УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ НИТИ

Лигирование хирургической нитью широко распространено в хирургии. Перед операцией важно определить прочность нити, так как; ее разрыв приводит к послеоперационным осложнениям, таким как послеоперационное кровотечение, несостоятельность швов и послеоперационный перитонит. Разработка прибора для определения прочности нити перед операцией является актуальной проблемой в хирургии.
В качестве протапипа авторы предлагают манометр для измерения артериального давления (инструкция аппарата для измерения артериального давления). Он состоит из манометрической системы: манометра с ценой деления от 0 мм рт. ст. до 300 мм рт. ст., груши для нагнетания воздуха, системы шлангов, манжетки и фонендоскопа. Завязав нить вокруг манжетки и нагнетая в нее воздух можно заметить при каком, давлении нить разорвется.
Недостатком прототипа является:
- Манжетка манометрической системы, завязанная петлей нити, растягивается, в связи, с чем исследование не точное.
- Для завязывания узла на манжетке требуется много лигатурного материала, что с экономической точки зрения невыгодно.
Авторы предлагают устройство для определения прочности нити. Оно состоит из корпуса (1) 20 мм шприца диаметром 20 мм, длиной 70 мм. Проксимальным концом корпус соединен с манометрической системой состоящей из манометра (2) с ценой деления от 0 мм рт. ст. до 300 мм рт. ст., груши для нагнетания воздуха, системы шлангов (4). К дистальному концу корпуса шприца фиксирована округлая пластина (5) диаметром 20 мм, толщиной 2 мм, со сквозным отверстием в центре диаметром 2 мм. В полости корпуса - шприца располагается поршень (6) диаметром 19 мм, толщиной 2 мм. К центру поршня под прямым углом крепится стержень - лигатуры (7) диаметром 2 мм, длиной 190 мм, конец которого изогнут под прямым углом (8), и имеет длину 30 мм. К пластине вплотную и параллельно к нему крепится второй «Г» образный стержень лигатуры (9) диаметром 20 мм, размерами длинного плеча 90 мм, короткого 28 мм (10). Устройство для определения прочности нити поясняется рисунком №1. На свободные «Г» образно изогнутые концы стержней - лигатуры завязывают лигатуру так, чтобы концы стержней совпадали между собой. В поршень с помощью груши нагнетают воздух. При разрыве нити засекается давление на манометре.
Новым по сравнению с прототипом является:
- Для проведения исследования не требуется большого количество шовного материала, что снижает затраты на исследование.
- Устройство просто в изготовлении, что позволяет его применять в сельских больницах, и медицинских учреждениях страны. С помощью устройства можно точно определить прочность материала, что позволяет выбирать шовный материал для конкретных условий легирования.