КОСТЫЛИ МЕДИЦИНСКИЕ С ОТКИДНЫМ СИДЕНЬЕМ

3.0.0. Область техники, к которой относится полезная модель.
Предлагаемое устройство «Костыли медицинские с откидным сидением» относится к медицинской технике, к травматологии и ортопедии, а именно, к костылям и предназначено для облегчения перемещения людей с травмами ног и позвоночника. Костыли с откидным сидением способствуют поддержанию веса тела пациента при стоянии и ходьбе, а также дают возможность дополнительного преобразования конструкции в устройство для сидения, с одновременной возможностью поддержания веса тела при болезни или травме позвоночника при помощи подмышечной опоры на рукоятку для кистей рук при сидении.
3.1.0.0. Уровень техники.
В настоящее время в качестве приспособлений для помощи пациентам с травмами опорно-двигательной системы ног и позвоночника, при стоянии и ходьбе, применяются костыли различных конструкций. В основном используются костыли подмышечные и костыли с опорой под локоть, с различными конструктивными особенностями. Известна модель костылей медицинских из литературы «Большая медицинская энциклопедия» // главный редактор академик Б.В. Петровский, М: Советская энциклопедия, 1979 г., том II, издание третье. Костыль содержит две стойки, опорный стержень с надетым на него резиновым наконечником, две перекладины: подмышечник и рукоятку. Как правило, все костыли медицинские подмышечные имеют эту классическую конструкцию.
Предполагаемая конструкция «Костыли медицинские с откидным сидением» также состоят из двойной стойки (Фиг. 3, Поз. 1) верхней части костыля, переходящей в одинарную опору (Фиг. 3, Поз. 2) с резиновым наконечником (Фиг. 3, Поз. 3), перекладины для подмышки (Фиг. 3, Поз. 4), рукоятки для кистей рук (Фиг. 3, Поз. 5), закрепленной на двойной стойке (Фиг. 3, Поз. 1). Для регулировки костылей по росту пациента двойная стойка верхней части костыля (Фиг. 3 Поз. 1) изготовлена раздвижной (телескопической), в отличие от классической конструкции костылей медицинских, где регулировка по росту пациента выполняется изменением длины одинарной опоры, закрепленной в отверстиях на двойной стойке костыля.
Основным отличием предлагаемой модели «Костыли медицинские с откидным сидением» от классической конструкции костылей является наличие закрепленной между двойной стойкой костыля (Фиг. 3, Поз. 1), откидного сидения (Фиг. 3, Поз. 8), предназначенного для сидения пользователя костылей при необходимости.
Известна конструкция «Костыль-стул», автор В.А. Бабуха авторское свидетельство СССР №1762926 А1, опубликованное 23.09.1992 г. Костыль - стул содержит стойки (Фиг. 1, Поз. 2) с установленными на них подмышечником (Фиг 1, Поз. 1), упорную рукоятку (Фиг. 1, Поз. 3), отверстия (Фиг. 1, Поз. 4), наконечники (Фиг. 1, Поз. 5), втулки (Фиг. 1, Поз. 6) с винтами (Фиг. 1, Поз. 7), соединительные стержня (Фиг. 1, Поз. 8), стержень (Фиг. 1, Поз. 9), два изгиба (Фиг. 1, Поз. 10) (Фиг. 1, Поз. 11), резиновый наконечник (Фиг. 1, Поз. 12) сидение (Фиг. 1, Поз. 13).
Основным отличием предлагаемой модели « Костыли медицинские с откидным сидением» от устройства «Костыль-стул», автор В.А. Бабуха, авторское свидетельство СССР №, №1762926 А1, от 23.09.1992 г. является наличие закрепленного между двойной стойкой костыля (Фиг. 3, Поз. 1), откидного сидения (Фиг. 3, Поз. 8), двух раздвижных ножек (Фиг. 3, Поз. 13), закрепленных плоским шарниром (Фиг. 3, Поз. 21) на одинарной опоре костыля (Фиг. 3, Поз. 2) в нижней части костыля и дополнительных передних ножек (Фиг. 3, Поз. 9) с резиновым наконечником (Фиг. 3, Поз 10), открывающихся одновременно при раскладывании сидения (Фиг. 3, Поз. 8). Это способствует более устойчивому положению устройства при сидении и компактному состоянию в собранном виде при использовании костыля во время движения или стояния. Для регулировки предлагаемых костылей медицинских с откидным сидением по росту пациента двойная стойка верхней части костыля (Фиг. 3 Поз. 1) изготовлена раздвижной (телескопической), в отличие от устройства «Костыль-стул», где регулировка по росту пользователя выполняется перемещением стула по двойной стойке костыля (Фиг. 1).
