Физиотерапевтическое электромагнитное устройство

Полезная модель относится к электромагнитным устройствам, область применения физиотерапия.
Известно устройство для электромагнитного воздействия, включающее пьезокерамическую пластину, расположенный в её осевом отверстии шарик из электропроводного материала (SU 1680176 A1, 30.09.1991).
Известно электромагнитное устройство, включающее эластичную основу, магнитное устройство, которое содержит, по крайней мере, одну пару слоев магнетиков, соединенных друг с другом, при этом слои предварительно до их соединения поляризованы излучением внешнего электромагнитного поля, при расположении слоев в одной плоскости зеркально симметрично относительно оси их последующего поворота для соединения, кроме того дополнительно на эластичной основе расположены средства для съемно-разъемной фиксации устройства. Данное устройство применяется при магнитотерапии (RU 173724 U1, 07.09.2017). Данное устройство не всегда обеспечивает устойчивый эффект при его применении. Известен электромагнитный аппликатор Критон-К-5/25, обеспечивающий воздействие на биологически активные точки, применяемый для лечения заболеваний пищеварительной системы, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний. Данный аппликатор выполнен в виде неразборного диска, на поверхности которого расположен пьезоэлемент (Аппликатор кристаллический электромагнитный Критон-К-5/25, инструкция по применению, утверждено Департаментом Государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава России 20.05.2003).
Данное устройство не всегда обеспечивает устойчивое воздействие, в связи с чем не всегда обеспечивается купирование приступов, возникают рецидивы заболеваний.
Технической проблемой известных устройств является неустойчивость воздействия, следовательно, и нестойкость коррекции патологических состояний, в связи с которыми проводится воздействие. Также при применении известных устройств возможно избыточное воздействие электромагнитным полем, что не способствует коррекции течения основного заболевания и может вызывать развитие осложнений.
Предложено устройство для электромагнитного воздействия, включающее плоский цилиндрический эпоксидный корпус, в котором расположены пьезоэлемент, катушка, конденсатор, причём катушка выполнена из четырёх витков медного провода диаметром 0,8 – 1,5 мм, в один разрыв катушки впаян пьезоэлемент с собственной частотой колебаний 700 Гц, в другой разрыв катушки впаян конденсатор ёмкостью 0,4 пФ.
Техническим результатом является дозированное, устойчивое воздействие, что обеспечивает уменьшение выраженности симптомов или купирование приступов заболеваний и патологических состояний, по поводу которых проводится лечение; уменьшается риск осложнений, вызванных некорректным, избыточным электромагнитным воздействием, что особенно существенно при воздействии на биологически активные точки.
Собственная частота пьезоэлемента совпадает с собственной частотой некоторых органов человека, воздействие на частоте 700 Гц является оптимальным.
Катушка, пьезоэлемент, конденсатор залиты в эпоксидный корпус.
Устройство может быть использовано, например, для воздействия на биологически активные точки в соответствии с известными методиками, например, описанными в Аппликатор кристаллический электромагнитный Критон-К-5/25, инструкция по применению, утверждено Департаментом Государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава России 20.05.2003, с.30-34.
Например, при лечении гастрита, язвенной болезни с повышенной кислотностью можно осуществлять воздействие с помощью предлагаемого устройства в точках (обозначены согласно общепринятой классификации, принятой в рефлексотерапии) V 17, V 19, VB 34, время аппликации варьируется от 2-х до 10-ти часов в сутки, курс лечения не более 15 дней, после курса лечения обязательно перерыв 5-7 дней, далее возможно повторение курса лечения.
Воздействие может проводиться не только на биологически активные точки.
При лечении остеохондрозов возможным методом воздействия может быть установка устройства на область болевых ощущений на 2-3 часа 1-2 раза в день, продолжительность курса лечения 10-20 дней.
При лечении вегетативно-сосудистой дистонии можно проводить курс лечения установкой одного или нескольких устройств на область воротниковой зоны на 2-3 часа 3-4 раза в день, продолжительность курса лечения 10-20 дней.
Устройство может быть использовано и при других видах физиотерапии, в других анатомических областях, где требуется электромагнитное воздействие.