УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО ДЕРЖАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Полезная модель относится к медицине, а именно к приспособлениям для позиционирования медицинского инструментария при оперативном вмешательстве, например, штатные костные биопсийные иглы 12G и более, кластерные электроды радиочастотной абляции Cool-Tip, эндоскопы и троакары и т.д.
Известно устройство SeeStar для направления медицинского инструмента, включающее троекторный указатель в виде полой трубки, закрепленный по средствам кольцевого зажима в окне, образованном пересечением направляющих пазов в дугообразных кронштейнах, закрепленных с возможностью поворота в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях в кольцеобразном основании с четырьмя лапками для крепления устройства на теле пациента (ЕР 1958588(А2), МПК А61В 19/00, опубликовано 20.08.2008).
Известен так же стереотаксический держатель медицинского инструмента, включающий проекторный указатель, установленный в дугообразных кронштейнах закрепленных с возможностью поворота в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях в кольцеобразном основании с лапками для крепления устройства на теле пациента, отличающийся тем, что лапки выполнены съемными в виде лепестка с крепежной ножкой, под которую в основании выполнены гнезда, размещенные с шагом 90-15 градусов, а зафиксированы лапки на основании прижимной втулкой с помощью резьбового соединения. (П №153899. Кл А61В 19/00, 2014 г.) прототип.
К недостаткам этих держателей можно отнести неустойчивое положение на теле больного при проведении оперативного вмешательства. Это может привести к смещению инструмента при операционном вмешательстве, точности наведения инструмента на цель. Кроме того возникают трудности при замене инструмента или изменении угла наклона. Очень часто лепестки держателя крепят к телу липкими материалами. Однако при использовании липких материалов возникают трудности и неудобства во время изменения положения держателя, изменения угла наклона, смены инструмента. Кроме того нарушается стерильность проведения операции.
Технический результат (цель) полезной модели.
Надежное крепление стереотаксического держателя на теле больного, а следовательно повышение точности позиционирования, быструю смену положения, удобство в работе и повышение стерильности.
Технический результат достигается за счет использования четырех трубок, четырех штуцеров с тремя выводами, два вывода которых соединены с трубками и образуют замкнутый контур, четырех присосок, в центре которых закреплены втулки, соединенные с третьими выводами штуцеров дополнительными трубками. Трубки замкнутого контура подсоединены к регулируемому источнику отрицательного давления, а стереотаксический держатель закреплен к втулкам присосок.
На фигуре изображена конструкция устройства для крепления стереотаксического держателя. Конструкция содержит четыре трубки 1, соединенные между собой штуцерами 2 с тремя выводами 3. Соединенные трубки 1 со штуцерами 2 образуют замкнутый контур. Присоски 4 в центре которых закреплены втулки 5. Присоски 4 соединены с замкнутым контуром дополнительными трубками 6 через третий вывод штуцеров 3. Трубки замкнутого контура соединены с регулируемым источником отрицательного давления 7. Стереотаксический держатель медицинского инструмента 8 расположен внутри замкнутого контура и закреплен втулками 5 к присоскам 4.
Крепление устройства к телу больного осуществляется следующим образом. Собирается устройство, для чего трубки 1 соединяют в замкнутый контур с помощью двух выводов штуцеров 2, присоски 4 с втулками 5 соединяют со стереотаксическим держателем помощью лепестков. Трубки 1 замкнутого контура соединяют с присосками 4 дополнительными трубками 6 через третьи выводы штуцеров 3 и втулки 5 присосок. Трубки замкнутого контура подсоединяют к регулируемому источнику отрицательного давления 7. Стереостатический держатель устанавливается на теле больного. При создании отрицательного давления под присосками они прижимаются к телу человека и не позволяют стереостатическому держателю смещаться с заранее установленного положения. С помощью медицинского инструментария производятся необходимые запланированные наблюдения, операции и другие манипуляции в теле человека.
После окончания операции или для смены положения стереотаксического держателя регулируемым источником 7 изменяют давление в присосках 4.
Они отсоединяются от тела человека. После этого можно проводить смену положения держателя, смену инструмента и другие операции. Устройство просто в изготовлении и удобно в эксплуатации.
Сущность предлагаемого устройства заключается в следующем: четыре трубки соединяются между собой штуцерами, образуя замкнутый контур для прохождения воздуха. Присоски, с закрепленными в центре втулками, соединяют дополнительными трубками с замкнутым контуром, а следовательно с регулируемым источником отрицательного давления. Это позволяет изменять давление воздуха под присосками, регулируемым источником отрицательного давления. Присоски плотно прижимаются к телу человека. При уменьшении давления воздуха под присосками обеспечивается надежное крепление стереотаксического держателя, соединенного с присосками. При увеличении давления воздуха под присосками они освобождаются от тела человека.
Конструкция проста в изготовлении, удобна в работе и позволяет быстрое и надежное крепление стереотаксического держателя на теле больного при проведении хирургических операций, быструю смену положения, замену инструмента, угла наклона инструмента. В конструкции не используются липкие материалы, что повышает стерильность.