3.2.0. Раскрытие полезной модели.
При пользовании медицинскими костылями больному с травмами опорно-двигательной системы ног и позвоночника, во время стояния и ходьбы, возникает необходимость сесть на стул, лавку, табурет или другое устройство для сидения. Однако, такое устройство для сидения не всегда может оказаться в месте нахождения больного. Во время сидения пациента с травмами позвоночника необходимо также осуществить дополнительную опору для снижения веса тела на позвоночник.
Для обеспечения возможности отдыха больного с травмами опорно-двигательной системы методом сидения и уменьшения воздействия веса тела при этом на опорно-двигательную систему ног и позвоночника предлагается конструкция «Костыли медицинские с откидным сидением».
В основу предлагаемой модели «Костыли медицинские с откидным сидением» положена задача разработки конструкции костылей медицинских, которые обеспечат получение следующих технических результатов:
1. Возможность конструкции костылей медицинских подмышечных для преобразования их в сидение, с подмышечной опорой для поддержания веса тела пациента при сидении;
2. Создание дополнительных опор (ножек), опирающихся на плоскость (земля, пол), с целью устойчивости конструкции для сидения;
3. Обеспечение надежной и простой конструкции, позволяющей разложить устройство для сидения и сложить в исходное положение, для применения костылей по назначению при ходьбе и стоянии;
4. Способствовать соответствию массы костылей с существующими аналогами;
5. Иметь возможность настройки, в определенных пределах, размера медицинских костылей по росту пользователя;
6. Соответствие конструкции костылей с откидным сидением требованиям безопасности к медицинскому оборудованию;
7. Возможность промышленного изготовления разработанной конструкции. Для решения поставленных задач предлагается применить конструкцию
костылей медицинских с откидным сидением на основе используемых в настоящее время классической конструкции костылей медицинских подмышечных, установив откидное сидение (Фиг. 3, Поз. 8) между двойной стойкой (Фиг. 3, Поз. 1) костыля. Для созданного устойчивости сидения, в нижней части костылей установлены раскладывающиеся дополнительные опоры в виде двух раздвижных ножек (Фиг. 3, Поз. 13), установленных на одинарной опоре костыля (Фиг. 3, Поз. 2) при помощи плоского шарнира (Фиг. 3, Поз. 21) и двух передних ножек (Фиг. 3 Поз. 9). Для жесткой фиксации разложенного сидения под углом 90 градусов к костылю установлены фиксаторы с зацепом (Фиг. 3, Поз. 17), замыкающие сидение к штырю (Фиг. 3, Поз. 19), установленному с двух сторон на двойной стойке костыля. Для ограничения раскладывания раздвижных ножек (Фиг. 3, Поз. 13) на одинарной опоре (Фиг. 3, Поз. 2) костыля установлены угловые упоры (Фиг. 3, Поз. 14).
3.3.0.0. Краткое описание чертежей.
Для наглядного раскрытия предлагаемой модели «Костыли медицинские с откидным сидением» приводится ряд графических материалов, изображенных в разделе 5.0.0.
Фиг. 1. На Фиг. 1 показана конструкция устройства «Костыль-стул» автор В.А. Бабуха авторское свидетельство СССР №1762926 А1, опубликованное 23.09.1992 г. в положении для ходьбы.
Фиг. 2. На Фиг. 2 показана конструкция устройства «Костыль-стул» автор В.А. Бабуха авторское свидетельство СССР №№1762926 Α1, опубликованное 23.09.1992 г. в положении для сидения.
Фиг. 3. На Фиг. 3 показана предлагаемая конструкция костыля медицинского с откидным сидением с раскрытым сидением.
Поз. 1. Двойная стойка костыля.
