КАБИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И КОНТРОЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройству дистанционного мониторинга состояния здоровья сотрудников перед началом, во время и после смены или рейса, а также позволяет проходить контроль по определенным медицинским показателям.
Уровень техники
Из уровня техники известен медицинский киоск, предназначенный для предоставления пользователю услуг телемедицины, регистрации и/или рецепта. Медицинский киоск может включать в себя систему видеоконференцсвязи пользователя, которая предназначена для того, чтобы пользователь мог проводить телеконференцию в реальном времени или почти в реальном времени с медицинским провайдером, расположенным удаленно от медицинского киоска (заявка на изобретение №US20150199783, 16.07.2015).
Из уровня техники известна система и способ работы медицинского киоска. Способ, содержащий этапы предоставления первого автономного устройства, сконфигурированного для захвата деталей и медицинской информации пациента. Первое автономное устройство, содержащее множество датчиков и устройств. Сервер в связи с первым автономным устройством. Первое автономное устройство, настроенное для передачи медицинской информации на сервер. Второе автономное устройство, настроенное для взаимодействия с практикующим врачом. Сервер, поддерживающий связь со вторым автономным устройством, сконфигурирован для передачи медицинской информации пациента второму автономному устройству. Диагностика передается вторым автономным устройством на первое автономное устройство через сервер. Первое автономное устройство выполнено с возможностью предоставления пациенту рецепта или лекарства (заявка на изобретение №US20180268109).
Наиболее близким аналогом является «Домашний телемедицинский хаб, содержащий радиомодемы гигагерцового (ГГц) и мегагерцового (МГц) диапазонов, а также микроконтроллер, связанный с блоком памяти и выполненный с коммуникационными входом/выходом канала ГГц диапазона и канала МГц диапазона, при этом первый и второй входы микроконтроллера соединены с панелью управления и с модулем позиционирования, первый и второй выходы микроконтроллера подключены к дисплею и к блоку звукового оповещения, а коммуникационный выход канала МГц диапазона микроконтроллера соединен с входом радиомодема МГц диапазона, отличающийся тем, что в него введены последовательно соединенные блок селекции каналов беспроводной связи и управляемое пороговое устройство, выход которого соединен с коммуникационным входом канала МГц диапазона, при этом микроконтроллер выполнен с тремя дополнительными выходами, первый из которых подключен к входу управления управляемого порогового устройства, второй - к управляющему входу блока селекции каналов беспроводной связи, а третий - к управляющему входу радиомодема ГГц диапазона, который выполнен с возможностью приема телеметрических данных от внешних передатчиков беспроводной связи изделий медицинского назначения, выход радиомодема МГц диапазона подключен к информационному входу блока селекции каналов беспроводной связи, а микроконтроллер выполнен с возможностью проводной и/или беспроводной связи с персональным компьютером, смартфоном либо планшетом пациента, на которых установлены прикладные программные приложения, предназначенные для обмена данными между домашним телемедицинским хабом и медицинскими сотрудниками с помощью облачного хранилища медицинских данных.
Недостатком технических решений является их сложность и необходимость связи напрямую с врачом. Предлагаемое нами устройство автоматически выводит результаты обследования, без ожидания врача и имеет простой, пошаговый интерфейс.
Задачей полезной модели является улучшение функциональных возможностей устройства для проведения медицинских осмотров и контроля определенных медицинских показателей, без увеличения количества.
Данная задача решается при помощи устройства для проведения медицинских осмотров и контроля определенных медицинских показателей. Устройство состоит из компьютера с подключенным сенсорным экраном, блока питания  и необходимого программного обеспечения, двух USB-хабов с блоком питания, устройства измерения артериального давления и частоты пульса с блоком питания, анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе, бесконтактного инфракрасного термометра, принтера с блоком питания, верхней USB-камеры, фронтальной USB-камеры, двух модемов (4G)  с установленной SIM-картой, не менее одного вентилятора, маршрутизатора с блоком питания, патчкорда для подключения маршрутизатора к моноблоку. Устройство имеет пошаговый программный интерфейс и составные части устройства установлены в кабину.
В кабине вместо компьютера с сенсорным экраном можно использовать моноблок с сенсорным экраном.
В кабине вместо моноблока с сенсорным экраном можно использовать компьютер и монитор с сенсорной панелью.
Кабина может содержать  минимум одну антенну для усиления сигнала сети.
Фронтальная камера в кабине может встраиваться как в моноблок, так и в монитор.
В кабину можно установить принтер с резаком.
