УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ МНОГОСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
DEVICE OF DETERMINATION OF RESISTANCE OF HEAT TRANSFER OF MULTILAYERED DESIGN IN ACTUAL PRACTICE OPERATION

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к тепловому неразрушающему контролю объектов, и может быть использовано для технической диагностики неоднородных конструкций, например зданий и сооружений по сопротивлению теплопроводности.
Из уровня техники известны способы теплового неразрушающего контроля неоднородных многослойных объектов, какими, в частности, являются здания и сооружения, см., например, патент РФ №2219534. Для осуществления известного способа определяют временной интервал, необходимый для получения достоверного результата. В течение этого времени периодически измеряют температуру и плотность теплового потока на наружной и внутренней поверхностях объекта. Задают значение теплопроводности нужного слоя. Используя модель, определяют возможную температуру и плотность для каждого заданного значения теплопроводности. Проводят тепловизионное обследование, измеряют температуры внутренних и наружных поверхностей. Сравнивают теоретические и полученные измерением результаты. Выбирают для дальнейших расчетов значение теплопроводности из числа заданных, которое может обеспечить условия сравнения. Способ позволяет определить локальные сопротивления теплопередачи обследуемых участков и найти более рациональное решение по обеспечению требуемого сопротивления, если оно окажется не соответствующим нормативному.
В патенте Японии №9113473 раскрыт способ теплового неразрушающего контроля материалов и определения местоположения дефектов, которые приводят к теплопотере. Согласно этому способу облучают участок исследуемой поверхности, измеряют теплопроводность материала, информацию о распределении температурного поля объекта передают для анализа на устройство термографического контроля и затем на устройство отображения, которое показывает изменения в распределении температурного поля.
Известен способ неразрушающего теплового контроля по патенту США №5292195, согласно которому выбранное количество энергии подается на первый объект, имеющий известную поверхностную структуру. Изображение его запоминается. Затем выбранное количество энергии подается на второй объект и изображение второго объекта также запоминается. Затем производится сравнение изображений для определения различий в поверхностной структуре этих двух объектов.
Известен неразрушающий способ контроля неметаллических материалов по патенту Японии №3154857 путем приложения импульсной температурной нагрузки. Временные изменения нестабильного температурного поля, соответствующие дефекту или повреждению, измеряют и анализируют с использованием инфракрасной камеры и вычислительной системы. Способ обеспечивает высокую точность.
В патенте США 6000844 описано портативное устройство для неразрушающего контроля материала и определения дефектов в его структуре. Средство отображения температурного поля следует на определенном расстоянии от теплового источника и вырабатывает видеоизображение температурных характеристик объекта. Дефекты материала продуцируют отклонения, которые перемещаются со случайной скоростью. Компьютер, усредняя данные по отношению к постоянной скорости, минимизирует шум и улучшает сигнал от дефектов.
В опубликованной заявке США №2002126730 раскрыты система и способ определения поперечной температурной диффузии с использованием температурных импульсов. Разработана математическая модель и программное обеспечение, которые позволяют определить поперечную термодиффузию конечного объекта. Изобретение используется для установления и определения местоположения дефектов, ведущих к теплопотерям.
Все известные способы позволяют определить состояние конструкций и их теплопотери, однако они не применимы для исследования нестационарных процессов, имеющих место в реальных условиях эксплуатации зданий и сооружений.
В Российской Федерации на практике используется способ определения качества объектов по анализу их сопротивления теплопередачи - см. ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Введен постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 2 августа 1984 года №127, УДК 624.01.001.006.354 [1]. Описанный здесь способ заключается в создании теплового потока через контролируемый объект, одномоментном измерении величины теплового потока (q) и температуры (Тн, Тв) на противоположных сторонах контролируемого объекта и определении качества объекта по его сопротивлению теплопередаче в соответствии с формулой.
<mrow><mi>R</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mrow><mo>|</mo><mrow><mi>T</mi><mi>н</mi><mo>−</mo><mi>Т</mi><mi>в</mi></mrow><mo>|</mo></mrow></mrow><mi>q</mi></mfrac></mrow>
Данный метод контроля прост, нагляден, имеет большую производительность. Однако имеет недостаток, который ограничивает область его применения и значительно снижает точность получаемых результатов. Он заключается в том, что в соответствии с классическим определением сопротивления теплопередачи метод применим только при условии стационарного процесса теплопередаче через контролируемый объект. Т.е. только при условии равенства потоков, входящих в объект на одной поверхности (qн) и выходящих (qв) из объекта на другой поверхности: qн=qв=q.
Устройство измерения сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в реальных условиях эксплуатации, включающее контактные микропроцессорные  преобразователи температуры (датчики температуры) и теплового потока (датчики теплового потока) и тепловизионное устройство, при этом входы датчиков температуры подключены к контролируемому объекту, а выходы - к входу блока вычисления, вход тепловизионного устройство оптически подключен к контролируемому объекту, а выход подключен к входу блока вычисления.
На практике эти условия практически никогда не соблюдаются. Например, при контроле строительных конструкций разница температуры наружного воздуха в ночное и дневное время достигает 10-15°С. Это вызывает нестационарные процессы теплопередачи в исследуемых конструкциях и делает метод неприменимым.
Решение этой проблемы предложено в монографии Будадин О.Н. и др. Тепловой неразрушающий контроль изделий. М., Наука, 2002, с.139-145 [2]. Оно заключается в решении обратной задачи нестационарной теплопроводности в многослойной среде. Метод универсален и в настоящее время находит широкое применение на практике. Однако широкое его применение сдерживается рядом недостатков, которые заключаются в следующем.
- Имеется существенная нелинейная зависимость точности получаемых результатов от погрешности входных данных - результатов первичных измерений. Это приводит к необходимости обеспечивать малые значения погрешности результатов первичных измерений, что требует применения специальных измерительных приборов, квалифицированных операторов и т.п. Помимо этого, требуется соблюдение специальных климатических условий при проведении измерений.
- Наличие ошибки входных данных может привести к случаю, когда обратная задача не сходится, т.е. будет отсутствовать решение.
- Решением обратной задачи, как правило, является не само сопротивление теплопередачи, а величина теплопроводности одного из слоев, обычно слоя с наименьшим сопротивлением теплопередачи - теплоизоляционного слоя, в результате решения обратной задачи в силу специфических особенностей математического аппарата и физических принципов получаются кроме основного решения (глобального минимума функции «невязки») несколько локальных минимумов (ложных решений). Это приводит к необходимости выбора нужного «истинного» решения на основе других дополнительных входных данных и др.
- Перед применением метода обратной задачи необходимо провести цикл трудоемких исследований корректности, единственности, сходимости и устойчивости решения.
- Известный способ имеет малую производительность контроля, т.к. априори неизвестно, какая протяженность временной истории обеспечивает необходимую достоверность. Поэтому при проведении контроля стараются получить максимально возможную протяженность временной истории (например, до 7-10 дней), что приводит к увеличению производительности. При этом если не обеспечить достаточную величину температурной истории, то это приводит к значительному снижению точности результатов.