Поз. 2. Одинарная опора костыля.
Поз. 3. Резиновый наконечник.
Поз. 4. Перекладина для подмышки.
Поз. 5. Рукоятка для кистей рук.
Поз. 6. Отверстия для регулировки положения рукоятки для кистей рук.
Поз. 8. Откидное сидение.
Поз. 9. Передние ножки.
Поз. 10. Резиновые наконечники передних ножек.
Поз. 11. Штанга раздвижных ножек.
Поз. 12. Резиновый наконечник раздвижных ножек.
Поз. 13. Раздвижные ножки.
Поз. 14. Угловые упоры.
Поз. 15. Рычаг фиксатора.
Поз. 16. Возвратная пружина откидного сидения.
Поз. 17. Фиксатор с зацепом.
Поз. 18. Упор ограничения складывания сидения.
Поз. 19. Штырь для фиксации сидения.
Поз. 20. Шаровый шарнир.
Поз. 21. Плоский шарнир.
Фиг. 4. На Фиг. 4 показана предлагаемая конструкция костыля медицинского с откидным сидением с закрытым сидением.
Поз. 8. Откидное сидение.
Поз. 9. Передние ножки.
Поз. 14. Угловые упоры.
Поз. 15. Рычаг фиксатора.
Поз. 16. Возвратная пружина откидного сидения.
Поз. 17. Фиксатор с зацепом.
Поз. 18. Упор ограничения складывания сидения.
Поз. 20. Шаровый шарнир.
Поз. 21. Плоский шарнир.
Фиг. 5. На Фиг. 5 показан вид в разрезе фиксаторов, установленных в сидении (Фиг. 3, Поз. 8) для фиксации передних ножек (Фиг. 3, Поз. 9)
Поз. 15. Рычаг фиксатора.
Поз. 22. Соединительные удлинители.
Поз. 23. Зацепы соединительных удлинителей.
Поз. 24. Защелка фиксатора.
Поз. 26. Пружина защелки фиксатора.
3.4.0.0. Осуществление полезной модели.
Предлагаемая модель «Костыли медицинские с откидным сидением» конструктивно относится к костылям подмышечным, и состоит из двойной стойки (Фиг. 3, Поз. 1)в верхней части костылей, переходящей в одинарную опору (Фиг. 3, Поз. 2) с резиновым наконечником (Фиг. 3, Поз. 3), перекладины для подмышки (Фиг. 3, Поз. 4) в верхней части костылей, рукоятки для кистей рук (Фиг. 3, Поз. 5), закрепленной на двойной стойке (Фиг. 3, Поз. 1) и откидного сидения (Фиг. 3, Поз. 8) с устройством фиксатора с зацепом (Фиг. 3, Поз. 17) его в развернутом виде. Это соответствует выполнению требования к конструкции раздела 3.2.0. пункта 1.
Для регулирования размера костылей по росту пользователя, двойная стойка (Фиг. 3, Поз. 1) верхней части костылей выполнена раздвижной (телескопической), положение рукоятки для кистей рук (Фиг. 3, Поз. 5) устанавливается перемещением по отверстиям для регулировки положения рукоятки для кистей рук (Фиг. 3, Поз. 6), что соответствует выполнению требования к устройству раздела 3.2.0 пункт 5.
В качестве сидения на костыле в промежутке двойной стойки (Фиг. 3, Поз. 1), в ее нижней части, установлено откидное сидение (Фиг. 3, Поз. 8). Откидное сидение крепится подвижно на оси поворота между двойными стойками костыля. Поворот откидного сидения при раскрытии можно выполнить только в одну сторону. Раскрытие сидения в другую сторону костыля не допускается упорами ограничения (Фиг. 3, Поз. 18) складывания сидения.
