УСТРОЙСТВО ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО НЕИНВАЗИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕНОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к медицине, а именно к кардиологии и ангиологии. Известно устройство - флеботонометр В.А.Вальдмана (1), состоящий из толстостенной градуированной трубки, соединенной посредством гонкою резиновою дренажа с иглой. Прибор заполняется до точки пуля манометра стерильным 0,85% раствором хлорида натрия. Резиновая трубка пережимается зажимом. При эксфузионном методе измерения в вену ничего не вливается. Измеряется высота давления крови, поступающей из пунктированной вены и поднимающейся в трубке манометра до высоты внутривенного давления.
При инфузионном методе длительной капельной флеботонометрии используется флеботонометр В.А.Вальдмана со штативом. Он состоит из стеклянной манометрический трубки, укрепленной на линейке с линейной шкалой, передвигаемой винтом по вертикали. Штатив несет на себе резервуар объемом 200 мл, заполняемый стерильным физраствором хлорида натрия. Ниже резервуара система для внутривенной инфузии с зажимом регулирует капельный ток жидкости, поступающей непрерывно в вену, предупреждая свертывание крови в игле. Трехходовый кран позволяет переключать вену то на резервуар, то на манометр - для отсчета высоты внутривенного давления. Нулевая точка манометра устанавливается на нижний край большой грудной мышцы, над аксилярной ямкой обследуемого, что в горизонтальном положении больного соответствует уровню расположения левого предсердия.
Однако данный прибор инвазивен и требует проведения внутривенной инъекции - что не исключает возможности переноса инфекции при проведении процедуры. Это является главным и существенным недостатком данного прибора. Данное устройство не позволяют также определить эластичность венозной стенки. Известен ряд устройств для неинвазивного измерения степени кровенаполнения вен. Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату, выбранным в качестве прототипа, является фотоплетизмограф, позволяющий рассчитывать объемную скорость кровотока, венозный тонус, венозною емкость, венозный отток, регионарное сосудистое сопротивление. (2) Известное устройство включает датчик и анализирующее устройство.
Однако данное устройство не позволяет определить венозное давление к периферических венах, а так же эластичность венозной стенки.
Задача, решаемая предлагаемой полезной моделью, - создание компактною устройства для самостоятельного определения периферического венозного давления и эластичности венозной стенки.
Технический результат от использования полезной модели заключается в возможности самостоятельного измерения периферического венозного давления и эластичности венозной стенки.
Указанный результат достигается тем, что устройство для самостоятельного неинвазивного измерения периферического венозного давления, включающее датчик, соединенный с анализирующим устройством для регистрации динамики спадения вены, снабжено манжеткой для одевания на запястье пациента, соединенной с манометром для измерения давления манжетки, соединенным в свою очередь с анализирующим устройством, с возможностью закрепления датчика над периферической веной для измерения степени кровенаполнения данной вены.
Схема устройства представлена на фиг.
Предлагаемое устройство включает манжетку 1 одеваемую на запястье пациента, соединенный с ней манометр 2, измеряющий давление манжетки, датчик 3, соединенный с анализирующим устройством 4, соединенным с манометром 2. Датчик 3, закрепляют над периферической веной, например, лейкопластырем.
Устройство работает следующим образом. Рука и плечо пациента освобождаются от стягивающей одежды. Пациент надевает манжетку 1 на запястье, которая стягивай руку до того момента, когда произойдет наполнение вен. Датчик 3 закрепляют над веной. Затем пациент поднимает руку максимально выше уровня левого предсердия и включает предлагаемое устройство. В этом положении давление манжетки 1 начинает падать. Датчик 3 фиксирует динамику спадения вены, при этом анализирующее устройство 4 сопоставляет динамику спадения вены с показаниями манометра 2, что дает возможность определить периферическое венозное давление.
При различных скоростях падения давления в манжетке 1 площадь сечения вены изменяется с различной скоростью, что дает возможность определить эластичность венозной стенки.
Манжетка может быть изготовлена из легкого, мягкого материала. Манометр может быть использован достаточно чувствительный, чтобы измерять давление в мм водного столба. Датчик может быть использован от пульсоксиметров. Анализирующим устройством является электронный прибор.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет самостоятельно определять периферическое венозное давление и эластичность венозной стенки.
Источники информации:
1. В.А.Вальдман. Заболевания венозной сосудистой системы. М. - Л., Медицина, 1967 г.
2. Флебология. Ред. B.C.Савельев. М., Медицина, 2001 г.