УСТРОЙСТВО ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖА И СВЕТОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ "АВЕРС-ДУШ-РЕЙНБОУ"

Предлагаемая полезная модель может быть использована в производстве медицинской техники, в частности, физиотерапевтических устройств, в которых используется энергия светового излучения и падающей гидроструи, предназначенных для использования в лечебных и восстановительных учреждениях, в санаториях и профилакториях, спортивно-оздоровительных центрах, а также в домашних условиях.
Известно устройство для облучения «Световой душ», в котором имеется источник излучения (лазер) со световолокном, подведенным к центру душевой головки. При включении источника излучения лучи света через полость головки и перфорацию в ее днище освещают поверхность тела пациента, при этом включение воды приводит к распределению света за счет эффекта полного внутреннего отражения только внутри водяных струй. «Световой душ» оказывает комбинированное физиотерапевтическое воздействие на всю поверхность тела пациента. Однако устройство не может использоваться в домашних условиях из-за сложности управления лазером и его дороговизны (RU 6707).
Также известно устройство, близкое к предлагаемой полезной модели, является устройство физиотерапевтическое для гидромассажа и светового воздействия, содержащее монохроматический источник излучения оптического диапазона, источник питания и душевую головку, имеющую полость для подачи воды, причем источник излучения выполнен в виде светодиодов синего цвета, герметично установленных в перегородке корпуса душевой головки (RU 2246331). Полый корпус душевой головки перекрыт перфорированной крышкой, источник излучения выполнен в виде матрицы светодиодов синего цвета, герметично установленных в светопроницаемой перегородке корпуса душевой головки, каждый из светодиодов установлен напротив отверстия в крышке, между крышкой и перегородкой образована
полость для подачи воды, перфорированная крышка имеет волнистую внешнюю поверхность, а источник питания выполнен низковольтным, автономным, соединен с источником излучения через устройство коммутации с переключателем и установлен в корпусе.
Недостатком известного устройства является то, что оно с трудом может быть реализовано на практике, поскольку в настоящее время не существует такого малогабаритного, но энергоемкого элемента питания для обеспечения работы матрицы светодиодов (согласно имеющемуся в описании чертежу число светодиодов, по меньшей мере, равно 30). При имеющемся же техническом оснащении размер головки душа должен быть диаметром 200 мм и высотой 100 мм. Устройство будет громоздким, тяжелым, что делает невозможным использование его больным человеком без посторонней помощи.
Самое главное заключается в том, что воспроизведение данного устройства показало, что оно имеет чрезвычайно низкую степень использования терапевтических свойств синего света, т.к. свет практически не выходит из душевой головки, поскольку перфорированная крышка рассеивает его внутри корпуса, на выходе же имеется только слабое свечение на 2-3 мм от крышки.
Наиболее близким к предполагаемой полезной модели является устройство физиотерапевтическое для гидромассажа и светового воздействия «АВЕРС - Душ», содержащее монохроматический источник излучения оптического диапазона, источник питания и душевую головку, имеющую полость для подачи воды, в котором источник излучения выполнен в виде светодиодов синего цвета, герметично установленных в перегородке корпуса душевой головки, отличающееся тем, что каждый светодиод установлен в обойму с линзой, расположенной с возможностью фокусировать свет на срез фильеры, имеющей конусное отверстие на конце и установленной соосно со светодиодом, причем плоское дно линзы расположено над полостью для подачи воды, источник питания расположен в автономном
микропроцессорном блоке питания и управления и представляет собой набор аккумуляторных батарей (RU 53915). Изделие успешно прошло медицинские испытания и получило сертификацию, как изделие медицинского назначения. В настоящее время оно поставляется в лечебные учреждения России, а так же проходит сертификацию в европейском сертификационном центре.
Устройство, по своим терапевтическим свойствам, может заменить городскую поликлинику, однако существуют и ряд недостатков. Прежде всего, это в устройстве используются только светодиоды синего спектра света; из-за многочисленных комплектующих в душевой головки, она весит более 1 кг, что утомляем медицинский персонал после 2-3 процедур по 15 минут. Кроме того, потенциал восьми элементов АКБ, хватает только на 7 часов непрерывной работы, а замена АКБ осуществляется при разгерметизации микропроцессорного блока управления, что приводит к попаданию влаги и быстрому окислению его элементов.