Предлагаемый способ контроля и устройство для его осуществления направлены на устранение перечисленных недостатков. Технический результат, достигаемый при его использовании по сравнению с ближайшим аналогом - способом по патенту РФ №2219534, заключается в повышении достоверности и производительности определения качества исследуемого объекта и расширении области применения.
н
ш
в
i
0
0
тн
тв
из
в
j
н
j
qв
qн
из
Технический результат достигается за счет того, что в способе измерения сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в нестационарных условиях теплопередачи, включающем тепловизионное обследование одной из поверхностей исследуемого объекта, сравнение теоретических и полученных измерением результатов и выбор для дальнейших расчетов значения теплопроводности из числа заданных, которое может обеспечить условия сравнения, последовательно измеряют значения температуры T(t), T(t) на противоположных сторонах конструкции в области с координатами контура L(х, y) вблизи точки с координатами (х, y), с временными интервалами τ и τ соответственно в течение времени τ и тепловой поток на внутренней стороне конструкции q(t) и наружной стороне конструкции на противоположной стороне q(t) с временными интервалами τ и τ соответственно, последовательно во времени в течение интервала времени τ, при этом интервал времени измерения определяется следующим образом
из
0
из
τ={τ; ixΔτ},
где
0
τ - начальное время измерения,
i=1…М - номер интервала измерения,
из
Δτ- период интервала измерения,
М - наибольший номер интервала измерения,
из
н
i
в
i
в
j
н
j
- накапливают по каждому интервалу измерений τ значения температуры T(t), T(t) на противоположных сторонах конструкции и значения теплового потока q(t), q(t),
i
0
0
- определяют сопротивление теплопередачи R многослойной конструкции в точке контролируемого участка поверхности исследуемого объекта с координатами (х, y) для каждого интервала измерения:
<mrow><msub><mi>R</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>0</mn></msub><mo>,</mo><msub><mi>y</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><mrow><mo>|</mo><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mfrac><mn>1</mn><mrow><msub><mi>N</mi><mn>1</mn></msub></mrow></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><msub><mi>N</mi><mn>1</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mo>{</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>t</mi><mi>i</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>}</mo><mo>−</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><msub><mi>N</mi><mn>2</mn></msub></mrow></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><msub><mi>N</mi><mn>2</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mo>{</mo><msub><mi>T</mi><mi>H</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>t</mi><mi>j</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>}</mo></mrow></mstyle></mrow></mstyle></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mo>|</mo></mrow></mrow><mrow><mfrac><mn>1</mn><mrow><msub><mi>N</mi><mn>3</mn></msub></mrow></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>k</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>k</mi><mo>=</mo><msub><mi>N</mi><mn>3</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mrow><mo>{</mo><mrow><msub><mi>q</mi><mi>B</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>t</mi><mi>k</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mo>}</mo></mrow><mo>+</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><msub><mi>N</mi><mn>4</mn></msub></mrow></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>p</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>p</mi><mo>=</mo><msub><mi>N</mi><mn>4</mn></msub></mrow></munderover><mrow><msub><mi>q</mi><mi>H</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msubsup><mi>t</mi><mi>p</mi><mrow /></msubsup></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mstyle></mrow></mstyle></mrow></mfrac></mrow>
1
из
тв
где N=целое число от τ/τ,
2
из
тн
N=целое число от τ/τ,
3
из
qв
N=целое число от τ/τ,
4
из
qв
N=целое число от τ/τ,
i
- измеряют М следующим образом на основании определенных значений R:
i+1
1
i+1
max
[|(R-R)/R|≤γ]M=i+1;
где
max
γ - предварительная заданная величина изменения R=R(i);
- величину сопротивления теплопередачи принимают равной:
0
0
M
0
0
R(x, y)=R(x, y),
- тепловизионное обследование проводят путем измерения температурного поля Т(х, y) поверхности с пространственным периодом (шагом) Δа, определяемым размерами минимального дефекта конструкции:
<mrow><mi>Δ</mi><mi>а</mi><mo>≤</mo><mrow><mo>{</mo><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>0,2</mn><mo>…</mo><mn>0,3</mn></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>x</mi><mi>Δ</mi><msub><mi>x</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mtext> </mtext><mi>е</mi><mi>с</mi><mi>л</mi><mi>и</mi><mtext> </mtext><mi>Δ</mi><msub><mi>x</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mo>≤</mo><mi>Δ</mi><msub><mi>y</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>0,2</mn><mo>…</mo><mn>0,3</mn></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>x</mi><mi>Δ</mi><msub><mi>y</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mtext> </mtext><mi>е</mi><mi>с</mi><mi>л</mi><mi>и</mi><mtext> </mtext><mi>Δ</mi><msub><mi>y</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mo><</mo><mi>Δ</mi><msub><mi>x</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub></mtd></mtr></mtable></mrow></mrow>
дmin
дmin
где Δх, Δу - геометрические размеры минимального дефекта контролируемой конструкции,
и определяют термическое сопротивление по всей поверхности исследуемого объекта в произвольных координатах (x, y):
а
R(x,y)=Т(х,y)+b,
где
a
01
01
02
02
01
01
02
02
=[R(x,y)-R(x,y)]/[Т(х,y)-Т[(x,y)]
01
01
01
01
а
b=R(x,y)-Т(х,у).
дmin
дmin
Технический результат также достигается за счет того, что геометрические размеры минимального дефекта контролируемой конструкции Δх, Δy измеряют следующим образом:
- производят послойную препарацию образцов контролируемой конструкции,
дi
дi
- измеряют размеры всех дефектов, содержащихся в образце, выявленных в результате препарации: Δx, Δy,
дmin
дmin
- определяют размеры минимального дефекта контролируемой конструкции Δх, Δy, решая систему уравнений:
<mrow><mrow><mo>{</mo><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><mi>Δ</mi><msub><mi>X</mi><mrow><mi>min</mi></mrow></msub></mrow></munderover><mrow><mi>p</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>Δ</mi><mi>x</mi><mi>i</mi></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>Δ</mi><mi>x</mi></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mn>1</mn><mo>−</mo><mi>δ</mi></mrow></mrow></mstyle></mtd></mtr><mtr><mtd><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><mi>Δ</mi><msub><mi>Y</mi><mrow><mi>min</mi></mrow></msub></mrow></munderover><mrow><mi>p</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>Δ</mi><mi>y</mi><mi>i</mi></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>Δ</mi><mi>y</mi></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mn>1</mn><mo>−</mo><mi>δ</mi></mrow></mrow></mstyle></mtd></mtr></mtable></mrow></mrow>
где
дi
дi
дmin
дmin
δ - вероятность того, что (Δх, Δy)≥(Δх, Δy)
i
дi
дi
p(ΔX) - функция распределения величин Δх, Δy.