Интерфейс кабины в обычном режиме уже содержит функцию авторизации, но к ней можно подключить различные устройства и функции для авторизации:
считыватель смарт-карт;
устройство для считывания отпечатка пальца;
устройство или функция идентификации человека по лицу;
устройство биометрической идентификации рисунка вен;
функция авторизации по QR-коду.
Кабина может содержать стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания для безопасной и стабильной работы приборов.
В случае если на территории установки кабины отсутствует необходимое количество источников питания, то необходимо использовать сетевые фильтры.
В кабину можно поместить и подключить автоматический диспенсер, который может выдавать антисептические средства после авторизации пользователя.
Технический результат заключается в создании многофункционального устройства,  с минимальным количеством оборудования, защищенного от внешних факторов устройства для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Устройство в базовом виде содержит минимальное количество компонентов и при этом позволяет проводить удаленные предрейсовые и послерейсовые медицинское осмотры. Для более устойчивой связи с сервером к маршрутизатору подключается USB-хаб, к которому подключаются два модема с 4G-интернетом от двух разных операторов сотовой связи, для стабильного Интернет-соединения.
Фигуры
На фиг.1 представлен общий вид кабины. Длина - 1400 мм, ширина - 910 мм, высота - 1900 мм, масса в сборе - 160 кг, срок службы - 10 лет, Материал: ЛДСП, алюминий, оцинкованная сталь.
На фиг.2 представлена кабина с лицевой стороны.
На фиг.3 представлена кабина в собранном виде.
Кабина состоит из следующих элементов:
аппаратный шкаф для размещения приборов;
боковые стенки кабины;
крыша кабины;
направляющие профили стенок;
опорная труба для столика;
полки для столика;
медицинский стул;
занавеска;
комплект метизов, уголков и заглушек.
Последовательность сборки кабины.
Шаг 1: прикрепите боковую стенку к задней стенке. Вдоль кромки, куда крепится боковая стенка, установлена алюминиевая направляющая. На одной стороне боковой стенки уже вкручены винты (саморезы) с широкой головкой. Вставьте головки саморезов в паз алюминиевого профиля и сдвиньте боковую стенку по направляющим до конца. Обе стенки поставьте в вертикальное положение.
Шаг 2: на одной из длинных алюминиевых перекладин уголки не закреплены, а на торцах находятся крепления для стяжки стенок кабины. Необходимо взять шестигранную отвёртку и ослабить эти крепления. Вставьте перекладину сверху вниз, опустите до конца и закрепите шестигранной отвёрткой. Заднюю стенку с прикрепленной боковой установите на перекладину в паз. Обратите внимание на фиксаторы, расположенные с торца боковой стенки. Они необходимы, чтобы вставить в направляющую на стенке отделения для электронных устройств. Когда до фиксации останется несколько мм, поднимите угол задней стенки на уровень высоты перекладины. Необходимо продвинуть боковую стенку по нижней перекладине до установки фиксаторов в пазы направляющей на аппаратном шкафу. Опускайте заднюю стенку, пока её направляющая не попадёт в крепление для стяжки на перекладине. Зафиксируйте стяжку на перекладине при помощи шестигранной отвёртки. Поднимайте угол задней стенки при помощи плоской отвёртки. Для удобства подложите все неиспользуемые перекладины, чтобы исключить продавливания нижнего торца задней стенки.
Шаг 3: установите верхнюю и нижнюю перекладины в дверной проем. Вставьте нижнюю перекладину и закрепите. Перед установкой верхней перекладины вставьте в нее крючки для навеса шторы. Выровняйте верхнюю перекладину по верхнему краю и закрепите.
Шаг 4: установите покрытие пола в кабинке. Обратите внимание: оно имеет вырез под нижнюю перекладину двери.
Шаг 5: сверху кабины установите крышку, закрепите её саморезами изнутри в тех местах, где установлены уголки. Установите саморезы, в том числе в аппаратной части кабины.
Шаг 6: установите полки для тонометра. Для этого:
сделайте разметки в местах, куда необходимо закрепить полки;
разместите/расположите среднюю полку;
укрепите саморезами стойку к верхней полке;
закрепите полки на саморезы к стенкам кабины.
Обратите внимание, что положение средней полки выбирается посередине стойки.
Шаг 7: в кабинах применяется две камеры: одна фронтальная, другая - монтируется в верхнем левом углу. Установите фронтальную камеру в отверстие - паз чуть выше анализатора паров этанола, со стороны аппаратного шкафа и наклоните в удобном положении. Двумя саморезами, в заранее расположенные внизу отверстия, зафиксируйте камеру на панели. Установите вторую камеру в верхнем левом углу внутренней части кабины. Проденьте кабель в отверстие, расположенное там же. Выберите удобное расположение камеры, установите. Повесьте шторку в дверь кабины. Установите на все монтажные отверстия  пластиковые заглушки и заглушки на винтах алюминиевых профилей.