Технический результат полезной модели состоит в увеличении степени физиотерапевтического воздействия устройства и, соответственно, в расширении диапазона заболеваний, для которых такое физиотерапевтическое воздействие оказывает положительное влияние, а также в создании компактного, легкого и удобного в эксплуатации медицинского прибора в котором предполагается использование всех видимых спектров солнечного света с различными длинами волн в одном спектре и резонансными терапевтическими частотами 10 Гц и 50 Гц, электрическое питание которого осуществляется от микрогенератора, работающего от движения воды в душевой насадке, где струи воды являются проводниками света, что взаимно усиливает их воздействие на организм человека.
В ходе проведения медицинских клинических испытаний было установлено, что частота 10 Гц - стимулирует работу мышц сердца и
снижает вязкость крови, 50 Гц - стимулирует кровоток и увеличивает поглощение кислорода гемоглобином крови.
Известно, что ФИОЛЕТОВЫЙ цвет оказывает тонизирующее действие на головной мозг, глаза, повышает мышечную силу, нормализует работу селезенки, паращитовидных желез и нервной системы; СИНИЙ - оказывает воздействие на гипофиз, парасимпатическую нервную систему, обладает антибактериальными свойствами, способствует увеличению метаболизма, способствует борьбе с инфекциями, лихорадками, нормализует кровяное давление, его воздействие целебно при ипохондрии, истерии, эпилепсии, неврозах, утомлении, бессоннице; ЗЕЛЕНЫЙ - влияет положительно на сердечнососудистую и вегетативную нервную системы, снимает спазмы гладких мышц сосудов и бронхов, снижает сердцебиение, аритмию и артериальное давление; ЖЕЛТЫЙ - стимулирует работу всего желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, активизирует вегетативную нервную систему, оказывает очищающее действие на весь организм; ОРАНЖЕВЫЙ - улучшает кровообращение, пищеварение, трофику кожи, способствует регенерации нервной и мышечной ткани, стимулирует деятельность половых желез, повышает уровень нейроэндокринной регуляции, аппетит, мышечную силу; КРАСНЫЙ - повышает активность тропных гормонов, усиливает активность метаболизма, учащает частоту сердечных сокращений и дыхания, нормализует сердечную деятельность, устраняет застойные явления в микроциркуляции, повышает артериальное давление, ускоряет темп мышления, повышает работоспособность, выносливость, силу, стимулирует иммунитет. (Гойденко B.C. и др. «Визуальная цветостимуляция в рефлексологии, неврологии, терапии и офтальмологии», М., РМА 2000 г.)
Сочетанное воздействие водных струй света, обеспечивают выводы нобелевского лауреата Н.Финзена, о том, что при надавливании на живую клетку, проникновение света увеличивается в десятки раз.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве физиотерапевтическом для гидромассажа и светового воздействия, содержащем душевую головку с крышкой и резьбовым соединением, внутренний корпус душевой головки с вентилятором, имеющие полость для подачи воды, в котором расположены автономный источник питания, микропроцессорный блок управления, а источники излучения выполнены в виде монохроматических излучателей фиолетового, синего, зеленого, желтого, оранжевого и красного цвета, герметично установленных во внутреннем корпусе душевой головки, каждый излучатель установлен с линзой, расположенной с возможностью фокусировать свет на конусное отверстие крышки и установленной соосно с излучателем, причем плоское дно линзы расположено непосредственно под излучателем, а источником питания, является микрогенератор с вентилятором, расположенные во внутреннем корпусе с микропроцессорным блоком управления.
Количество монохроматических излучателей составляет, предпочтительно, по меньшей мере, 24. Размер излучателей не должен превышать пяти миллиметров. Они могут быть как одного спектра или нескольких, так и всех шести спектров одновременно.
Выходное конусное отверстие на крышке имеет диаметр, предпочтительно, 1 мм.
Источник питания расположен во внутреннем корпусе душевой головки, который закреплен винтами крепления к душевой головке. Источник питания выполнен герметичным, с возможностью его крепления и представляет собой металлический цилиндр (размером 12×6 мм) со стальным штифтом, угловой шестеренчатой передачей и вентилятором, расположенным в нижней части внутреннего корпуса над крышкой душевой головки. Как пример; предполагается использование микрогенератора типа JSF - 030-01 фирмы Jisheng Electronic Factory (Китай) или других производителей со следующими характеристиками: напряжение - 9.5 В, сила
тока - не менее 1 000 mA, мощностью - 8-15 ватт., что позволяет установить до 40 монохроматических излучателей.