Координаты контура на поверхности контролируемого объекта определяют следующим образом:
- измеряют разброс температурного поля по различным участкам исследуемой поверхности по результатам тепловизионного обследования с точностью, определяемой величиной изменения температуры ΔТдеф, обусловленной минимальным дефектом конструкции,
- по результатам проведенных измерений определяют те участки поверхности L(x, y), в области которых выполняется условие:
<mrow><mrow><mo>{</mo><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mi>Т</mi><mi>max</mi><mo>−</mo><mi>T</mi><mi>min</mi><mo>≤</mo><mi>Δ</mi><mi>T</mi><mi>д</mi><mi>е</mi><mi>ф</mi></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>D</mi><mi>у</mi><mi>ч</mi><mo>></mo><mi>H</mi><mi>к</mi><mi>о</mi><mi>н</mi><mi>с</mi><mi>т</mi><mi>р</mi><mo>,</mo></mtd></mtr></mtable><mo>}</mo></mrow><mo>⇒</mo><mi>L</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>,</mo><mi>y</mi></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow>
где
L (x, y) - контур области,
(x, y) - координаты контура области,
Тmах - наибольшая температура внутри области L(x, y),
Tmin - наименьшая температура внутри области L(x, y),
ΔТдеф - изменение температуры поверхности, обусловленной минимальным дефектом,
Dуч - размер участка L(x, y) по исследуемой поверхности,
Нконстр - толщина исследуемой конструкции,
1
2
n
Нконстр=Н+Н+…+Н,
n - количество слоев конструкции.
тн
тв
q
Оптимальный интервал последовательного измерения температуры (τ) (τ) и теплового потока (τ) на исследуемой конструкции определяют путем решения уравнения
<mrow><mi>P</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>τ</mi></mfrac><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mrow><mi>T</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mfrac><mi>τ</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow><mrow><mfrac><mi>τ</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow></munderover><mrow><mi>d</mi><mi>η</mi><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mrow><mi>η</mi><mo>−</mo><mfrac><mi>τ</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow><mrow><mi>η</mi><mo>+</mo><mfrac><mi>τ</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow></munderover><mrow><mi>f</mi><mrow><mo>(</mo><mi>T</mi><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>T</mi></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow>
f(T) - плотности распределения длительности во времени информационного сигнала,
τ - временной интервал измерения,
Р - вероятность пропуска информационного сигнала,
0
Т- временная разрешающая способность измерительных датчиков.
Температурные поля и тепловой поток измеряют с помощью измерителя-регистратора температуры серии ИС-203 и измерителя плотности тепловых потоков ИТП-МТ 4.03 «ПОТОК».
0
0
Координаты (х, y) определяют путем решения системы уравнений:
<mrow><mrow><mo>{</mo><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mi>T</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>0</mn></msub><mo>,</mo><msub><mi>y</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>L</mi></mfrac><mfrac><mn>1</mn><mi>N</mi></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mi>L</mi></mrow></munderover><mrow><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mi>N</mi></mrow></munderover><mrow><mi>T</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mi>i</mi><mo>,</mo><mi>y</mi><mi>j</mi></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mstyle></mrow></mstyle></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>0</mn></msub><mo>,</mo><msub><mi>y</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>⊆</mo><mi>L</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>,</mo><mi>y</mi></mrow><mo>)</mo></mrow></mtd></mtr></mtable></mrow></mrow>
Дополнительно проводят тепловизионное обследование наружной поверхности исследуемого объекта.
i
i+1
max
i
i+1
1
i+1
Технический результат также достигается за счет применения устройства для измерения сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в реальных условиях эксплуатации, включающего датчики температуры и теплового потока и тепловизионное устройство, которое также содержит счетчик времени измерения, блок вычисления сопротивления теплопередачи R, блок вычисления сопротивления теплопередачи R, блок вычисления изменения сопротивления теплопередачи γ, блок сравнения изменения сопротивления теплопередачи γ и максимального изменения сопротивления теплопередачи γ, блок присвоения сопротивления теплопередачи, счетчик периодов времени и блок вычисления приведенного сопротивления теплопередачи, при этом выходы датчиков температуры и теплового потока подключены соответственно к первому и второму входам счетчика времени измерения и первым входам блоков вычисления сопротивления теплопередачи R и R, выходы блоков сопротивления теплопередачи R и R подключены к входам блока вычисления изменения сопротивления теплопередачи γ, выход блока вычисления изменения сопротивления теплопередачи γ подключен к входу блока сравнения изменения сопротивления теплопередачи, первый выход блока сравнения изменения сопротивления теплопередачи подключен к входу счетчика периодов времени, выход которого подключен к входу счетчика времени измерения, второй выход блока сравнения изменения сопротивления теплопередачи подключен одновременно к входу тепловизионного устройства и входу блока присвоения сопротивления теплопередачи, выход которого подключен к первому входу блока вычисления приведенного сопротивления теплопередачи, ко второму входу которого подключен выход тепловизионного устройства.
Датчики температуры и теплового потока выполнены в виде контактных микропроцессорных преобразователей температуры и теплового потока соответственно.
Сущность изобретения и возможность достижения технического результата будут более понятны из последующего описания со ссылками на позиции чертежей.
На фиг.1 приведены фотографии конструкций с реальными дефектами в виде областей нарушения сплошности (расслоения).
i
дmin
дmin
На фиг.2 приведены, в качестве примера, гистограммы распределения размеров областей нарушения сплошности р(Δx). Таким образом, осуществляется измерение геометрических размеров минимального дефекта контролируемой конструкции Δx, Δy.
На фиг.3 приведена в качестве примера термограмма одной из поверхностей исследуемого объекта.
На фиг.4 приведена функциональная схема регистрации термограммы для измерения температурного поля Т(x, y).
На фиг.5 отмечен контур области L(x, y) на термограмме поверхности.
На фиг.6 приведена схема устройства контроля.
На фиг.7 приведен график реального изменения температуры с 26.04.2011 г. по 01.05.2011 г.
На фиг.8 приведен график модельного эксперимента зависимости термического сопротивления от времени интегрирования.
На фиг.9 приведен график модельного эксперимента зависимости погрешности определения термического сопротивления от времени интегрирования при отсутствии тренда, т.е. только при условии действия шумов.
На фиг.10 приведен график модельного эксперимента зависимости погрешности определения термического сопротивления от величины тренда температуры и времени интегрирования.
На фиг.11 приведен график модельного эксперимента зависимости погрешности определения термического сопротивления от времени интегрирования при наличии совокупного действия факторов: шумов и величины тренда.
На фиг.12 приведены реальные реализации во времени температуры на наружной и внутренней поверхностях многослойной конструкции.
На фиг.13 приведен состав конструкции на которой проводились экспериментальные исследования с теплотехническими и геометрическими характеристиками слоев.
На фиг.14 приведен экспериментальный график изменения сопротивления теплопередачи от величины i.