Монтаж оборудования кабины
Шаг 1: разберите вилку от входного автомата и просуньте кабель наружу через отверстие внизу (под нижним кулером), после чего соберите вилку снова.
Шаг 2: установите анализатор паров этанола на полку, предварительно вставив входную мундштук-воронку, регулируя положение прибора.
Шаг 3: отсоедините шланг от манжеты и проденьте освободившийся конец через отверстие на полке. Присоедините манжету к шлангу и вставьте оранжевый штуцер шланга в соответствующее отверстие тонометра. Закрепите тонометр на полке при помощи пластикового ложемента  или уголков.
Шаг 4: установите на боковую стенку планшет и закрепите.
Шаг 5: установите принтер. Проверьте наличие в нем красящей ленты и рулона с этикетками. Принтер придвиньте вплотную к боковой стенке, чтобы между выпускным лотком и стенкой не было щели. Установите сзади два уголка вплотную к принтеру, чтобы не дать возможности сдвинуть термопринтер назад.
Шаг 6: подключите остальное оборудование - Мини ПК, USB-хаб, роутер MicroTik и модем. В кабине для удобства подключения по умолчанию установлено три сетевых фильтра. Все устройства (кроме видеокамер) подключаются в USB-хаб.
USB-хаб является программируемым и обеспечивает автоматическое переключение и управление устройствами во время прохождения медосмотра. При этом в один USB-хаб подключается модем и роутер, а в другой - остальное оборудование. После установки и подключения всех приборов необходимо включить питание термопринтера, тонометра, монитора и компьютера и дождаться загрузки.
Работа устройства
Для авторизации на терминале необходимо последовательно выполнить следующую последовательность действий.
Перед началом медосмотра снимите верхнюю одежду, очки и головной убор. Сядьте ровно напротив видеокамеры:
1) введите с экранной клавиатуры табельный номер в поле под соответствующим текстом; (либо выберите иной вид авторизации: приложите к считывателю смарт-карту, приложите палец для считывания отпечатка, авторизация по лицу, рисунку вен или QR-коду);
2) нажмите кнопку «Подтвердить». Отобразится экран ожидания окончания обработки данных устройством с заголовком «Ожидайте»;
3) после обработки введённых данных откроется окно подтверждения регистрации/авторизации;
4) убедитесь, что на фотографии правильное изображение, а также проверьте правильность ФИО и даты рождения;
5) если всё верно, нажмите кнопку «Да». Проверьте изображение с камер и убедитесь, что в кадр полностью попадает ваше лицо и плечо левой руки. Проверьте также, что в кадр не попадают другие лица, яркие источники света и освещения достаточно для установления вашей личности. Если всё верно, нажмите кнопку «Начать осмотр».
После проверки изображения с камер откроется экран выбора типа медосмотра.
Необходимо выбрать тип медосмотра:
Предрейсовый (предсменный);
Послерейсовый (послесменный);
Линейный;
Профилактический контроль (проводится без авторизации и включает только измерение температуры);
Контроль трезвости (проводится без авторизации и включает только измерение содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе).
После ввода типа медосмотра или контроля отобразится экран ожидания окончания обработки данных.
После окончания обработки введённых данных устройство автоматически переходит к следующему этапу медосмотра.
Следующим этапом является сбор сведений о жалобах на состояние здоровья.
1) В случае отсутствия жалоб нажмите кнопку «Нет». Устройство перейдёт к следующему этапу медосмотра.
2) В случае наличия жалоб нажмите кнопку «Да». Выберите типы жалобы в зависимости от самочувствия (головная боль, зубная боль, суставная боль, боли в области сердца, нарушение сердечного ритма, расстройство пищеварительной системы, общее недомогание, слабость). После выбора устройство автоматически перейдет к следующему окну.
Сбор сведений о длительности сна является частью этапа сбора жалоб на самочувствие. Ответьте на вопрос «Сколько вы спали за последние сутки?», нажав кнопку «Менее 8 часов» или «8 часов и более».
Следующим этапом является измерение артериального давления и частоты пульса.
Для измерения артериального давления и частоты пульса выполните следующую пошаговую процедуру:
1) Снимите с плеча плотно прилегающую одежду и оберните манжету вокруг левой руки так, чтобы воздушная трубка располагалась на внутренней части руки на одной линии со средним пальцем. Нижняя часть манжеты должна находиться на 1-2 см выше линии локтя.
