Прибор ударного действия для определения прочности ячеистого бетона

Полезная модель относится к области определения качественных характеристик строительных материалов, в частности, к приборам для определения прочности бетона согласно [8].
Близкими по конструкции приборами для определения прочности бетона являются молоток для определения прочности бетона [2, 3, 4], прибор НИИЖБ и ЭКБ ЦНИИСК для определения прочности ячеистого бетона [3, 5], прибор ударного действия для определения прочности бетона [1], а также пружинные приборы ударного действия различных модификаций [6, 7]. Из приведенных аналогов наиболее близким прототипом для предлагаемого прибора является прибор для определения прочности ячеистого бетона [5].
Прибор состоит из корпуса, зубчатого колеса, нажимного стакана с прикрепленной к нему зубчатой рейкой, ударника с другой прикрепленной к нему зубчатой рейкой, конического бойка с клиновым пазом, опорного кольца, рабочей пружины, упорного стакана, пружины возврата, обоймы с эксцентрической кольцевой проточкой и заклинивающей шпонкой с поводком.
Корпус прибора снабжен направляющими шпонками для монтажа ударника, шкалой для отсчета глубины погружения конического бойка в бетон и имеет бурт для монтажа обоймы.
По полученной величине заглубления и тарировочному графику для данного прибора определяют прочность и плотность испытываемого бетона в изделии.
Недостатки:
1. Сложность в изготовлении и вытекающая отсюда высокая стоимость
2. Для его производства требуется высокая точность и чистота обработки деталей
3. Большая масса прибора, неудобство в переноске.
Задачей полезной модели является создание прибора для определения прочности бетона, менее материалоемкого и более простого в изготовлении.
При осуществлении данной полезной модели могут быть получены следующие технические результаты:
1. Уменьшение времени определения прочности бетона.
2. Упрощение обработки результатов испытаний.
3. Упрощение определения прочности бетона в заданной точке.
4. Возможность определять прочность не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхностях.
Поставленная задача решается тем, что в корпус прибора помещается ударный элемент в виде штока, переходящего на одном конце в рукоятку, а на другом конце - в конический наконечник, вокруг штока крепится пружина, соединенная с шепталом, которое фиксируется спусковым рычагом на поверхности корпуса, при этом пружина снабжена регулятором усилия, размещенным в торцевой части корпуса противоположной от конического наконечника.
Сущность предложения поясняется чертежами (фиг. 1-2). Перечень фигур:
фиг. 1. - прибор со спущенным штоком (после произведенного удара)
фиг. 2 - прибор с взведенным штоком
Прибор состоит из корпуса (1), шептала (2), спускового рычага (3), регулятора усилия пружины (4), штока ударного элемента (5), рукоятки (6), пружины (7), конического наконечника (8) (фиг. 1).
Отличительным от прототипа является то, что ударный элемент, помещенный внутрь корпуса, переходит с одного конца в конический наконечник, с другого конца - в рукоятку, пружина крепится вокруг штока и соединяется с шепталом, которое фиксируется спусковым рычагом на поверхности корпуса; сила удара задается регулятором усилия пружины, размещенным в торцевой части корпуса противоположной от конического наконечника.
Данный прибор работает следующим образом. Прибор устанавливают перпендикулярно поверхности испытываемого изделия. Затем шток с помощью рукоятки (6) взводят до упора (фиг. 2). После этого нажимают на спусковой рычаг. Ударный элемент под действием пружины (7) наносит удар по поверхности испытываемого изделия коническим наконечником (8). Конический наконечник при этом заглубляется в бетон. Затем прибор отделяют от испытываемой поверхности.
Прочность исследуемого бетона определяют по средней величине диаметров отпечатков на поверхности бетона и тарировочному графику.
Прибор имеет постоянную в процессе определения прочности силу удара, которую можно изменять при помощи регулятора (4).
Заявленный прибор ударного действия для определения прочности ячеистого бетона компактный, более прост в изготовлении, экономичен, имеет меньшую массу.
Список литературы
1. Патент на полезную модель №78315 от 1.02.2007.
2. Попов К.Н. и др. Оценка качества строительных материалов: Учебное пособие. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 2004 - 287 с., ил.
3. Лещинский М.Ю. Испытание бетона: Справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1980. - 360 с.
4. А.С. СССР №243241. Б.И., 1969, №16.
5. А.С. СССР №246148. Б.И., 1969, №20.
6. Лещинский М.Ю., Скрамтаев Б.Г. Испытание прочности бетона. М., 1973.
7. А.С. СССР №327396. Б.И., 1972, №5.
8. ГОСТ 22690 - 88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.