На фигурах приняты следующие обозначения:
1 - тепловизионная система,
2 - объект контроля - многослойная конструкция,
3 - поле обзора тепловизионной системы,
4 - мгновенное линейное поле зрения (геометрическая разрешающая способность) тепловизионной системы,
5 - контактные микропроцессорные преобразователи температуры (датчики температуры),
6 - контактные микропроцессорные преобразователи теплового потока (датчики теплового потока),
7 - счетчик времени измерения,
i,
8 - блок вычисления сопротивления теплопередачи R
i+1
9 - блок вычислений сопротивления теплопередачи R,
10 - блок вычисления изменения сопротивления теплопередачи γ,
max
11 - блок сравнения изменения сопротивления теплопередачи γ и γ,
12 - блок присвоения сопротивления теплопередачи,
13 - счетчик периодов времени (i=i+1),
14 - блок вычисления приведенного сопротивления теплопередачи.
В качестве тепловизионной системы (1) используются тепловизоры фирмы FLIR, ИРТИС-2000 или аналогичные по техническим характеристикам.
В качестве контактных микропроцессорных преобразователей температуры (датчиков температуры - 5) и контактных микропроцессорных преобразователей теплового потока (датчиков теплового потока - 6) используются измерители плотности тепловых потоков и температуры 10…100-канальные по ГОСТ 25380.ИТП-МГ4.03/Х(1) «Поток»*, (ранее поставлялся как ИТП-МГ4.03-10 «Поток»)ИТП-МГ4.03/Х(П) «Поток»* (ранее поставлялся как ИТП-МГ4.03-100 «Поток»). Утвержден тип СИ. Внесен в Госреестр под №42424-09 (фирма КБ «Стройприбор», г.Челябинск). Возможно использовать приборы других фирм с аналогичными техническими характеристиками.
i.
i+1
max
Блоки: счетчик времени измерения - 7, блок вычисления сопротивления теплопередаче R - 8, блок вычисления сопротивления теплопередачи R - 9, блок вычисления изменения сопротивления теплопередачи γ - 10, блок сравнения изменения сопротивления теплопередачи γ и γ - 11, блок присвоения сопротивления теплопередачи - 12, счетчик периодов времени (i=i+1) - 13, блок вычисления приведенного сопротивления теплопередачи - 14, построены на основе стандартных микропроцессорных схем и микропроцессорных сборок с перепрограммируемыми запоминающими устройствами (см., например, Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учебн. пособие для вузов. - 3-е изд. перераб. и доп.- СПб.: - БХВ-Петербург, 2010).
деф
А - размеры минимального дефекта (геометрическая разрешающая способность),
S - расстояние от тепловизионной системы до объекта контроля,
L - толщина исследуемого слоя.
В качестве примера (фиг.3) приведена термограмма одной из поверхностей исследуемого объекта. Данная термограмма зарегистрирована с пространственным периодом (шагом - Δа), определяемым размерами минимального дефекта конструкции:
<mrow><mi>Δ</mi><mi>а</mi><mo>≤</mo><mrow><mo>{</mo><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>0,2</mn><mo>…</mo><mn>0,3</mn></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>x</mi><mi>Δ</mi><msub><mi>x</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mtext> </mtext><mi>е</mi><mi>с</mi><mi>л</mi><mi>и</mi><mtext> </mtext><mi>Δ</mi><msub><mi>x</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mo>≤</mo><mi>Δ</mi><msub><mi>y</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>0,2</mn><mo>…</mo><mn>0,3</mn></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>x</mi><mi>Δ</mi><msub><mi>y</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mtext> </mtext><mi>е</mi><mi>с</mi><mi>л</mi><mi>и</mi><mtext> </mtext><mi>Δ</mi><msub><mi>y</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub><mo><</mo><mi>Δ</mi><msub><mi>x</mi><mrow><mi>д</mi><mi>min</mi></mrow></msub></mtd></mtr></mtable></mrow></mrow>
На основе данной термограммы измеряют температурное поле Т(x, y) исследуемой поверхности.
На фиг.4 приведена функциональная схема регистрации термограммы для измерения температурного поля Т(x, y). Регистрация осуществляется следующим образом.
Тепловизионная система размещается перед контролируемой поверхностью на расстоянии, обеспечивающем:
- во-первых, одновременное наблюдение максимальной площади контролируемой поверхности с учетом поля обзора тепловизионной системы,
- во-вторых, достоверную регистрацию минимального по размерам локального участка изменения температуры (возможного дефектного участка) поверхности контролируемой поверхности.
При этих условиях расстояние от тепловизионной системы до контролируемой поверхности определяется следующим образом:
S≥Aдеф/(2Ntg(γ/2)),
где S - расстояние от тепловизионной системы 6 до фурменной зоны 3,
Адеф - характерный размер участка с локальным изменением температуры (дефектный участок),
N - коэффициент, определяющий достоверность регистрации локального участка (обычно на практике принимают N=3-10),
γ - угол мгновенного линейного поля зрения оптической системы тепловизионного прибора 6 (угловая разрешающая способность. Обычно, на практике, γ=5-10 угл. мин),
tg - тригонометрическая функция «тангенс».
По результатам измерения температурного поля Т(x, y) исследуемой поверхности измеряют разброс температурного поля по различным участкам исследуемой поверхности с точностью, определяемой величиной изменения температуры (ΔТдеф), обусловленной минимальным дефектом конструкции, и температурного поля Т(x, y) исследуемой поверхности. Определяют координаты контура поверхности L(x, y), в области которых выполняется условие:
<mrow><mrow><mo>{</mo><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mi>Т</mi><mi>max</mi><mo>−</mo><mi>T</mi><mi>min</mi><mo>≤</mo><mi>Δ</mi><mi>T</mi><mi>д</mi><mi>е</mi><mi>ф</mi></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>D</mi><mi>у</mi><mi>ч</mi><mo>></mo><mi>H</mi><mi>к</mi><mi>о</mi><mi>н</mi><mi>с</mi><mi>т</mi><mi>р</mi><mo>,</mo></mtd></mtr></mtable><mo>}</mo></mrow></mrow>
где
L (x, y) - контур области,
(x, y) - координаты контура области,
Тmах - наибольшая температура внутри области L(x, y),
Tmin - наименьшая температура внутри области L(x, y),
ΔТдеф - изменение температуры поверхности, обусловленной минимальным дефектом,
Dуч - размер участка L(x, y) по исследуемой поверхности,
Нконстр - толщина исследуемой конструкции,
1
2
n
Нконстр=Н+Н+…+Н,
n - количество слоев конструкции,
1
2
n
Н, Н,…Н- толщины слоев конструкции.
На фиг.5 отмечен контур области L(x, y). Координаты контура определяются, например, с использованием математических моделей построения по точкам и воспроизведения кривых.
Анализ формы объектов представляет собой одну из основных задач распознавания образов и имеет определенное значение для решения задач машинной графики в интерактивном режиме. Анализ формы оказывается полезным во всех случаях, когда требуется принять некоторое решение на основе формы наблюдаемых объектов.
