информацию на табло или дисплее в процентах влагосодержания. По этой информации судят о величине влажности контролируемого материала.
Предлагаемая конструкция датчика влажности диэлькометрического позволяет создать устройство малой массы, надежное и прочное в эксплуатации, которое производит быстрые и точные измерения влажности в контролируемом материале.