УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ

Полезная модель относится к медицине. Упругость кожи является одними из основных критериев оценки биологического возраста человека и состояния его кожного покрова.
Она определяется методом вакуумной кутометрии. При этом в полости специальной насадки создается отрицательное давление, и небольшой участок кожного покрова всасывается внутрь. Оптическая система фиксирует величину деформации кожи под воздействием вакуума и скорость ее возврата в исходное положение после снятия нагрузки. Соответственно, чем дольше кожа расправляется, тем меньше ее упругость. (Kaiz Т.М., Gartstein V. Review of the instrumental assessment of skin; Effect of cleansing products. J Soc Cosmet Chem 1991. July/August; 42: 249-271).
Недостатками этого метода являются его низкая точность и воспроизводимость. Это связано с наличием на кожном покрове пор, не позволяющих создать воспроизводимые параметры отрицательного давления в полости насадки.
В предлагаемом устройстве для измерения упругости кожи эти недостатки устранены. В нем деформация кожи обеспечивается надавливанием на нее легкого ферритового стержня, не препятствующего скорости возврата кожи в исходное положение. При этом скорость возврата кожи в исходное положение не зависит от ее рельефа и наличия пор.
Устройство состоит из основания (1. Фиг.1-3), которое крепится к телу при помощи эластичной ленты (7. Фиг.3) и защелки (8. Фиг 3). В основании закреплена катушка индуктивности (2. Фиг.1,2). Катушка индуктивности (2. Фиг 1,2) соединена с монитором измерителя упругости кожи (5. Фиг 1-3). Внутрь корпуса катушки индуктивности (2. Фиг 1,2) вставляется шток (3. Фиг 1-3), содержащий ферритовый сердечник (4. Фиг 1,2).
Работа устройства для измерения упругости кожи.
После закрепления основания устройства для измерения упругости кожи (1. Фиг.1) на коже (6. Фиг.1) человека при помощи эластичной ленты крепления (7. Фиг.3) и застежки (8. Фиг.3), ферритовый сердечник (4.Фиг.1) штока (3. Фиг.1) находится полностью в корпусе катушки индуктивности (2.Фиг.1), и прилегает к поверхности кожи (6. Фиг.1). Монитор измерения упругости кожи (5. Фиг.1) преобразовывает индуктивность катушки индуктивности (2. Фиг.1) в длину хода штока (3. Фиг.1), которая обнуляется. При нажатии на шток (3. Фиг.2) его ферритовый сердечник (4. Фиг.2) давит на поверхность кожи (6. Фиг.2). Кожа прогибается на определенную глубину. Ферритовый сердечник (4. Фиг.2) выходит из полости катушки индуктивности (2. Фиг.2). При этом, индуктивность катушки индуктивности (2. Фиг.2) меняется и монитор измерителя упругости кожи (5. Фиг.2) пересчитывает ее изменение на ход штока (3. Фиг.2) в мм.
Затем усилие со штока (3. Фиг.2) снимается и кожа (6. Фиг.2), за счет своей упругости, постепенно выталкивает шток (3. Фиг.2) вверх. При этом ферритовый сердечник (4.Фиг.2) входит обратно в корпус катушки индуктивности (2. Фиг.2). Изменение индуктивности катушки индуктивности (2. Фиг.2) считывается монитором измерителя упругости кожи (5. Фиг.2), который преобразовывает ее в зависимость хода штока (3. Фиг.2) от времени до полного восстановления рельефа кожи. После этого подается сигнал об окончании исследования.