К сидению (Фиг. 3, Поз. 8), в расчетном месте, с двух сторон, крепится на шаровом шарнире (Фиг. 4, Поз. 20) штанга раздвижных ножек. (Фиг. 3, Поз. 11), с каждой стороны. Эти штанги раздвижных ножек. (Фиг. 3, Поз. 11), в своей нижней части, соединены такими же шаровыми шарнирами (Фиг. 3, Поз. 20) с поворотными раздвижными ножками (Фиг. 3, Поз. 13), с резиновыми наконечниками (Фиг. 3, Поз. 12) на конце. Ножки закреплены плоским шарниром (Фиг. 4, Поз. 21) к одинарной опоре костыля, в его нижней части. Раздвижные ножки (Фиг. 3, Поз. 13) по форме совпадают с формой костыля в его нижней части, и при складывании облегают форму перехода двойной стойки костыля в его нижнюю одинарную опору. Раздвижные ножки (Фиг. 3, Поз. 13) служат для придания устойчивости костыля при сидении пациента. В развернутом состоянии дополнительные ножки (Фиг. 3, Поз. 13) приподнимают нижний конец костыля с резиновым наконечником (Фиг. 3, Поз. 3) над плоскостью пола. Это способствует устойчивому положению конструкции при сидении.
Угол раскрытия сидения (Фиг. 3, Поз. 8) на 90° ограничен угловыми упорами (Фиг. 3 Поз. 14) для раздвижных ножек, установленных в нижней части одинарной опоры, Угол раскрытия сидения на 90 градусов ограничен так же соединением сидения (Фиг. 3, Поз. 8) с двойной стойкой костыля фиксаторами с зацепом (Фиг. 3, Поз. 17), замыкающимся со штырем (Фиг. 3, Поз. 19) для фиксации сидения. Штыри для фиксации сидения установлены на двойной стойке костыля (Фиг. 3, Поз. 1). Фиксаторы с зацепами (Фиг. 3 Поз. 17) прижимаются зацепом к штырям для фиксации сидения (Фиг. 3, Поз. 19) пружинами с двухсторонним захватом (пружины на Фиг. 3 условно не показаны и могут иметь различные конструкции). Возможна и другая конструкция ограничения угла раскрытия и фиксации сидения, направленная на выполнение требования раздела 3.2.0. пункта 2.
При начальном раскрытии сидения (Фиг. 3, Поз. 8) до упора вниз на угол 90 градусов автоматически выполняется замыкание двумя фиксаторами с зацепом (Фиг. 3, Поз. 17) со штырями для фиксации сидения (Фиг. 3, Поз. 19), установленными на двойной опоре костыля. Движение раздвижных ножек (Фиг. 3, Поз. 13) соединенных с сидением штангами для раздвижных ножек (Фиг. 3, Поз. 11), ограничивается угловыми упорами (Фиг. 3, Поз. 14) для раздвижных ножек. Таким образом сидение прочно фиксируется под углом 90 градусов к костылю. После этого, отодвиганием ручки фиксатора ножек (Фиг. 3, Поз. 15), опускаются передние ножки (Фиг. 3, Поз. 9), которые также жестко фиксируются этими фиксаторами (Фиг. 10), установленными в конструкции сидения с двух сторон. Такая фиксация раздвижных ножек и жесткая установка сидения под углом 90 градусов к стойкам костыля обеспечивает выполнение требований раздела 3.2.0. п. 2 и п. 6.
Складывание сидения выполняется удалением рукой из замкнутого состояния фиксатора с зацепом (Фиг. 3, Поз. 17), замыкающимся со штырем для фиксации сидения (Фиг. 3, Поз. 19). Так как оба фиксатора соединены между собой штангой, проходящей внутри сидения, одновременно открываются оба зацепа фиксатора. Под действием возвратных пружин (Фиг. 4, Поз. 16) сидение устанавливается в промежутке двойной стойки (Фиг. 3, Поз. 1) до упоров ограничения складывания сидения (Фиг. 4, Поз. 18; Фиг. 3, Поз. 18). После этого отодвиганием рычага фиксатора (Фиг. 3, Поз. 15) ножки самостоятельно, под действием собственного веса, опускаются внутрь сидения и фиксируются этим же фиксатором в закрытом положении (Фиг. 4). В таком положении костыли готовы к использованию для ходьбы и стояния. Такая конструкция соответствует требованиям Раздела 3.2.0. пункта 3.
Возможны и другие элементы фиксации откидного стульчика в предлагаемом устройстве «Костыли медицинские с откидным сидением». Изготавливаются костыли с откидным сидением из легких металлов или пластмассы для уменьшения массы костылей и их производство не представляет затруднений.