АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ НАДКОЛЕННИКА

Полезная модель - аппарат для лечения переломов надколенника - относится к медицинской технике, в частности - к устройствам для внеочагового остеосинтеза.
Известен аппарат для лечения переломов надколенника, содержащий два соединенных между собой фиксирующих узла, на которых закреплены концы П-образно изогнутой спицы (Патент РФ № 106523, опубл.: 20.07.11., бюл. № 20).
Однако известное устройство не обеспечивает необходимой точности репозиции и жесткости фиксации отломков надколенника.
Задачей полезной модели является разработка устройства повышающего точность репозиции и жесткость фиксации отломков надколенника при его травматических повреждениях.
Указанная задача решается тем, что в аппарате для лечения переломов надколенника, содержащем два соединенных между собой фиксирующих узла, на каждом из которых закреплен один из концов П-образно изогнутой спицы, фиксирующие узлы соединены двумя репозиционными узлами, включающими два резьбовых стержня, концы которых связаны между собой шарниром с осью поворота, смещенной и направленной параллельно относительно оси резьбовых стержней, при этом фиксирующие узлы выполнены в виде двух ползунов, подвижно установленных на концах направляющего стержня с лыской, в центральной части которого жестко закреплена направляющая пластина, примыкающая к лыске и контактирующая с опорной поверхностью ползунов, расположенной в плоскости лыски направляющего стержня, причем концы последнего оснащены резьбой под гайки, соприкасающиеся с ползунами, на которых закреплены фиксирующие стержни.
Полезная модель поясняется описанием и схемами, на которых изображено:
Фиг.1 - аппарат для лечения переломов надколенника;
Фиг.2 - то же, вид по стрелке А;
Фиг.3 - то же, разрез по Б - Б.
Аппарат для лечения переломов надколенника (фиг.1) содержит два фиксирующих узла 1 и два репозиционных узла 2, закрепленных на фиксирующих узлах регулировочными гайками 3.
Каждый репозиционный узел 2 включает два резьбовых стержня 4, концы которых связаны между собой звеньями 5, образующими шарнир со связующим звеном, выполненным в виде болта 6 и гайки 7, ось которых направлена параллельно резьбовым стержням.
Каждый фиксирующий узел состоит из двух ползунов 8 (фиг.2), которые посредством выполненных в них отверстий подвижно установлены на концах направляющего стержня 9, снабженного лыской 10. В центральной его части жестко закреплена направляющая пластина 11, примыкающая к лыске и контактирующая с опорной поверхностью 12 ползунов, образованной выполненным на них вырезом. Концы направляющего стержня 9 оснащены резьбой под гайки 13.
На ползунах 8, в отверстиях, направленных параллельно отверстиям под направляющий стержень 9, установлены фиксирующие стержни 14, снабженные буртиком 15 и лысками 16 под ключ. Фиксирующие стержни закреплены прихватами 17 (фиг.3) с гайками 18.
В центральной части направляющих пластин 11 выполнен выступ 19 с отверстием. В отверстиях выступов посредством гаек 20 установлены стержни с ушком 21, на которых спицефиксаторами 22 закреплены концы П-образно изогнутой спицы 23.
Аппарат работает следующим образом.
Ориентируют аппарат относительно надколенника так, чтобы его фиксирующие стержни 14 были направлены с латеральной и медиальной сторон костных фрагментов надколенника. Вручную сближают ползуны 8 фиксирующих узлов 1 до упора их фиксирующих стержней 14 в соответствующие фрагменты надколенника и путем закручивания гаек 13 внедряют их на 2 - 3 мм в тело кости. Смещая фиксирующие узлы относительно друг друга, выполняют репозицию отломков и посредством зажатия болтов 6 с гайками 7 на шарнирах репозиционных узлов 2 и регулировочных гаек 3 на их резьбовых стержнях осуществляют фиксацию относительного положения фиксирующих узлов. Через оба фрагмента надколенника проводят спицу 23, концы которой отгибают и закрепляют спицефиксаторами 22 на стержнях с ушком 21. Гайки 20 затягивают. Выполняют вкручивание фиксирующих стержней 14 и их фиксацию затяжкой гаек 18 на прихватах 17. После рентгенологического контроля правильности выполненной репозиции путем подкручивания регулировочных гаек 3 осуществляют компрессию отломков.
Использование предложенного аппарата показало, что его применение повышает точность репозиции и жесткость фиксации отломков надколенника при его травматических повреждениях и, тем самым, оптимизирует течение консолидации перелома.