УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЛАКТОСТАЗА

Данная полезная модель относится к медицинской технике, в частности к физиотерапевтическим устройствам индивидуального использования с целью профилактики лактостаза путем местного вибрационного воздействия на ткань молочной железы.
В период кормления грудью при застое молока в молочной железе практически у каждой третьей-четвертой кормящей женщины наступает состояние, могущее перейти в мастит - воспаление железы. А чувство распирания, боли в груди, особенно на 3-й день кормления, когда наблюдается основной прилив молока, испытывает каждая (Л.Д. Тондий с соавт., 2003). Инфекция же чаще всего попадает внутрь через поврежденный сосок, на котором нередко образуются микротрещины. В профилактике лактостаза и последующего мастита эффективным является виброакустическое воздействие на молочную железу.
Известными аналогами предлагаемого устройства для местной вибротерапии являются физиотерапевтические аппараты «Пульсар», «Авим - 1», «ВМП - 1», «ПЭМ - 1», «Тонус - 3», «Ректомассажер», «Интравибр», «СТМ ЭПС», «ОМК ЭПС» и др. Для виброакустической терапии используют аппараты «Витафон», «Витафон - ИК», «Интрафон», «Магофон - 01» и др., у которых амплитуда вибрации в 50-100 раз меньше, чем у вибромассажеров, в связи с чем они называются микровибрацией. Опыт использования указанных физиотерапевтических аппаратов свидетельствует о том, что виброакустическая терапия способствует улучшению оттока лимфы и восстановлению регионарного кровообращения.
К сожалению, отсутствуют устройства, специально предназначенные для вибромассажа молочной железы.
Наиболее близким к предлагаемому устройству (прототипом) являются аппараты группы «Витафон».
Исследование эффективности виброакустической терапии при мастите и нарушениях оттока молока проводилось в НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта с применением аппарата «Витафон» (Л.Д. Тондий с соавт., 2003). Пятнадцати родильницам с явлениями лактостаза и нарушением оттока молока применение «Витафона» в первом режиме по 5-6 минут каждые 2 часа позволило сцедить молочные железы в течение 6-8 часов. У десяти родильниц с серозным маститом в результате применения «Витафона» в течение 4 дней произошло рассасывание инфильтрата. В контрольной группе (13 человек) лечение проводилось по обычной методике с использованием УВЧ. В основной группе рассасывание инфильтрата происходило на 2-3 дня раньше. При мастите виброакустическое воздействие проводили в 1 режиме по 2 процедуры в день, постепенно (по 1-2 минуте за процедуру) увеличивая время с 2-3 до 10 минут. Кроме того, оказывалось воздействие на область почек по 10-15 минут во 2 режиме и на область шейно-грудного отдела позвоночника (на область «Е1» и «Д1») по 3 минуты в 1 режиме. Процедуры продолжали в течение 14 дней для предупреждения осложнений.
При недостаточном количестве грудного молока виброфоны устанавливали по одному в центре каждой груди. Кроме того, проводили 20-30 - минутные процедуры на область почек во 2 режиме, что способствовало усилению лактации.
Недостатками использования аппаратов группы «Витафон» для профилактики лактостаза являются сетевое подключение аппарата и проблемы электробезопасности, стационарный режим использования, громоздкость аппарата, отсутствие специальных приспособлений для фиксации виброфона на молочной железе, возможность использования только одного виброфона в центральной позиции. Положение виброфона на соске вызывает значительные неприятные ощущения при наличии трещин соска у кормящих матерей. Основная часть паренхимы молочной железы оказывается вне зоны виброакустического воздействия.
Задача изобретения заключается в создании компактного, электробезопасного, носимого устройства, отличающегося возможностью обеспечивать виброакустическое воздействие на всю молочную железу.
Новизна изобретения заключается в размещении автономного, электробезопасного компактного устройства в фиксирующем устройстве в виде бюстгальтера с возможностью обеспечивать виброакустическое воздействие на всю молочную железу.
Раскрытие изобретения состоит в том, что фиксирующее устройство в виде бюстгальтера, содержит в каждой чашечке гибкий полипропиленовый контур в виде плоского кольца, в котором расположены четыре виброблока, кнопку «включение/выключение», расположенную на блоке управления между чашечками фиксирующего устройства, реле времени, позволяющем работать виброблокам с переменной частотой от 100 до 200 Гц в непрерывном режиме, и два аккумулятора.
Технический результат полезной модели при лактостазе и недостаточном количестве грудного молока достигается виброакустическим воздействием на молочную железу виброблоками с переменной частотой от 100 до 200 Гц в режиме, устанавливаемом вручную.