Рассмотрим два подхода к распознаванию формы объектов.
При использовании первого подхода рассматриваем объект в целом и принимаем решение, исходя из его общей структуры.
При втором подходе исследуется контур силуэта: обычно определяются углы, выступы, впадины и другие точки с высокими значениями кривизны.
Дальнейший анализ контура проводится несколькими способами. Простейшая методология предусматривает получение несложного представления контура, например, в цепном коде. При использовании более развитой методологии контур аппроксимируется участками гладких кривых (например, В-сплайнами). Последнее предпочтительно в тех случаях, когда данные зашумлены, а также при использовании признаков, отражающих особенности значительной части контура. Первый подход более уместен при работе с данными, отличающимися низким уровнем шума, и использовании локальных признаков. Широкое применение аппроксимации многоугольниками объясняется не только связанной с ней возможностью обнаруживать максимумы кривизны, но и тем, что ее реализация оказывается проще реализации других методов построения кривых по точкам.
Отыскание кривой, проходящей через заданное множество точек, составляет задачу интерполирования, а отыскание кривой, проходящей вблизи заданного множества точек - задачу аппроксимации. Разработан метод, предусматривающий использование кусочно-полиномиальных функций различных типов. При решении задач аппроксимации уделяется внимание выбору критерия, характеризующего качество приближения.
Для решения поставленной задачи разработан метод интерполирования с помощью многочленов.
1
1
2
2
n
n
Пусть (х, y), (х, у), …, (х, y) - последовательность точек, заданных на плоскости, причем х=х при i=j. Для таких точек можно непосредственно написать формулу интерполяционного многочлена (n-1)-й степени:
<mtable columnalign="left"><mtr><mtd><msub><mi>P</mi><mi>n</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>y</mi><mn>1</mn></msub><mfrac><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>…</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>…</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac><mo>+</mo><msub><mi>y</mi><mn>2</mn></msub><mfrac><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>…</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>3</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>…</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>…</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>3</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>…</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac><mo>+</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>+</mo><mo>…</mo><mo>+</mo><msub><mi>y</mi><mi>n</mi></msub><mfrac><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mi>n</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>…</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mrow><mi>n</mi><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mi>n</mi></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>…</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mi>n</mi></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mrow><mi>n</mi><mo>−</mo><mn>1</mn></mrow></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>22</mn></mrow><mo>)</mo></mrow></mtd></mtr></mtable>
интерполяционный многочлен можно представить в более строгом виде:
<mrow><msub><mi>P</mi><mi>n</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>n</mi></munderover><mrow><msub><mi>y</mi><mi>i</mi></msub><mstyle displaystyle="true"><munder><mo>∏</mo><mrow><mi>j</mi><mo>≠</mo><mn>1</mn></mrow></munder><mrow><mfrac><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mi>j</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mi>i</mi></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mi>j</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac></mrow></mstyle></mrow></mstyle><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>23</mn></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow>
Из приведенного выражения следует, что значение у умножается на дробь, равную 1 при х=х и 0 при остальных значениях х, принимаемых им в заданных координатах. Частному случаю n=2 соответствует уравнение линии, соединяющей две точки:
<mrow><msub><mi>P</mi><mn>2</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>y</mi><mn>1</mn></msub><mfrac><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub></mrow><mrow><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub></mrow></mfrac><mo>+</mo><msub><mi>y</mi><mn>2</mn></msub><mfrac><mrow><mi>x</mi><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub></mrow><mrow><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mo>−</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub></mrow></mfrac><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>24</mn></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow>
Следует отметить некоторые недостатки, присущие разработанному методу: существенные колебания, которые может претерпевать кривая, построенная между двумя точками. Однако достоинства метода - простота, достаточно простые формулы и т.п. перекрывают недостатки
0
0
Определяют геометрические координаты точки (х, y) области L(x, y) путем решения системы уравнении:
<mrow><mrow><mo>{</mo><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mi>T</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>0</mn></msub><mo>,</mo><msub><mi>y</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>L</mi></mfrac><mfrac><mn>1</mn><mi>N</mi></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mi>L</mi></mrow></munderover><mrow><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mi>N</mi></mrow></munderover><mrow><mi>T</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mi>i</mi></msub><mo>,</mo><msub><mi>y</mi><mi>j</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mstyle></mrow></mstyle></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>0</mn></msub><mo>,</mo><msub><mi>y</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>⊆</mo><mi>L</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo>,</mo><mi>y</mi></mrow><mo>)</mo></mrow></mtd></mtr></mtable></mrow></mrow>
0
0
В районе центра определенных участков L(х,у) с координатами (х, у) устанавливают на наружной и внутренней поверхностях датчики температуры и теплового потока, которые с определенным выше временным интервалом регистрируют и сохраняют в памяти значения температуры и теплового потока. При этом количество датчиков практически не ограничено.
На фиг.6 показана схема устройства, реализующего способ контроля.
н
i
в
i
0
0
тн
тв
из
в
j
н
j
qв
qн
из
На наружную и внутреннюю поверхности контролируемого изделия (2) устанавливаются датчики температуры и теплового потока (5, 6), которые последовательно измеряют значения температуры T(t), T(t) на противоположных сторонах конструкции в области с координатами контура L(x, y) вблизи точки с координатами (х, y), с временными интервалами (τ) и (τ) соответственно в течение времени (τ) и тепловой поток на внутренней стороне конструкции q(t) и наружной стороне конструкции на противоположной стороне q(t) с временными интервалами (τ) и (τ) соответственно, последовательно во времени в течение интервала времени (τ), при этом интервал времени измерения определяется блоком (7) следующим образом
из
0
из
τ={τ; ixΔτ},
где
0
τ - начальное время измерения,
i=1…М - номер интервала измерения,
из
Δτ- период интервала измерения,
М - наибольший номер интервала измерения.
0
0
i
i+1
Датчики устанавливаются по всей выделенной области L(x, y) вблизи точки с координатами (х, y). В качестве примера некоторые реализации представлены на фиг.7. Под наружной поверхностью конструкции будем понимать поверхность, обращенную к внешней климатической среде. Измеренные значения температур и теплового потока поступают одновременно на счетчик времени измерения (7) и блоки (8, 9) вычисления сопротивления теплопередачи R и R.
