ДЕТЕКТОР ИМПУЛЬСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Полезная модель относится к устройствам для преобразования импульсных гамма-нейтронных излучений в электрический аналог и может использоваться в системах регистрации одиночных и редкоповторяющихся импульсов различных физических установок.
Известен детектор излучений ССДИ (см. каталог продукции Министерства Российской Федерации по атомной энергии, научно-исследовательский институт импульсной техники, опубликован в 2000г.), содержащий фотоэлектронный умножитель с делителем напряжения, который является наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и взят в качестве прототипа.
6
Недостатком детекторов типа ССДИ, которые имеют большой коэффициент усиления (порядка 10 раз), является негативное влияние магнитного поля земли, что приводит к увеличению погрешности измерений параметров излучений, а это, соответственно, влияет на погрешность определения характеристик работы испытываемой установки.
Влияние магнитного поля земли было обнаружено при исследовании работы детектора в различных условиях.
Решаемой технической задачей является исключение влияния магнитного поля земли на детектор импульсных излучений.
Поставленная задача решается следующим образом. Детектор импульсных излучений содержит сцинтиллятор, фотоэлектронный умножитель с делителем напряжения. Новым является, то что, детектор импульсных излучений установлен в металлическом  корпусе, внутри которого соосно детектору размещён экран из материала
с высокой магнитной проницаемостью. Использование экрана из материала с высокой магнитной проницаемостью устраняет влияние магнитного поля земли, что позволило сделать чувствительность детектора стабильной, независимой от его положения в пространстве.
На фигуре представлена конструкция детектора импульсных излучений. Он содержит корпус 1, в котором расположен сцинтиллятор 2, фотоэлектронный умножитель 3 и делитель напряжения 4. Детектор импульсных излучений установлен в металлическом корпусе 5, внутри которого соосно детектору размещён экран 6 из материала с высокой магнитной проницаемостью.
Детектор импульсных излучений работает следующим образом. Кванты света из сцинтиллятора 2, попадая на катод ФЭУ 3, выбивают из него электроны, которые под действием поля, создаваемого разностью потенциалов динодов, проходят от динода к диноду и, соответственно, умножаются с заданным коэффициентом. С последнего динода умноженные электроны собираются на аноде, вызывая ток через нагрузку.
Магнитное поле земли влияет на поле динодов и приводит к изменению коэффициента умножения ФЭУ, т.е. к изменению его чувствительности.
Влияние магнитного поля земли исследовалось следующим образом. Встроенный в детектор генератор импульсного стабильного света запускается внешним генератором. На выходе детектора регистрируется электрический импульс. Вращением детектора в различных плоскостях можно найти положение, при котором амплитуда импульса на выходе детектора будет максимальной, противоположное положение оси детектора в пространстве будет соответствовать регистрации того же импульса с минимальной амплитудой. Колебания амплитуды импульсов от минимальной до максимальной в различных детекторах составляет в среднем 20-40%,
60
у одного детектора, как исключение, это различие достигло 200%. Детектор калибруется по чувствительности на метрологически аттестованной установке от источника гамма квантов Со. Без экранов погрешность определения чувствительности выдаётся метрологами ±8%. При натурных испытаниях детектор будет располагаться в другом магнитном поле земли и в другом геометрическом положении, что и может привести к выше сказанной ошибке в измерениях. Погрешность в этом случае может достигать величины s ±70%.
При калибровке детектора с экраном чувствительность остаётся стабильной и не зависит от магнитного поля земли, от его пространственного положения и составляет ±8%.