На иллюстрации (Фиг. 1, 2) изображена схема предлагаемой полезной модели: чашечки бюстгальтера для кормящих матерей 1, с горизонтальными лямками 2, и плечевыми бретельками 3, гибкий полипропиленовый контур 4, виброблоки 5, аккумуляторы 6, блоки управления 7, располагается между чашечками бюстгальтера, кнопки включения/выключения 8, дисплей блока управления 9.
Чашечки бюстгальтера для кормящих матерей 1, изготовленные из хлопка, не содержат жестких каркасных составляющих, для размещения виброблоков 5; по контуру чашечек прикреплен гибкий полипропиленовый контур 4, шириной от 20 до 22 мм и толщиной от 4 мм до 4,1 мм, что способствует поддержке груди, не стесняя и не вызывая механического сдавливания; на гибком пропиленовом контуре 4, расположены параллельно друг другу по кругу четыре виброблока 5, для механического стимулирования по непрерывной окружности в проекции основания молочных желез, преимущественно в нижне-наружных и нижне-внутренних квадрантах, что способствует более эффективной профилактики застойных явлений; параметры виброблоков 5 должны составлять от 100 Гц до 200 Гц, что обеспечивает активацию сосудодвигательного центра, приводит к повышению сосудистого тонуса, активации гипоталамо-гипофизарной системы и мобилизацию адаптационно-приспособительных ресурсов организма; для обеспечения работы виброблоков 5, на двух горизонтальных лямках 2 расположены аккумуляторы 6 (Фиг. 3, 4). Например, можно использовать аккумуляторы мощностью не менее 4,5V, диаметром 30 мм, толщиной 5 мм (PocketableBattery 1203, 4.5 V; 1Е8название 3LR12 (щелочная), цилиндровая), в количестве двух штук. Между двух чашечек бюстгальтера для кормящих матерей, расположен блок управления 7, с размещенным на нем кнопки включения/выключения 8 и реле времени 9 для контроля времени воздействия виброблоков 5 на молочную железу кормящей матери. Для поддержания чашечек бюстгальтера для кормящих матерей 1 в верхней части расположены две плечевые бретельки 3.
Устройство для профилактики лактостаза работает следующим образом. Чашечки бюстгальтера для кормящих матерей 1-регулируют длину плечевых бретелек 3, и горизонтальных лямок 2, поправить плечевые бретельки и горизонтальные лямки, чтобы убедиться, что его чашечки бюстгальтера для кормящих матерей 1 ровно и плотно располагаются на молочных железах. Действие вибрации начинается после включения устройства для профилактики лактостаза путем нажатия на кнопку включения/выключения 8, расположенную на блоке управления 7. Время задается автоматически через реле времени 9, установленного в блоке управления 7. Вибрацию создают виброблоки 5, расположенные параллельно друг другу по кругу гибкого полипропиленового корпуса 4. Питание виброблоков 5, осуществляется за счет аккумуляторов 6. При этом режим предусматривает последовательное чередование вибрации низкой и высокой частоты от 100 до 200 Гц, частота от 100 до 200 Гц вызывает активацию сосудодвигательного центра, приводит к повышению сосудистого тонуса, активации гипоталамо-гипофизарной системы и мобилизацию адаптационно-приспособительных ресурсов организма. Устройство для профилактики лактостаза использовалось идентично опыту применения аппарата «Витафон» в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта (Л.Д. Тондий с соавт, 2003). Общая длительность процедуры, в среднем, в начале курса была 5-8 мин, которая может быть увеличена до 15 минут, не позже, чем за 2-3 часа до сна. Курс составил 10-15 процедур, в зависимости от переносимости процедуры. Ношение устройства для профилактики лактостаза рекомендуется в течение трех месяцев, как первородящим, так и повторнородящим женщинам. После завершения работы аппарата его нужно выключить путем нажатия на кнопку включения/выключения 8.
Режим применения и конструкция данного устройства составляет единую функционирующую систему, назначение которой - профилактика лактостаза и недостаточности количества грудного молока.
На иллюстрации (Фиг. 5) изображен пример использования модели.
Литература, принятая во внимание:
1. Применение виброакустической терапии в гинекологической практике / профессор Л.Д. Тондий, А.А. Тондий, О.Н. Нечипуренко // В кн.: Виброакустическое воздействие в комплексном лечении больных (пособие для врачей). Вып. 1. Санкт-Петербург. - 2003. - с. 83-85.