<mrow><msub><mi>R</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>x</mi><mn>0</mn></msub><mo>,</mo><msub><mi>y</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><mrow><mo>|</mo><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mfrac><mn>1</mn><mrow><msub><mi>N</mi><mn>1</mn></msub></mrow></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><msub><mi>N</mi><mn>1</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mo>{</mo><msub><mi>T</mi><mi>B</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>t</mi><mi>i</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>}</mo><mo>−</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><msub><mi>N</mi><mn>2</mn></msub></mrow></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><msub><mi>N</mi><mn>2</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mo>{</mo><msub><mi>T</mi><mi>H</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>t</mi><mi>j</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>}</mo></mrow></mstyle></mrow></mstyle></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mo>|</mo></mrow></mrow><mrow><mfrac><mn>1</mn><mrow><msub><mi>N</mi><mn>3</mn></msub></mrow></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>k</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>k</mi><mo>=</mo><msub><mi>N</mi><mn>3</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mrow><mo>{</mo><mrow><msub><mi>q</mi><mi>B</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>t</mi><mi>k</mi></msub></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mo>}</mo></mrow><mo>+</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><msub><mi>N</mi><mn>4</mn></msub></mrow></mfrac><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>p</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>p</mi><mo>=</mo><msub><mi>N</mi><mn>4</mn></msub></mrow></munderover><mrow><msub><mi>q</mi><mi>H</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><msubsup><mi>t</mi><mi>p</mi><mrow /></msubsup></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mstyle></mrow></mstyle></mrow></mfrac></mrow>
1
из
тв
где N=(целое число) от τ/τ,
2
из
тн
N=(целое число) от τ/τ,
3
из
qв
N=(целое число) от τ/τ,
4
из
qн
N=(целое число) от τ/τ.
i
i+1
max
max
max
M
Одновременно на вторые входы блоков (8, 9) поступает сигнал от блока (7) о времени измерения (величина (i)). Вычисленные значения R и R с выходов блоков (8, 9) поступают на вход блока (10) вычисления изменения сопротивления теплопередачи γ. В блоке (11) осуществляется сравнение величины γ с значением заранее заданной величины максимального изменения сопротивления теплопередачи γ. Если γ≥γ, то с первого выхода блока (11) поступает сигнал в блок (13) - счетчик периодов времени, где осуществляется наращивание периода регистрации (i=i+1). После этого вышеуказанные операции обработки блоками (7-11) повторяются. Если γ≤γ, то с второго выхода блока (11) поступает сигнал в блок (12) - присвоения сопротивления теплопередачи, где осуществляется операция R=R.
Таким образом, блоками (10-13) осуществляется следующее.
i
Измеряют (М) следующим образом на основании определенных значений (R):
i+1
1
i+1
max
[|(R-R)/R|≤γ]M=i+1;
где
max
γ - предварительная заданная величина изменения R=R(i).
M
С выхода блока (12) значение величины (R) сопротивления теплопередачи поступает в блок (14) - вычисления приведенного сопротивления теплопередачи. На второй вход блока (14) по сигналу на блок (1) со второго выхода блока (11) поступает сигнал с тепловизионной системы (1). В блоке (14) производится вычисление приведенного сопротивления теплопередачи:
а
R(x,y)=Т(х,y)+b,
где
a
01
01
02
02
01
01
02
02
=[R(x,y)-R(x,y)]/[Т(х,y)-Т[(x,y)]
01
01
01
01
а
b=R(x,y)-Т(х,у).
Проведем теоретическое обоснование предлагаемого способа измерения сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в реальных условиях и устройства для его осуществления.
Как известно, температура на поверхности земли, а значит, на поверхностях, построенных на поверхности земли, изменяется в течение суток по периодическому закону (это следует из законов вращения Земли и вращения Солнца вокруг Земли). На фиг.7, например, приведен график изменения температуры с 26.04.2011 г. по 01.05.2011 г.
В идеальном случае, при отсутствии шумов, эти изменения можно представить следующей формулой:
<mrow><mtext>T(t)</mtext><mo>=</mo><msub><mtext>T</mtext><mtext>0</mtext></msub><mo>+</mo><msub><mtext>T</mtext><mtext>m</mtext></msub><mtext> sin(2</mtext><mi>π</mi><msub><mrow><mtext>t/T</mtext></mrow><mrow><mtext>сут</mtext></mrow></msub><mtext>)</mtext><mtext>, </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext>(1)</mtext></mrow>
здесь:
0
Т - постоянное среднее значение температуры,
m
Т- амплитуда колебания,
t - текущее значение времени,
сут
Т - период суток (24 часа).
В реальных условиях, на поверхности земли на температуру влияет большое количество случайных шумов и помех (ветер, туман, облака и т.п.). Представив эти влияния как случайные воздействия, температуру на поверхности Земли можно записать в виде:
<mrow><mi>T</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><msub><mi>T</mi><mn>0</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>T</mi><mi>m</mi></msub><mi></mi><mi>sin</mi><mo stretchy="false">(</mo><mn>2</mn><mi>π</mi><mi>t</mi><mo>/</mo><msub><mi>T</mi><mrow><mi>с</mi><mi>у</mi><mi>т</mi></mrow></msub><mo stretchy="false">)</mo><mo>+</mo><msub><mi>σ</mi><mi>T</mi></msub><mo stretchy="false">(</mo><mi>x</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo><mo stretchy="false">)</mo><mo>,</mo><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mo stretchy="false">(</mo><mn>2</mn><mo stretchy="false">)</mo></mrow>
здесь
σ(x(t)) - функция случайной величины, влияющая на температуру,
x - параметр, определяемый доверительной вероятностью. Аналогичный закон изменения может быть применен для описания величины теплового потока (Q) на поверхности конструкции на поверхности Земли:
<mrow><mi>Q</mi><mtext>(</mtext><mi>t</mi><mtext>)</mtext><mo>=</mo><msub><mi>Q</mi><mtext>0</mtext></msub><mo>+</mo><msub><mi>Q</mi><mi>m</mi></msub><mi></mi><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mtext>(2</mtext><mi>π</mi><mi>t</mi><mo>/</mo><msub><mi>T</mi><mrow><mi>с</mi><mi>у</mi><mi>т</mi></mrow></msub><mtext>)</mtext><mo>+</mo><msub><mi>σ</mi><mi>Q</mi></msub><mtext>(</mtext><mi>x</mi><mtext>(</mtext><mi>t</mi><mtext>))</mtext><mtext>.</mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> (3)</mtext></mrow>
Как известно, термическое сопротивление (R) конструкции определяется формулой:
<mrow><mtext>R</mtext><mo>=</mo><msub><mrow><mtext>(T</mtext></mrow><mrow><mtext>вн</mtext></mrow></msub><msub><mrow><mtext>-T</mtext></mrow><mrow><mtext>нap</mtext></mrow></msub><mtext>)/q</mtext><mtext>,</mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> (4)</mtext></mrow>
где
вн
Т - температура на внутренней поверхности конструкции,
нар
Т - температура на наружной поверхности конструкции,
q - величина теплового потока через конструкцию.
Данная формула выведена из условия стационарности процесса теплопередачи через конструкцию.
По определению, формула (4) выводится из решения стационарного дифференциального уравнения теплопередачи в материале.
Как известно, стационарность процесса теплопередачи определяется как условие прохождения через материал одинакового количества тепла через равные промежутки времени.