2) Снимите очки на время проведения тонометрии минимум на 30 секунд.
3) Перед измерением сделайте 3-5 глубоких вдохов и расслабьтесь.
4) Чтобы начать измерение, нажмите кнопку «Старт» (кнопка «Старт» может нажата как на экране терминала, так и на самом тонометре).
Измерение производится при помощи тонометра.
После достижения установленного значения накачки давление в манжете начнёт постепенно снижаться.
В конце измерения прибор выпустит весь воздух из манжеты и на дисплее отобразится результат измерения.
По окончании измерения снимите манжету и нажмите кнопку «Сохранить». После нажатия на кнопку «Сохранить» отобразится экран ожидания окончания обработки данных. Дождитесь окончания обработки результатов измерения.
Следующим этапом является измерение температуры кожных покровов. Измерение температуры кожных покровов производится в устройстве при помощи термометра.
Для измерения температуры кожных покровов термометром выполните следующую пошаговую процедуру.
1) Убедитесь, что поверхность кожи суха, чиста от пота, волос и косметики.
2) Измерение необходимо производить напротив лобной, височной доли, или околоушной области головы, позади мочки уха, с расстояния в 3-5 см.
3) Чтобы начать измерение, нажмите кнопку «Измерить» на экране терминала.
4) С расстояния 2-5 см нацельте (поднесите) ИК-термометр на лоб или правую височную область.
5) Нажмите на ИК-термометре кнопку и удерживайте в течение 2-3 секунд.
6) Снимите показания с экрана, дождитесь завершения обработки данных устройством, пока на экране терминала отображается окно ожидания окончания обработки данных.
После окончания обработки результатов устройство автоматически переходит к следующему этапу медосмотра.
Следующим этапом является измерение содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе.
Измерение содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе производится в устройстве при помощи анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе.
Для измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе выполните следующую пошаговую процедуру.
1) Следуйте инструкции на экране.
Наклоняемся к отверстию анализатора паров этанола (воронка) и сильно дуем на расстояние 3 см от губ.
2) Сильно подуйте в воронку мундштука до характерного звукового сигнала (щелчка).
По завершении выдоха прозвучит характерный щелчок, означающий, что проба воздуха взята для анализа.
На экране терминала отобразится окно ожидания окончания обработки данных устройством с заголовком «Ожидайте».
3) Дождитесь окончания обработки результатов измерения.
Если содержание алкоголя во взятой пробе воздуха (1-е измерение - качественное определение) не зафиксировано, значит данный этап медосмотра пройден. Устройство автоматически переходит к следующему этапу медосмотра.
Если во взятой первичной пробе воздуха зафиксированы пары этанола, то необходимо произвести 2-е измерение - количественное определение.
Если при 2-м измерении пары этанола не обнаружены, то проверка автоматически завершается, устройство переходит к следующему этапу медосмотра.
Если пары этанола обнаружены, то устройство переходит к следующему этапу медосмотра. Но по окончании медосмотра будет выдана этикетка с недопуском по причине наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе. На экране появляется надпись о необходимости прохождения повторного медицинского осмотра через 20 минут.
После этого устройство автоматически перейдёт к обработке результатов медосмотра, после чего результаты медосмотра будут представлены на экране.
Подтверждение результатов медосмотра пользователем с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) - необходимая часть каждого осмотра. После представления результатов медосмотра на экране терминала пользователю необходимо подтвердить их с помощью ЭЦП.
После подписания результатов медосмотра электронной цифровой подписью, на термопринтере будет напечатана этикетка, которая наклеивается на путевой лист и содержит отметку о допуске, либо недопуске с указанием причины недопуска. В случае получения недопуска по причине выхода показателей артериального давления и/или частоты пульса за пределы допустимых значений или наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе, необходимо через 20 минут пройти повторный медосмотр.
Этикетка с допуском содержит следующую информацию:
Предрейсовый осмотр: ФИО; Прошел предрейсовый медицинский осмотр; К исполнению трудовых обязанностей допущен; Дата и время осмотра; ФИО медицинского работника; Подпись ЭЦП.
Послерейсовый осмотр: ФИО; Прошел послерейсовый медицинский осмотр; Дата и время осмотра; ФИО медицинского работника; Подпись ЭЦП.
Для завершения работы с устройством необходимо привести всё медицинское оборудование в исходное состояние и нажать на кнопку выхода на интерфейсе.
Данные о проведенном медицинском осмотре передаются на сервер с помощью сети интернет. Данные о медосмотре впоследствии обрабатываются медицинским работником для принятия окончательного решения о допуске или не допуске пользователя к трудовой деятельности.