Способ и устройство очистки и стерилизации объектов медицинского и иного назначения с помощью микрошариков

1. Способ очистки и стерилизации объектов медицинского и иного назначения с помощью микрошариков, включающий разогрев в СВЧ-поле микрошариков и помещение в них очищаемых и стерилизуемых объектов, отличающийся тем, что в качестве микрошариков используют микрошарики из железооксидных стекол.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве микрошариков из железооксидных стекол могут быть использованы микрошарики из минерала граната (альмандина) или никельшлаковые микрошарики, полученные по плазменной технологии.
3. Способ по п. 1,отличающийся тем, что в качестве объектов могут быть инструменты медицинского назначения, парикмахерские инструменты, зубные протезы, стоматологические приспособления, и прочие металлические и неметаллические объекты.
4. Способ по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что в стерилизующую среду могут быть добавлены ароматизирующие вещества, и/или дезинфицирующие, и/или очищающие, в виде жидкостей или порошков.
5. Устройство для очистки и стерилизации объектов медицинского и иного назначения с помощью микрошариков, включающее емкость для размещения объектов, помещенную в корпус с крышкой, отличающееся тем, что емкость для размещения объектов заполнена микрошариками из железооксидных стекол.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что в качестве микрошариков из железооксидных стекол могут быть использованы микрошарики из минерала граната (альмандина) или никельшлаковые микрошарики, полученные по плазменной технологии.
7. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что в качестве объектов могут быть инструменты медицинского назначения, парикмахерские инструменты, зубные протезы, стоматологические приспособления, и прочие металлические и неметаллические объекты.
8. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что включает источник СВЧ-излучения, размещенный в корпусе и подключенный к устройству контроля и управления режимом работы.
9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что устройство контроля и управления режимом работы СВЧ-печи включает блок подачи воды или раствора ароматизирующих, дезинфицирующих или очищающих веществ,
10. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что содержит индикатор нагрева.