Таким образом, для того чтобы пользоваться формулой (4), необходимо определить тот интервал времени, в течение которого тепловой поток, а следовательно, и термическое сопротивление не будет изменяться.
В общем виде, это условие можно записать в виде выражения:
<mrow><mi>R</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>R</mi><mn>0</mn></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mi>x</mi></munderover><mrow><msub><mi>T</mi><mrow><mi>в</mi><mi>н</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>t</mi><mo>,</mo><mi>x</mi></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi><mo>−</mo><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mi>x</mi></munderover><mrow><msub><mi>T</mi><mrow><mi>н</mi><mi>а</mi><mi>р</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>t</mi><mo>,</mo><mi>x</mi></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mi>x</mi></munderover><mrow><mi>q</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>t</mi><mo>,</mo><mi>x</mi></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow></mfrac><mo>≤</mo><mi>δ</mi><mi>R</mi><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mn>5</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>
Здесь δR - погрешность изменения термического сопротивления вследствие недостаточности стационарности процесса.
0
Решая неравенство (5) при известном значении δR относительно t, определяется минимальный временной интервал, который обеспечивает стационарность процесса теплопередачи.
Рассмотрим пример использования (5) для определения «временного интервала стационарности» и термического сопротивления конструкции в реальных условиях эксплуатации.
Если предел интегрирования принять кратным суткам, т.е.
0
сут
t=nТ,
где n=1, 2, …N.
Подставляя в (5) значения (2) и (3), получим:
<mrow><mi>R</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>Т</mi><mrow><mn>0</mn><mi>в</mi><mi>н</mi></mrow></msub><mo>+</mo><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mi>x</mi></munderover><mrow><msub><mi>σ</mi><mi>t</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi><mo>−</mo><msub><mi>T</mi><mrow><mn>0</mn><mi>н</mi><mi>а</mi><mi>р</mi></mrow></msub><mo>−</mo><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mi>x</mi></munderover><mrow><msub><mi>σ</mi><mi>t</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow><mrow><msub><mi>q</mi><mn>0</mn></msub><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mi>x</mi></munderover><mrow><msub><mi>σ</mi><mi>q</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow></mfrac><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mn>6</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>
Учитывая, что для наружных ограждающих конструкций температура на внутренней поверхности практически не изменяется, а при интегрировании случайной величины σ(x(t)) в течение достаточно большого времени
<mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mi>x</mi></munderover><mrow><mi>σ</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>x</mi><mo stretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mo stretchy="false">)</mo></mrow><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle><mo>=</mo><mn>0,</mn><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mn>7</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>
то можно записать
<mrow><msub><mi>R</mi><mn>0</mn></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><msub><mi>T</mi><mrow><mi>в</mi><mi>н</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi><mo>−</mo><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><msub><mi>T</mi><mrow><mi>н</mi><mi>а</mi><mi>р</mi></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mrow></mstyle></mrow></mrow></mstyle></mrow><mrow><mstyle displaystyle="true"><mrow><munderover><mo>∫</mo><mn>0</mn><mrow><msub><mi>t</mi><mn>0</mn></msub></mrow></munderover><mrow><mi>q</mi><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow></mrow></mstyle></mrow></mfrac><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mn>8</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>
m
ш
0вн
0нар
0
На фиг.8 приведен график (8) модельного расчета (2), (3), (5). При расчетах предполагалось, что шумы имеют случайный характер и описываются нормальным законом распределения. Отношение сигнал/шум предполагалось больше 2, что соответствует реальным условиям (Т/σ≥2). Т=20°С, Т=-4°С, q=8 Вт/кв.м.
На фиг.9 приведен график модельного эксперимента зависимости погрешности определения термического сопротивления от времени интегрирования при отсутствии тренда, т.е. только при условии действия шумов.
Как видно из графика фиг.8, 9, в соответствие с результатами теоретических исследований величина термического сопротивления сходится к истинному значению и уже через 3 суток ошибка определения термического сопротивления не превышает 8%, что вполне приемлемо для практического использования.
Для практической реализации описанного выше способа достаточно измерять температурные истории последовательно в течение времени, увеличивая временной интервал, вычислять термическое сопротивление и принять за искомый результат то значение термического сопротивления, которое отличается от предыдущего значения на величину заранее заданной погрешности.
Рассмотрим влияние тренда изменения температуры на наружной поверхности и теплового потока.
Для этого представим (2) в виде
<mrow><mi>T</mi><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>a</mi><mi>t</mi><mo>+</mo><mi>b</mi></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><msub><mi>T</mi><mi>m</mi></msub><mi>sin</mi><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>2</mn><mi>π</mi><mi>t</mi><mo>/</mo><mi>T</mi><mi>с</mi><mi>у</mi><mi>т</mi></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><msub><mi>σ</mi><mi>Т</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>х</mi><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>,</mo><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mn>9</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>
а
где коэффициенты и b определяют величину тренда.
m
m
Для наглядности теоретических исследований положим, что между сутками средняя температура изменяется на величину ΔТ, а величина теплового потока изменяется на величину Δq.
Для этих условий можно записать уравнения трендов температуры и теплового потока:
<mrow><mi>Т</mi><mo>=</mo><mo>−</mo><mi>Δ</mi><msub><mi>T</mi><mi>m</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>t</mi><mo>/</mo><msub><mi>T</mi><mrow><mi>с</mi><mi>у</mi><mi>т</mi></mrow></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><msub><mi>Т</mi><mn>0</mn></msub><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>10</mn></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow>
<mrow><mi>q</mi><mo>=</mo><mo>−</mo><mi>Δ</mi><msub><mi>q</mi><mi>m</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mi>t</mi><mo>/</mo><msub><mi>T</mi><mrow><mi>с</mi><mi>у</mi><mi>т</mi></mrow></msub></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><msub><mi>q</mi><mn>0</mn></msub><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext></mrow>
Определим зависимость термического сопротивления от величины трендов температуры и теплового потока при условии, что величина шумов незначительна.
Подставляя (10) и (9) в (8) и производя интегрирование, получим:
<mrow><mi>R</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mo>−</mo><mi>Δ</mi><msub><mi>T</mi><mi>m</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mfrac><mi>t</mi><mrow><msub><mi>T</mi><mrow><mi>с</mi><mi>у</mi><mi>т</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><msub><mi>T</mi><mrow><mn>0</mn><mi>в</mi><mi>н</mi></mrow></msub><mo>−</mo><msub><mi>T</mi><mrow><mn>0</mn><mi>н</mi><mi>а</mi><mi>р</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mo>−</mo><mi>Δ</mi><msub><mi>q</mi><mi>m</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mrow><mfrac><mi>t</mi><mrow><msub><mi>T</mi><mrow><mi>с</mi><mi>у</mi><mi>т</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><msub><mi>q</mi><mrow><mn>0</mn><mi>н</mi><mi>а</mi><mi>р</mi></mrow></msub></mrow></mfrac><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mtext> </mtext><mrow><mo>(</mo><mrow><mn>11</mn></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow>
0вн
0нар
0
Т=20°С, Т=-4°С, q=8 Bт/кв.м.
