НЕГАТОСКОП

НЕГАТОСКОП
Заявляемый объект относится к разделу медицинской техники, а именно к устройствам для визуального анализа рентгенограмм.
Известен негатоскоп, содержащий электролюминесцентную панель, соединенную с электрическим источником высокой частоты (Рапкин И.Х., Орлов И.Н. О перспективах использования электролюминесцентных приборов в рентгенологии, - Медицинская техника, 1970, №1, С.17-22 [1]).
Однако, электролюминесцентные негатоскопы не нашли практического применения из-за повышенного уровня шумов, возникающих при их работе (более 40 дБ).
Известен также негатоскоп, содержащий корпус в форме прямоугольной рамки, с одной стороны которого закреплен осветитель с лампами дневного света, а с другой - экран, выполненный из молочного стекла. Рентгенограмма закрепляется на экране посредством механических фиксаторов (Бакушев В.А. и др. Рентгенотехника. Справочник, ч. 1. - М.: Энергия, 1980, С.417-419. [2]).
Недостатком негатоскопа [2] является то, что его конструкция не обеспечивает равномерного прилегания негатива к экрану, что может привести к погрешностям при исследуемых органов и патологических образований на снимке. Этот недостаток особенно чувствителен при высокоточных стереорентгенограмметрических измерениях. Кроме того, механические фиксаторы могут повредить эмульсионный слой рентгеновского снимка.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является негатоскоп, содержащий корпус из диэлектрика в форме прямоугольной рамки, с одной стороны которого закреплен осветитель с лампами дневного света, а с другой - экран, выполненный из прозрачного оптического материала молочного цвета в форме плоскопараллельной пластины, имеющего электретные свойства с электрическим потенциалом 10-15 кВ, причем плоскости поляризации электрических зарядов противоположного знака (+, -) в электрете проходят параллельно плоскости экрана (Патент на полезную модель №119096 от 10.08.2012 [3]).
Недостаток аналога [3], принятого нами в качестве прототипа, выражается в сложности снятия рентгенограммы с экрана негатоскопа после ее просмотра, что объясняется сильным электрическим притяжением рентгеновской пленки зарядом электрета.
Технический результат заявляемой полезной модели выражается в облегчении снятия рентгенограммы с экрана негатоскопа после ее просмотра, путем воздействия на заряд электрета экрана высоковольтным электрическим полем. Он достигается тем, что в негатоскопе, содержащем корпус из диэлектрика в форме прямоугольной рамки, с одной стороны которого закреплен осветитель с лампами дневного света, а с другой -экран, выполненный из прозрачного оптического материала молочного цвета в форме плоскопараллельной пластины, имеющего электретные свойства с электрическим потенциалом 10-15 кВ, причем плоскости поляризации электрических зарядов противоположного знака (+, -) в электрете проходят параллельно плоскости экрана, внутри корпуса по его периметру проложен токопровод, выполненный с возможностью подключения к одному из полюсов высоковольтного источника постоянного напряжением 20-30 кВ, противоположному по знаку заряду внутренней поверхности экрана, другой полюс которого остается свободным.
На прилагаемых рисунках показана конструкция заявляемого негатоскопа. На фиг. 1 - вид сбоку в разрезе при выключенном источнике высокого напряжения; на фиг. 2 - вид внутри корпуса негатоскопа по стрелке А фиг. 1; на фиг. 3 - вид сбоку в разрезе при включенном источнике высокого напряжения.
Негатоскоп имеет корпус 1, изготовленный из диэлектрика, например гетинакса, в форме прямоугольной рамки, с одной стороны которого закреплен осветитель с лампами 2 дневного света, а с другой экран 3, изготовленный из прозрачного оптического материала молочного цвета в форме плоскопараллельной пластины. В качестве материала экрана 3 используется органическое стекло, которому в процессе изготовления были приданы электретные свойства с электрическим потенциалом 10-15 кВ, причем плоскости поляризации электрических зарядов противоположного знака (+), (-) в электрете проходят параллельно плоскости экрана 3. В качестве электрета могут быть использованы и другие полимеры, а также кварцевое стекло.
Электреты являются электрическими аналогами магнитов. Они создают постоянное электрическое поле в окружающем пространстве и обладают длительным действием (до многих лет) (Физический энциклопедический словарь. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - С.862).
Негатоскоп крепится к вертикальной стене лаборатории с помощью двух уголков 4, закрепленных на корпусе 1. Для подключения ламп 2 дневного света к сети используется электрический провод 5.
Внутри корпуса 1 по его периметру проложен токопровод, например медный, образующий квадратную рамку 6, закрепленную посредством четырех держателей 7 к внутренней стенке 8 корпуса 1 негатоскопа. Под корпусом 1 установлен высоковольтного источника 9 постоянного напряжением 20-30 кВ, имеющий пульт управления, содержащий тумблер 10 для включения или выключения высоковольтного источника 9 и устройство 11 для регулировки выходного напряжения высоковольтного источника 9. Высоковольтный источник 9 подключается к электрической сети проводом 12. Медная рамка 6 подключена к отрицательному полюсу (-) высоковольтного источника 9 постоянного напряжения, одинаковому по знаку заряду внутренней поверхности экрана 3. Другой полюс (+) высоковольтного источника 9 остается свободным. Корпус 13, в котором закреплен высоковольтный источник 9, изготовлен из диэлектрика, например гетинакса.
Негатоскоп используется следующим образом. Рентгеновский снимок 14, выполненный на гибкой полимерной основе, прикладывается к экрану 3 негатоскопа. Под действием электрического поля, создаваемого высоким электрическим потенциалом (+) внешней поверхности экрана 3, в полимерной основе пленки рентгеновского снимка 14 индуцируется заряд противоположного знака (-), в результате чего под действием кулоновой силы она плотно прижимается к поверхности экрана 3 и удерживается в этом положении во время дешифрирования рентгеновского снимка 14. После завершения диагностического анализа, рентгенолог тумблером 10 включает высоковольтный источник 9, в результате чего медная рамка 6 оказывается под отрицательным потенциалом постоянного напряжения 20-30 кВ, как показано на фиг. 3. Под действием электрического поля, возникшего между рамкой 6, находящейся под отрицательным потенциалом (-), и положительным полюсом (+) высоковольтного источника 9, на внутренней поверхности экрана 3, по его периметру, индуцируется заряд противоположного знака (+), который нейтрализует отрицательный заряд (-) электрета, что приводит к отслоению краевых участков рентгеновского снимка 14 от экрана 3. В таком положении рентгеновский снимок 14 легко снимается с экрана 3.