ОСНОВАННАЯ НА АНАЛИЗЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО УДАЛЕНИЯ ТКАНЕЙ

1. Способ для контроля и регулирования терапии радиочастотным (РЧ) удалением для улучшения качества формирования изображения, способ содержит этапы:
формируют изображение целевой области, используя систему ультразвукового формирования изображения, чтобы обеспечить предоперационное изображение для калибровки, и поддерживают непрерывное получение в реальном времени по меньшей мере одного дополнительного изображения;
вводят РЧ-зонд в целевую область и формируют РЧ-ток, чтобы нагревать целевую область у наконечника РЧ-зонда, и создают по меньшей мере одно интраоперационное изображение из непрерывного получения в реальном времени; и
сравнивают предоперационное изображение и интраоперационное изображение для формирования сигнала обратной связи, при этом сигнал обратной связи передается в генератор РЧ-мощности, и изменяют РЧ-мощность в ответ на сигнал обратной связи для улучшения качества интраоперационного изображения.
2. Способ по п.1, в котором сравнение предоперационного изображения и интраоперационного изображения дополнительно состоит в том, что реагируют на показатель, который определяет наличие в целевой области по меньшей мере одного пузырька.
3. Способ по п.1, в котором сигнал обратной связи содержит изменение акустического признака.
4. Способ по п.3, в котором акустическим признаком является по меньшей мере один, выбранный из группы, состоящей из: изменения эхогенности, изменения спектра Доплера при формировании сдвоенного изображения, и нелинейной схемы обнаружения.
5. Способ по п.4, в котором нелинейная схема обнаружения содержит гармонические сигналы и субгармонические сигналы.
6. Способ по п.1, в котором сравнение предоперационного изображения и интраоперационного изображения дополнительно состоит в том, что получают показание измерения термопары или показание измерения полного сопротивления.
7. Система, содержащая:
ультразвуковой сканер, при этом ультразвуковой сканер получает предоперационное изображение целевой области для калибровки и по меньшей мере одно дополнительное изображение целевой области;
радиочастотный (РЧ) зонд, при этом РЧ-зонд вводится в целевую область;
генератор РЧ-мощности; и
детектор пузырьков, при этом детектор пузырьков указывает наличие по меньшей мере одного пузырька в целевой области и выдает сигнал обратной связи, при этом генератор РЧ-мощности подвергается изменению в ответ на сигнал обратной связи.
8. Система по п.7, в которой детектор пузырьков дополнительно сравнивает предоперационное изображение и по меньшей мере одно интраоперационное изображение.
9. Система по п.7, в которой детектор пузырьков дополнительно содержит по меньшей мере один, выбранный из группы, состоящей из: пассивного детектора образования полостей, микрофона и стетоскопа.
10. Система по п.7, в которой детектор пузырьков дополнительно определяет изменение эхогенности, изменение спектра Доплера при формировании сдвоенного изображения, и нелинейную схему обнаружения.
11. Система по п.10, в которой нелинейная схема обнаружения содержит гармонические сигналы и субгармонические сигналы.
12. Система по п.7, в которой обнаружение наличия в целевой области по меньшей мере одного пузырька инициирует по меньшей мере одно событие в системе обратной связи с замкнутым контуром.
13. Система по п.12, в которой событие дополнительно содержит изменение РЧ-мощности.
14. Система по п.13, в которой изменение РЧ-мощности дополнительно содержит изменение мощности по меньшей мере одного наконечника РЧ-зонда.
15. Система по п.12, в которой событие дополнительно содержит временное прекращение сигнала генератора РЧ-мощности.
16. Система по п.7, в которой пользователь уведомляется об обнаружении наличия в целевой области по меньшей мере одного пузырька, и при этом пользователь инициирует по меньшей мере одно событие в системе обратной связи с разомкнутым контуром.
17. Система по п.16, в которой событие дополнительно содержит изменение РЧ-мощности.
18. Система по п.17, в которой изменение РЧ-мощности дополнительно содержит временное прекращение сигнала генератора РЧ-мощности.
19. Система по п.18, в которой событие дополнительно содержит изменение мощности в отношении по меньшей мере одного наконечника РЧ-зонда.