Результаты расчетов по формуле (11) приведены на фиг.10 - график модельного эксперимента зависимости погрешности определения термического сопротивления от величины тренда температуры и времени интегрирования.
Из фиг.10 видно, что величина тренда 2 град/сутки приводит к погрешности определения термического сопротивления не более 6%, что вполне приемлемо для практики.
При практическом использовании предлагаемого способа определения термического сопротивления необходимо определять оптимальное время регистрации температурных историй: с одной стороны, чем больше время, тем меньше влияние шумов и меньше погрешность определения термического сопротивления. С другой стороны, если имеется тренд температуры, то увеличение интервала времени ведет к увеличению погрешности.
Результаты теоретического моделирования погрешности определения термического сопротивления с учетом всех вышеуказанных факторов приведены на фиг.11 - график модельного эксперимента зависимости погрешности определения термического сопротивления от времени интегрирования при наличии совокупного действия факторов: шумов и величины тренда.
Анализ результатов, приведенных на фиг.11 позволяет сделать следующие выводы:
1. Погрешность определения термического сопротивления по предлагаемому способу не превышает 10%, что вполне приемлемо для практики.
2. Существует оптимальное время регистрации температурных историй (время проведения контроля). Это время по результатам теоретического моделирования лежит в диапазоне 2,5-4 суток. Оптимальность определялась по условию минимума погрешности определения термического сопротивления.
Проведено экспериментальное подтверждение эффективности предлагаемого способа измерения сопротивления теплопередачи многослойной конструкции в реальных условиях и устройства для его осуществления.
На фиг.12 приведены экспериментальные, полученные с реальной многослойной конструкции, временные истории (значения в различные последовательные моменты времени) температуры и теплового потока, замеренные на поверхности.
На фиг.13 приведен состав многослойной конструкции, на которой проводились экспериментальные исследования с теплотехническими и геометрическими характеристиками слоев.
Далее осуществляется регистрация температурного поля Т(x, y) с поверхности контролируемого объекта (фиг.3).
На фиг.14 приведен график изменения сопротивления теплопередачи от величины i.
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики значения сопротивления теплопередачи в реперной зоне, определенные в соответствии с заявляемым способом, определенные в соответствии с прототипом и рассчитанные на основании конструкции стены (фиг.8). Также в таблице 1 приведена погрешность определения сопротивления теплопередачи (R) в соответствии с заявляемым способом, определенная в соответствии с прототипом, по сравнению с величиной, рассчитанной на основании конструкции стены по известной формуле:
<mrow><mi>R</mi><mo>=</mo><mstyle displaystyle="true"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mi>P</mi></mrow></munderover><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mfrac><mrow><msub><mi>δ</mi><mi>i</mi></msub></mrow><mrow><msub><mi>λ</mi><mi>i</mi></msub></mrow></mfrac></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow></mstyle></mrow>
где i - номер слоя многослойной конструкции,
δ - толщина i-го слоя,
λ - теплопроводность материала i-го слоя,
Р - количество слоев.
Таблица 1
№п/п
Способ определения величины сопротивления теплопередачи
Значения величины сопротивления теплопередачи
Погрешность (%) относительно п.3
Примечание
1
2
3
4
5
1
Заявляемый сопособ
0,76
7%
2
Способ, принятый в качестве прототипа
0,92
29,6%
3
Способ на основании прямого расчета по известным теплотехническим и геометрическим характеристикам конструкции
0,71
Результаты расширенного сравнения эксплуатационных и технических характеристик способов: заявляемого, принятого в качестве прототипа и принятого в качестве аналога, приведены в таблице 2.
Таблица 2
№ пп
Параметр
Численные значения параметра
Способ по предлагаемому изобретению
Способ-ближайший аналог
Способ-аналог
1
2
3
4
5
1
Определение сопротивления теплопередачи
Оперативный точный метод
Путем решения обратной задачи - метод трудоемкий и неоднозначный
Контроль без учета нестационарности процесса -погрешность до 100%
2
Погрешность результатов контроля
Не более 7% (возможно снижение погрешности до 4%)
До 30% (снижение погрешности практически невозможно)
До 100% (снижение погрешности принципиально невозможно)
3
Однозначность получаемых результатов контроля
Метод обеспечивает единственность решения (результата)
Возможны (вероятность 30%) вторичные решения - локальные минимумы
Метод обеспечивает единственный результат, но с недопустимой погрешностью (100%)
4
Допустимая погрешность входных данных
До 15%
До 5%
До 5%
5
Квалификация оператора
Средняя и низкая (на уровне среднетехнического образования)
Высокая (один из операторов - расчетчик должен иметь высшее об-разование)
Не определяется
6
Производительность контроля
Время контроля - 2-3 день (включая время расчета, который может осуществляться в реальном времени контроля)
Съем информации 3-7 дн. Расчет -1 день
Не определяется
7
Трудоемкость контроля
2 чел. (съем информации и расчет)
3 человека: 2 чел. - съем информации, 1 чел. - расчет
Не определяется
8
Достоверность определения показателя назначения
Не менее 0,99 (определяется погрешностью входных данных)
0,7-0,85 (определяется погрешностью входных данных, градиентом метода «невязки», наличием локальных минимумов и т.п.)
Не определяется
9
Вероятность отсутствия решения
Отсутствует
Имеется вследствие величины погрешности входных данных
Не определяется
10
Вычислительные мощности и сложность математического аппарата
Низкие
Высокая из-за необходимости решения обратной задачи нестационарной теплопроводности
Не определяется
Подтверждено, что предлагаемый способ обеспечивает следующие технические преимущества перед его аналогами и прототипами:
- позволяет оперативно оценить качество контролируемых объектов, регистрировать это для оформления юридических документов (акта приемки-сдачи работ субподрядных организаций и т.д.) и последующего анализа причин несоответствия фактического состояния объектов их нормативным значениям и сокращает время ремонта, например, за счет сокращения сроков оперативного контроля качества ремонта и повышает качество ремонта за счет повышения ответственности исполнителя работы;
- значительно повышает (до 99%) достоверность результатов контроля технического состояния строительных объектов (выявления дефектов и энергоэффективность);
- снижает возможность аварий строительных конструкций (нет данных) за счет своевременного выявления дефектов;
- повышает надежность эксплуатации строительных объектов (с последующим выходом на определение остаточного ресурса и рекомендации по повышению надежности эксплуатации);
- повышает производительность контроля; время контроля - 2-3 дня (включая время расчета, который может осуществляться в реальном времени контроля);
- исключает субъективизм в результатах контроля, в т.ч. при проведении расчетов, которые осуществляются автоматически без участия операторов;
- обеспечивает прогрессивное развитие бесконтактных способов контроля и автоматизации выявления (диагностики) дефектов в строительных конструкциях.