«PELENG» УД3-204 - новый ультразвуковой дефектоскоп для контроля объектов нефтегазовой промышленности

ДИАГНОСТИКА

с.л. молотков, А.г. краев, А.в. курков, с.о. прохоров, НПГ «Алтек»

«peleng» уд3-204 — новый

ультразвуковой дефектоскоп

для контроля объектов нефтегазовой промышленности

Как известно, в нефтегазовой промышленности активно применяется ультразвуковая дефектоскопия, в т. ч. с использованием ручных дефектоскопов. Широко используются самые разнообразные приборы — современные и устаревшие, отечественные и зарубежные. Эти дефектоскопы должны обеспечивать возможность контроля по ряду инструкций, основная из которых ВСН-012-88.

Наибольшая эффективность ручного контроля может быть достигнута при применении специализированных дефектоскопов. Они позволяют:

• сократить время, затрачиваемое на настройку дефектоскопа;

• упростить процесс настройки и исключить возможные ошибки;

• снизить требования к квалификации оператора.

Все эти преимущества обусловлены тем, что большая часть параметров настройки дефектоскопа задана по умолчанию в соответствии с выбранной инструкцией. Так, например, при контроле по ВСН-012-88 дефектоскопист указывает только толщину стенки трубы, после чего на экране дефектоскопа появляется тип преобразователя и стандартного образца (СОП), по которому необходимо настраивать чувствительность, а все параметры дефектоскопа оказываются настроены по соответствующему разделу инструкции. До 2005 года в мире среди ручных дефектоскопов существовало всего два прибора, обладающих подобными свойствами, — «PELENG» УД2-102 и «PELENG» УД3-103. Эти дефектоскопы имеют жидкокристаллический или электролюминесцентный экраны, встроенную память для записи настроек и протоколов контроля и практически все функции, присущие современным ультразвуковым дефектоскопам

(например, режимы «Стоп-кадр», «Огибающая» и т. п.). Отличительная особенность дефектоскопа УД2-102 — возможность работы при -30 0С, а УД3-103 — возможность измерения координат дефекта с учетом кривизны поверхности, расширенный частотный диапазон, наличие встроенного толщиномера и АРД-диаграмм, возможность подключения дополнительной внешней аккумуляторной батареи. В конце 2005 года Научно-промышленная группа «Алтек» выпустила на рынок новый ручной ультразвуковой дефектоскоп «PELENG» УДЗ-204. Он имеет цветной жидкокристаллический экран (технология TFT) размером 320 на 240 точек. В состав программного обеспечения дефектоскопа могут входить следующие инструкции:

• ВСН-012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ»;

• «Методика ультразвукового контроля качества сварных соединений полиэтиленовых газопроводов»;

• ИПТ-010-95 «Инструкция по технологии ультразвукового контроля стыковых сварных соединений трубопроводов ... с применением раздельно-совмещенных наклонных преобразователей с эластичным протектором»;

• И № 23 СД-80 «Инструкция по ультразвуковой дефектоскопии гибов трубопроводов...»;

Рисунок 1. Дефектоскоп «PELENG» УД3-204

• МТ-РТС-К-01-94 «Методика ультразвукового контроля сварных соединений котлоагрегатов, трубопроводов и сосудов высокого давления». Следует отметить, что дефектоскоп может работать и по другим методикам контроля в режиме дефектоскопа общего назначения.

При появлении новой или изменении вышеназванных инструкций эти изменения вносятся в программное обеспечение дефектоскопа, после чего новая версия программного обеспечения бесплатно закачивается в приборы потребителей. Возможна передача свежей версии, например, по электронной почте.

В дополнение к указанным выше до-

34 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 4 \\ апрель \ 2006

новейшая \

модёль премиум-класса

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕФЕКТОСКОПОВ РОССИИ

построение кривых ВРЧ по точкам

и применение расчетных законов ВРЧ

два полных

электроакустических

I канала \

динамическии • диапазон ВРЧ

еталличес ударопрочнь корпус.

