ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Предложенное техническое решение относится к разделу медицинской техники, точнее к рентгенодиагностической аппаратуре, предназначенной для обследования органов грудной полости в условиях клиники как методами традиционной рентгенографии, так и способом цифровой многослойной линейной томографии (томосинтеза).
Известен цифровой рентгенодиагностический аппарат «Ренекс-Флюоро», содержащий рентгеновский излучатель, закрепленный на штативе, электрически соединенный с высокочастотным питающим устройством и пультом управления, снабженный цифровой флюорографической камерой, подключенной к ЭВМ (Зеликман М.И. Цифровые системы в медицинской рентгенодиагностике. - М.: ОАО «Медицина», 2007, С. 184 [1]).
Известен также цифровой рентгенодиагностический аппарат АМЦР-1, содержащий рентгеновский излучатель, закрепленный на штативе, электрически соединенный с высокочастотным питающим устройством и пультом управления. В этом аппарате в качестве детектора используется РЭОП (Черний А.Н., Михайлов А.П., Ратобыльский Г.В. Современные цифровые рентгенографические аппараты // Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка» №3, 2013, С. 151-124 [2]).
Аналоги [1] и [2] предназначены в первую очередь для флюорографии легких при массовом обследовании населения.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является цифровой рентгенодиагностический аппарат SONIAL VISION SAFIRE II (японской фирмы Shimadzu), содержащий рентгеновский излучатель, закрепленный на штативе, подключенный к рентгеновскому питающему устройству, соединенному с программируемым пультом управления, приемник рентгеновского изображения цифрового типа (Ратобыльский Г.В., Никитин М.М., Лазарева Я.В. и др. Современные лучевые методы в выявлении и диагностике туберкулеза // RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY, 2014, Том 4, №1. - С 53-81 [3]).
Аналог [3] был выбран нами в качестве прототипа.
Недостаток прототипа [3], как и всех известных аналогов, является то, что в их конструкции отсутствует устройство, обеспечивающее автоматическую установку оптимального значения анодного напряжения на рентгеновском излучателе в зависимости от толщины грудной клетки пациента. Этот недостаток может привести к ухудшению качества рентгеновского снимка и к переоблучению пациента.
Целью настоящей работы является создание цифрового рентгенодиагностического аппарата с устройством, обеспечивающим автоматическую установку оптимального значения анодного напряжения на рентгеновском излучателе в зависимости от толщины грудной клетки пациента.
Технический результат выражается в расширении арсенала технических средств цифровой рентгенодиагностики. Он достигается тем, что в цифровом рентгенодиагностическом аппарате, содержащем рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, закрепленный на штативе, подключенный к рентгеновскому питающему устройству, соединенному с программируемым пультом управления, снабженным ЭВМ, приемник рентгеновского изображения цифрового типа, дополнительно установлен цифровой дальномер, электрически соединенный с программируемым пультом управления, дополненным микропроцессором, решающим уравнение Лонгмора: , где U - величина анодного напряжения на рентгеновской трубке в кВ,  - расстояние от излучателя до деки рентгеновского стола в см, а s - расстояние от излучателя до грудной клетки пациента в см.
На фиг. 1 изображена конструкция предложенного нами цифрового рентгенодиагностического аппарата, оснащенного электронномеханическим дальномером.
Цифровой рентгенодиагностический аппарат содержит рентгеновский излучатель 1, в котором находится рентгеновской трубкой 2 с действительным фокусом в точке F. Рентгеновский излучатель 1 закреплен на штативе 3, обеспечивающем перемещение рентгеновского излучателя в трех взаимно перпендикулярных направлениях относительно предметного стола 4, на деку 5 которого укладывают пациента Р, проходящего обследование. Рентгеновский излучатель 1 подключен к рентгеновскому питающему устройству 6 высокочастотного типа. В свою очередь рентгеновское питающее устройство 6 соединено с программируемым пультом управления 7, оснащенным ЭВМ. В качестве детектора рентгеновского излучения используется цифровая матричная панель 8, закрепленная под декой 5 предметного стола 4. Цифровая матричная панель 8 подключена к программируемому пульту управления 7. Рентгеновское изображение органов грудной полости пациента Р выводится на экран 9 видеомонитора, установленного в программируемом пульте управления 7. Управление работой цифрового рентгенодиагностического аппарата производится рентгенологом с помощью клавиатуры 10, связанной с пультом управления 7. На рентгеновском излучателе 1 установлен цифровой дальномер электронномеханического типа, содержащий рулетку 11, закрепленную на оси реостата 12, электрически соединенного с аналого-цифровым преобразователем 13, подключенным к микропроцессору 14, решающему уравнение Лонгмора: , где U - величина анодного напряжения на рентгеновской трубке в кВ,  - расстояние от излучателя до деки рентгеновского стола в см, а s - расстояние от излучателя до грудной клетки пациента в см. (Об уравнении Лонгмора подробно написано в научной статье: Анищик С.В., Коваленко Н.В., Попов В.И. Оптимизация режимов и дозы облучения пациентов для получения адекватной рентгенографической информации // Поликлиника спецвыпуск 2013 «Лучевая диагностика» С. 47-55 [4]).
В уравнении Лонгмора величина  характеризует толщину грудной клетки пациента, поэтому это уравнение позволяет рентгенологу определять оптимальное значение анодного напряжения в зависимости от телосложения пациента. Как пишут авторы работы [4] на стр. 54, «Превышение оптимального анодного напряжения приводит к ухудшению качества снимка и нанесению неоправданного радиационного вреда пациентам».
В предложенном нами аппарате уравнение Лонгмора решается автоматически микропроцессором 14, при этом величины  и s измеряются цифровым дальномером,  - до укладки пациента Р, а s - после его укладки.
Кроме цифрового электронномеханического дальномера в составе аппарата могут быть использованы цифровые дальномеры других типов (лазерные, ультразвуковые и др.).
Оснащение рентгенодиагностического аппарата цифровым дальномером позволяет повысить качество, а значит и диагностическую информативность, рентгеновского снимка.