ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ШТИФТ

Полезная модель относится к медицине, а именно к терапевтической стоматологии.
Несмотря на усилия врачей, периодонтит, остается достаточно распространенным заболеванием в разделе терапевтической стоматологии. Это и обязывает искать новые способы и устройства в лечении данного заболевания.
Аналогом заявляемого устройства авторы предлагают устройство для проведения электрофореза депофореза, который применяется при лечении осложненного кариеса различных видов периодонтитов. Оно служит для введения лекарственных веществ в область эндодонта и периодонта через систему корневых каналов зуба и создания в этих зонах депо лекарственного вещества //Недосеко В.В., Веткова К.В. Применение депофореза гидроокиси меди-кальция в терапевтической стоматологии, Москва клиническая стОМатОлогИя, 2001, №10 с.27-30//. При этом гидроокись меди кальция вводят в небольшом количестве в проходимую часть корневого канала зуба, туда же помещают активннй электрод в виде иглы. Пассивный электрод фиксируют экстраорально на коже щеки или губы. К электродам подключают прибор для электрофореза депофореза и проводят процедуру в печении 10-20 мин, с использованием постоянного или переменного тока небольшой величины 0,2-1,5 мА.
Недостатком указанного устройства является необходимость многократного посещения больным лечебного учреждения для проведения курса электрофореза, состоящего из 3-10 процедур под контролем медработников.
Для улучшения качества лечения, а также для снижения количества посещений лечебного учреждения больным, предложен гальванический штифт //Knappwost А. Neue Entwicklungen zur Depot-ioaaphorese von Kurpferverbingen,  Zahnorztl. Z.
Depot-ionophorese von Kurpferverbingen, Dtsch Zahnorztl. Z. 1977, №32: P.463- 465//, который авторы использовали в качестве прототипа. Этот штифт состоит из внутриканальной и внеканальной частей. Штифт изготовлен из двух металлов, составляющих гальваническую пару (например, медь-цинк, цинксеребро) , позволяющую получать постоянный электропотенциал внутри канала зуба. Внеканальная часть оригинального щтифта выполнена в виде щара диаметром 4 мм, внутриканальная часть выполнена в виде иглы. Для проведения депофореза проходимую часть корневого канала заполняют гидроокисью меди-кальция и вводят в канал гальванический штифт. После этого кариозную полость зуба закрывают временной  пломбой, оставляя в зубе лекарственное вещество и штифт на 15-30 дней, в зависимости от формы заболевания. Во временной пломбе напротив внеканальной части штифта бором делается отверстие, по которому должен оттекать экссудат, образующийся в зубе во время лечения. Наличие внутри канала постоянного тока малой величины (несколько мкА) и длительность воздействия позволяют осуществлять более мягкое лечение без посещения больным врача в этот период.
Недостатками описанного устройства .-V- . -является необходимость создания временной пломбы, закрывающей зуб, и просверливание в ней отверстия, что значительно снижает прочность временной пломбы, и что сложно сделать технически.
Авторы предлагают гальванический штифт, состоящий из двух частей: внеканальной 1 и внутриканальной 2.
Особенности конструкции данного щтифта:
Штифт изготовлен из двух металлов, составляющих гальваническую пару: внеканальная часть из меди или цинка и внутриканальная часть - из цинка или серебра, соответственно. Внеканальная часть: состоит из цилиндрической головки.
диаметром 4 мм и шириной 3 мм, на которой располагается паз для отвертки 3 глубиной 1 мм. Внутриканальная часть выполнена в виде иглы 7 . Верхняя часть иглы представляет собой сходящийся книзу конус 4 диаметром в самом широком месте 3,5 мм. На конусе имеется резьба 5. Кроме того, на нем симметрично по отношению к оси штифта, расположены два вертикальных паза б, глубиной 0,5 мм. Далее конус переходит непосредственно в иглу, длину которой, исходя из клинической ситуации, можно регулировать путем ее подрезки.
Преимуществами данного штифта в отличие от прототипа являются:
1.Резьба на верхней части иглы, позволяет надежно фиксировать штифт в корневом канале, не прибегая к использованию временной пломбы, что упрощает работу врача.
2. Два вертикальных канала на верхней части иглы обеспечивают свободный отток жидкости и экссудата, образующихся в результате протеолиза органических компонентов из канала зуба во время лечения, что предупреждает появление болевого симптома и ускоряет процесс ликвидации воспалительных явлений в периодонте за счет уменьшения отека.
Hoot-