АРД-диа граммы

полуавтоматическое определение • угла вводаВгвуна!

полуавтоматическая

настройка чувствительности

ШЛЕННАЯ ГРУППА

• (812) 336-о 8 т*I www.altek.info

578-8888 altefc@altek.info •

ДИАГНОСТИКА

стоинствам дефектоскопов «PELENG» УД2-102 и УД3-103 в новом дефектоскопе «PELENG» УД3-204 еще более расширенный частотный диапазон (до 25 МГц) и расширенные диапазоны усиления и ВРЧ (по 120 дБ). Появилась возможность задания закона ВРЧ не только путем изменения параметров кривой, но и по точкам (до 64 точек). Цветной экран позволяет выводить на экран 3 порога, соответствующие 3 уровням чувствительности — браковочный (красный), оценочный (желтый), поисковый (зеленый). Дефектоскоп может работать как с отечественными, так и с импортными преобразователями. Настройки и результаты контроля (до 1000 протоколов) могут быть записаны в память дефектоскопа и переданы в компьютер через стандартную fLash-карту памяти. Для хранения и обработ-

2111 ДОКУМЕНТ: ВСН 012-30 КОНТРОЛЬ tiíbÜ& нм

трубопроводов прямин и однократно граже-ннмн лучом ЭП: П-121-5-75 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ПО СОП С з-эрубкАни 2jjlxe .е

2111 Толщина от 4 до 5,5 пм ПЭП П121-5-75, Н = __

21-5-Г5, Г- 0; 1

а—

ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ

Типовой ьдрцант

Рисунок 2. Выбор типового варианта контроля

ки данных в компьютере используется специализированная база данных. Время автономной работы дефектоскопа составляет 7-8 часов, однако оно может быть увеличено за счет съемной аккумуляторной батареи. Аккумуляторную батарею можно заряжать как с помощью внешнего зарядного устройства, так и непосредственно в дефектоскопе. Управлять дефектоскопом стало проще

за счет того, что наиболее часто используемые функции вынесены на отдельные кнопки. Благодаря появившейся буквенно-цифровой клавиатуре стал возможен ввод текстовых комментариев к создаваемым настройкам и протоколам.

Предусмотрены сервисные режимы, облегчающие и ускоряющие работу дефектоскописта, -автоматическое определение времени пробега ультразвука в призме преобразователя, автоматическая настройка чувствительности, автоматическое определение угла ввода преобразователя. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что дефектоскоп «PELENG» УД3-204 по своим возможностям является наиболее подходящим прибором для ручного ультразвукового контроля объектов нефтегазовой промышленности.

5 rt V BOJE Я Л?

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

ДЕФЕКТОСКОПИЯ

5-7 сентября

2006

В научно-практической программ« выставки: Однодневные выездные ccMiwspU 4 Сентября Круглые столы 5-7 сентцбрл

Ждгэт ВдИДи ^

предложений

м

потгндтние нругльш с толоп.

Санкт-Петербург

Михайловский манеж

V РСОЭК Организация выставки: ВОРЕСТЭК. тел. : : (В 12] 320-9092. meta Шгезйес. ru. www. restée, ru

ÉuCIltUvür в4Ы4И1Им<|

Организация иаучио-1феасшческо^гфогр$м^1ьл выставки; g

ЖУРНАЛ »В МИРЕ НК». [812)324-0668 JaneOndtworl^Leom, wyrar.iiütwi&rlti.oom

«...Каждый час каждого дин...год за годом экономика России чувствует в Вас - опору. Вы - Элита,..Гчардия отечественной химии...»

ПОЧЕТНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ

ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ХИМПРОМА

25 мая 2006 г. Москва

Элита - понятие простое и честное... это те, кто совершенствуя и развивая свое дело, неизбежно способствуют

развитию своей страны. Пришло время вписать их имена в новейшую историю России.

©

ХИМИЯ

БИЗНЕС ШШшЯЯ?

ТЕРРИТОРИЙ

НЕФТЕГАЗ

Горячие'пер

ГОЛ

чые тексты тые сроки