ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВ НАКЛОНА НЕБНОГО СВОДА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОНСТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Полезная модель относится к медицине, а именно к стоматологии ортопедической и может быть использована для определения на гипсовых моделях челюстей углов наклона передней части небного свода, и при изготовлении конструкций зубных протезов, в частности при частичном или полном отсутствии зубов верхней челюсти.
Известен измерительный инструмент для морфометрических исследований на диагностических моделях, содержащий измеритель глубины неба, измеритель длины переднего отрезка дуги верхней и нижней челюсти, регулировочный винт, измеритель расстояния между одноименными зубами, крепление, измеритель угла наклона передней части свода неба и угла наклона зубов.(Авторское свидетельство №1026798 от 05.03.83 г.)
Измерения проводят на гипсовых моделях относительно окклюзионной плоскости. В качестве показателя, определяющего наклон небного свода, использовался угол α, измеряемый между окклюзионной прямой, и линией соединяющей режущий край центрального резца и точку на небе на уровне межклыковой линии. Для измерения величин этого угла определяли tg α как отношение высоты неба на уровне межклыковой линии к расстоянию от межклыковой линии до центральных резцов. В целях упрощения расчетов участок небного свода апроксимировался прямой линией.
Данный измерительный инструмент не обеспечивает необходимую точность измерений. Так как измерения проводят относительно окклюзионной плоскости, расположение которой строго индивидуально для каждого человека; а измерения и вычисления предполагают ряд допущений (например, участок небного свода апроксимировался прямой линией), что анатомически не является таковым.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение точности измерений углов наклона небного свода, что повышает точность и качество изготовления, и адекватность конструкций зубных протезов.
Нами впервые предложен прибор для определения углов наклона небного свода при изготовлении конструкций зубных протезов. Прибор содержит плоский горизонтальный столик, на котором располагают гипсовую модель верхней челюсти и миллиметровую бумагу для графического отображения кривых сечения небного свода, укрепленный на столике штатив, ориентированный в вертикальном положении, узла сопряжения штатива под 90°,с горизонтальным плечом, осуществляющий поворот горизонтального плеча вокруг своей оси на 90° и перемещающееся по штативу вверх и вниз. На горизонтальном плече вертикальная ножка циркуля зафиксирована неподвижно параллельно штативу, а другая ножка закреплена подвижно и состоит из длинного колена совершающего приведение и отведение от неподвижной ножки циркуля и короткого колена, соединенного подвижно с длинным коленом.
Предложенный прибор изображен на фиг.1., где:
1. плоский горизонтальный столик для расположения гипсовых моделей и миллиметровой бумаги.
2. штатив, ориентированный в вертикальном положении.
3. узел сопряжения штатива с горизонтальным плечом под 90°.
4. горизонтальное плечо с фиксатором расположения ножки циркуля.
5. неподвижная ножка циркуля.
6. длинное колено подвижной ножки циркуля.
7. короткое колено подвижной ножки циркуля.
Работа прибора заключается в следующем. Получают слепки с челюстей пациента и изготавливают гипсовые модели.
Далее с помощью ушной лицевой дуги переносим положение модели верхней челюсти относительно горизонтальной оси и устанавливаем в
артикулятор. На модели определяем и отмечаем точку наибольшей глубины небного свода, по перпендикуляру от точки, образованной пересечением срединного небного шва с линией, проведенной на уровне вершин альвеолярных отростков между вторыми премолярами и первыми молярами. От этой точки и до вершины резцового сосочка укладываем полоску фольги, по которой определяем длину переднего отрезка небного свода. Эту длину делим на три равные части: альвеолярную, среднюю, небную. Гипсовую модель верхней челюсти из артикулятора устанавливаем на плоский горизонтальный столик измерительного прибора. Иголку ножки циркуля, ориентированную строго вертикально, располагаем в точке наибольшей глубины небного свода. Другую иголку помещаем на границе альвеолярной и средней трети длинны небного свода. Далее снимаем со столика гипсовую модель верхней челюсти и размещаем на нем миллиметровую бумагу, а циркуль переводим в горизонтальное положение, и опускаем до уровня миллиметровой бумаги, где карандашом отмечаем точки расположения иголок циркуля. Соединяем точки прямой линией, и измеряем образовавшийся угол с горизонтальной плоскостью. Аналогичным способом определяем углы наклона среднего и небного отрезков небного свода.
Преимущество данного прибора состоит в повышении точности и качества конструкции зубных протезов при частичном или полном отсутствии зубов. Сокращается период адоптации к протезу, и нормализуется функция речеобразования.