Микропроцессорный блок управления с панелью управления, с сенсорным таймером и дисплеем для выставления времени продолжительности процедуры и отображения температуры воды на выходе устройства, кнопок включения резонансных терапевтических частот: а) 10 Гц - для стимуляции работы мышц сердца, снижения вязкости крови; б) 50 Гц - для стимуляции кровообращения, увеличения поглощения кислорода кровью. Также в состав блока управления входит микроконтроллер с микросхемой, конденсатором и термопарой, обеспечивающие подачу различных потенциалов на излучатели различных спектров света, а конденсатор обеспечивает работу микроконтроллера и установку таймера на определенное время для процедуры, до подачи воды и появления электрического тока от микрогенератора, а также для определения и вывода на дисплей температуры выходящей из устройства воды, играющую роль при назначении режимов процедур. Соединение блока управления с панелью управления осуществляется посредством миниатюрного многоконтактного разъема.
Герметичность внутреннего корпуса душевой головки обеспечивают уплотнительные резиновые кольца, расположенные в верхней и нижней частях, а также винты крепления к душевой головке.
Предполагаемое устройство состоит: Фиг.1: А - вид сбоку в собранном состоянии в разрезе: душевая головка 1, с крышкой 2 соединенные резьбовым соединением 3, внутренний корпус 4, с вентилятором 5, полостью для подачи воды 6, монохроматические излучатели 7, линз излучателей 8, микрогенератор 9, угловая шестеренчатая передача 10,микропроцессорный блок управления 11, панель управления 12, с дисплеем 13,сенсорный таймер 14, кнопка включения 15 частоты 10 Гц, кнопка включения 16 частоты 50 Гц, полость подачи воды 17 на
формирование однородных струй, конусные отверстия 18 в крышке, соосные с излучателями и линзами, многоконтактный разъем 19 для соединения блока управления с панелью управления, уплотнительные резиновые кольца 20, винты крепления 21 внутреннего корпуса к душевой головке, резьбовое соединение 22 для подключения устройства к шлангу для подачи воды от смесителя.
Устройство работает следующим образом:
Устройство, посредством резьбового соединения 22, подключается к бытовому шлангу для подачи воды от смесителя, если изделие подключается впервые, то необходимо от смесителя подать воду в душевую головку; с поступлением воды начинает вращаться вентилятор 5 и микрогенератор 9 начинает вырабатывать ток, включается дисплей 13, в правом углу которого высвечивается температура подаваемой воды, одновременно загораются все монохроматические излучатели 7, смесителем устанавливается требуемая для процедуры температура и напор воды, чтобы струи воды, выходящие из конусных отверстий 18 крышки 2, были без турбулентности и являлись проводниками света не менее 15 см, сенсорным таймером 14 устанавливается время процедуры, кнопками 15 или 16 выбирается требуемая резонансная терапевтическая частота и нажатием выбранной кнопки начинается отсчет времени процедуры. Процедура проводится медицинским персоналом, пациент находится в горизонтальном положении на кушетке. По окончании процедуры, таймер 14 отключает все излучатели и микропроцессорный блок начинает заряжать конденсатор, для того, чтобы программу процедур можно было установить без подачи воды и включения излучателей. При необходимости, устройство легко дезинфицируется методом протирания дезинфицирующим раствором, а линзы 8 чистятся мягкой щеткой от солей находящихся в воде. Крышка 2 с конусными отверстиями 18 очищаются слабым кислотным раствором.
Предполагаемое устройство имеет следующие преимущества:
1. Использование одного, нескольких или всех шести видов спектра и различных длин волн в одном спектре, значительно увеличивает терапевтические возможности изделия;
2. Совмещение воды, света и терапевтических резонансных частот сокращает сроки проведения процедур и сроки течения болезни;
3. Устройство имеет автономное питание за счет движения воды в душевой головке и не нуждается во внешних источниках питания.
4. Ремонт устройства будет заключаться, для потребителя, только в замене внутреннего корпуса.
5. Устройство удобно в применении, как в медицинских учреждениях, так и при индивидуальном использовании.