УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ "СИРИУС"

Устройство для психофизиологической коррекции Сириус.
Полезная модель относится к области медицинского приборостроения и может найти применение в физиотерапевтических отделениях больниц и поликлиник, а также в медицинских НИИ для экспериментальных работ.
Известно устройство для психофизиологической коррекции Прибор Орион. Сертификат № РОСС US.HM02.A04731. М., ВНИИ Изделий Медицинской Техники, 1998 , содержащее последовательно соединенные блок управления с блоком генераторов звуковых и инфразвуковых частот, блок модуляторов и блок светозвуковых воздействий, содержащий головные телефоны и светодиодные очки.
Недостатком известного устройства является недостаточные терапевтические возможности.
В основу настоящей полезной модели поставлена задача создания устройства для психофизиологической коррекции, конструкция которого позволяет расширить его терапевтические возможности.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в устройстве для психофизиологической коррекции, содержащем последовательно соединенные блок управления с блоком генераторов звуковых и инфразвуковых частот, блок модуляторов и блок светозвуковых воздействий, включающем головные телефоны и светодиодные очки, согласно полезной модели блок генераторов блока управления дополнительно содержит генератор разностной частоты, а блок модуляторов - стереофонический аудиоплеер, двухканальный усилитель мощности, коммутатор, дешифратор, блок схем И и электронный ключ.
МПК:А61ВЗ/00
При этом управляющий выход блока управления соединен через дешифратор с управляющими входами коммутатора и электронного ключа, а также - с разрешающим входом блока схем И, выход которого соединен с электрическим входом светодиодных очков, а сигнальные входы блока схем И - с выходами генератора инфразвуковой частоты и генератора разностной частоты блока управления, входы головных телефонов через усилитель мощности и замкнутые контакты коммутатора соединены с выходами генераторов звуковых частот блока управления, а через разомкнутые - с выходом плеера, управляющий вход которого соединен с выходом электронного ключа. Блок управления выполнен в виде последовательно соединенных микроконтроллера и блока генераторов, включающего два генератора звуковой частоты F1 и Ґ2, первый генератор инфразвуковой частоты F3 F1-F2 в диапазоне резонансных электрических колебаний головного мозга 0.04-Ю.5 Гц, и второй генератор инфразвуковой частоты F4 с диапазоном перестройки в диапазоне частот дыхания человека.
Введение указанных отличий позволяет навязывать ритм электрических колебаний головного мозга и ритм дыхания ..соответствующие возрасту физически и психологически здорового пациента и, тем самым, расширить терапевтические возможности устройства.
На рисунке представлена функциональная схема устройства для психофизиологической коррекции.
Устройство содержит последовательно соединенные блок 1 управления, блок 2 модуляторов и блок 3 светозвуковых воздействий. Блок 1 управления выполнен в виде последовательно соединенных микроконтроллера 4 и блока 5 генераторов. Микроконтроллер 4 выполнен на БИС типа КР 1816ВЕ31 и соединен по второму выходу с управляющим входом дешифратора 12, первый выход которого соединен с управляющим
входом коммутатора 6, а второй - через электронный ключ 13 и плеер 14с разомкнутыми контактами коммутатора 6. Блок 5 содержит два генератора электрических колебаний звукового и два - инфразвукового диапазонов волн с частотами Fl, F2, F3, F4 соответственно. Генераторы выполнены на микросхемах К 1533 или КР 580 серии в виде управляемых по частоте мультивибраторов или триггеров коммутации, соединенных через управляемые делители частоты с кварцевым генератором. Генераторы с частотами F1 и F2 выполнены отличающимися по частоте в диапазоне 0.04-Н).5 Гц. Указанные генераторы соединены через замкнутые контакты коммутатора 6 и усилители 7 и 8 с головными телефонами 9 блока 3 светозвуковых воздействии. Первый генератор инфразвуковых колебании с разностной частотой F1 F1-F2 выполнен управляемым по частоте через генераторы звуковых частот F1 и F2 и для этого соединен по входу с выходами указанных генераторов через схему вычитания частот блока 5. Второй генератор инфразвуковых колебаний выполнен управляемым по частоте F4 в диапазоне допустимых частот дыхания человека, например 0. Гц. Выходы генераторов с частотами F3 и F4 соединены через блок 10 схем И со светодиодными очками 11. Очки 11 выполнены в виде фотостимуляторов с двумя светоизолированными окулярами, содержащего светодиоды красного, зеленого и синего цветов.
Работа устройства для психофизиологической коррекции состоит в следующем. Пациенту, проходящему психофизиологическую реабилитацию, устанавливают на уши головные телефоны 9, а на - глаза очки 11. Устанавливают на микроконроллере 4 блока управления 1 магнитный носитель с записью программы лечения пациента и включают устройство. При этом микроконтроллер последовательно во времени вырабатывает импульсно кодовые сигналы, управляющие параметрами работы генераторов блока 5 и параметрами блока 2 модуляторов через дешифратор 12. В соответствии с принятыми сигналами управления блок 5
вырабатывает электрические сигналы, следующие со звуковыми частотами Fl, F2 и инфразвуковыми частотами F3,F4. Сигналы с частотами F1 и F2 через замкнутые контакты коммутатора 6 и через усилители 7 и 8 передаются на головные телефоны 9. В телефонах 9 электрические сигналы преобразуются в акустические волны, воздействуйте на головной мозг человека через его слуховой аппарат. При этом за счет разности принимаемых акустических волн на величину F3 F1-F2, находящуюся в диапазоне собственных колебании головного мозга, производится навязывание внешних его колебаний с частотой колебаний, находящихся вне диапазона слышимости ушей человека. Одновременно при наличии разрешающего сигнала на входе блока 10 схем И, поступающего с контроллера 4 через дешифратор, производится дополнительное воздействие на головной мозг частотой F3 через зрительные рецепторы с помощью световых сигналов в окулярах очков 11, возникающих при поступлении в блок 3 электрических инфразвуковых сигналов F3 с блока 5 через блок И.При благоприятном воздействии на организм человека последний входит в состояние медитации и происходит снятие его нервнопсихического перенапряжения. Для ускорения введения пациента в состояние медитации с микроконроллера 4 подаются в виде импульснокодовой последовательности соответствующие сигналы на дешифратор 12. При этом с потенциальных выходов дешифратора 12 на соответствующую схему И блока 10 и/или на электронный ключ 13 выдаются разрешающие сигналы для подачи на светодиоды очков 11 импульсов инфранизкой частоты F4 и/или сигналы включения плеера с записью успокаивающей музыки соответственно. Под действием на зрение световых сигналов с инфранизкой частотой F4, изменяющейся в сторону частоты спокойного дыхания, производится дополнительное успокоение и восстановление дыхательных функций пациента.
На предприяти Эргоцентр изготовлен опытный образец устройства для психофизилогической коррекции. Готовится его промышленное освоение.