УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КАССЕТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕНТГЕНОГРАФИИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОНЕЧНОСТЕЙ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Полезная модель относится к ветеринарии, а именно к ветеринарной хирургии, и предназначена для использования в качестве вспомогательного инструмента при осуществлении рентгенографии дистальных отделов конечностей крупного рогатого скота в условиях сельскохозяйственного животноводства, и может быть использована в проведении рентгенографической диагностики распространенности ортопедических патологий дистальных отделов грудных и тазовых конечностей у крупного рогатого скота всех возрастных категорий.
Проблема качественного выполнения рентгенографии дистального отдела пальцев является актуальной для ветеринарных специалистов. Данная проблема получила широкую распространенность в связи с появлением в арсенале ветеринарных специалистов доступных цифровых мобильных аппаратов для рентгенографии и необходимостью проводить ортопедическую диспансеризацию высокопродуктивному крупному рогатому скоту с целью раннего выявления патологий дистального отдела конечностей (Позябин С.В. и др., 2018).
На сегодняшний день в ветеринарии существует ряд способов рентгенографии конечностей у лабораторных животных (Раджабов А.А., 2011), полезные модели столов для выполнения интраоперационной (Болтовская В.В. и др., 2017) и обзорной (Сахно Н.В., 2005) рентгенографии мелким домашним и лабораторным животным. Патентный поиск новых моделей для выполнения рентгенографии сельскохозяйственным животным положительного результата не дал.
В доступной научной литературе наиболее обстоятельные сведения содержатся в работе Muggli Е. и соавторов (2015), которые опубликовали данные своих исследований, выполненных с использованием рентгенографии дистальных отделов конечности у коров. Рентгенографические исследования дистальных отделов конечностей у крупного рогатого скота возможно проводить при осуществлении седации, повала животного и во время фиксации в станке, предназначенном для расчистки и обрезки копытец. Однако седация животного связана с анестезиологическими рисками, повалы увеличивают риски травматизации животного, а фиксация в специализированных станках ведет к значительным временным затратам. Кроме того, ни один из этих способов не способен обеспечить постановки конечности и полноценной опоры на нее во время проведения исследования, что изменяет рентгенографическую картину взаиморасположения костных и мягкотканых структур и может приводить к ошибкам интерпретации результатов исследований.
Наиболее близкими альтернативами к предлагаемой полезной модели для получения рентгеновских изображений дистальных отделов конечности у крупного рогатого скота в практике используются различной величины доски, проставки, и другие подручные материалы, целью которых является размещение конечности животного на некотором возвышении относительно уровня пола или грунта. Однако при их использовании, человеку, осуществляющему исследование необходимо вручную располагать рентгенографическую кассету в непосредственной близости от исследуемой конечности и придерживать ее мануально или с использованием специальных ветеринарных кассетных держателей, которые в свою очередь так же требуют непрерывной мануальной фиксации в заданном положении. Для визуализации всей области опорной площадки копытец животного и недопущения выпадения каких-либо областей интереса из получаемых изображений у крупного рогатого скота необходимо исследуемую ногу располагать на возвышении над поверхностью земли, что чрезвычайно затрудняет процесс диагностики.
Предлагаемая полезная модель направлена на решение технической задачи по устранению ряда недостатков проведения процедуры рентгенографии дистальных отделов конечностей у крупного рогатого скота, а именно она позволяет закреплять рентгеновские кассеты в вертикальном положении как продольно (Фиг. 4), так и поперечно относительно сагиттальной плоскости конечности животного (Фиг. 3, 5). Это дает возможность получать рентгеновские изображения в латеро-медальных, кранио-дорсальных и дорсо-краниальных проекциях. Так же немаловажным фактором в достижении необходимого технического результата, является отсутствие необходимости мануально фиксировать рентгеновскую кассету на время выполнения исследования, за счет продольных и поперечных пазов, предназначенных для закрепления в них рентгеновской кассеты (Фиг. 1), что положительно влияет на качество искомого исследования. Указанные признаки полезной модели являются существенными и совокупность этих признаков достаточна для получения требуемого технического результата.
Устройство для фиксации рентгеновской кассеты для проведения рентгенографии дистального отдела конечностей у крупного рогатого скота представляет собой переносную площадку, имеющую рабочую поверхность А (Фиг. 2), симметричные боковые стороны В (Фиг. 2), передний Б и задний Г торцы (Фиг. 2), выполненную из ударопрочного материала, размер и толщина которой достаточна для того, чтобы она могла выдерживать массу тела крупного рогатого скота, при осуществлении на нее опоры обеими грудными или обеими тазовыми конечностями 5, 6 (Фиг. 2). На поверхности площадки выполнены продольные и поперечные пазы 1, 2, 3, 4 (Фиг. 2), глубина и ширина которых должна обеспечивать надежное закрепление в них рентгенографической кассеты в вертикальном положении под прямым углом.
Данные результаты были получены практически при выполнении рентгенографии конечностей у 47 голов крупного рогатого скота в условиях животноводческих хозяйств Московской области. При планировании применения предлагаемой практической модели целесообразно руководствоваться следующими примерами:
Пример использования №1. Исследуемое животное: корова, массой тела 274 кг, возрастом 18 месяцев. Для рентгенографического исследования копытцевых суставов правой грудной конечности устройство располагают на полу, исследуемую конечность ставят на устройство на правую опорную площадку 6 (Фиг. 2.). Кассету для рентгенографии закрепляют в устройстве в паз 2 (Фиг. 2.). Рентгенографический аппарат располагается перед конечностью таким образом, чтобы центр конечности находился перед центром кассеты. Выполнение рентгенографии и дешифровка рентгенограммы осуществляются по общепринятой методике.
Пример использования №2. Исследуемое животное: корова, массой тела 328 кг, возраст 34 месяца. Для рентгенографического исследования области суставов пальца правой тазовой конечности устройство располагают на полу, исследуемую конечность ставят на правую опорную площадку устройства 6 (Фиг. 2.). Кассету для рентгенографии закрепляют в устройстве в паз 4 (Фиг. 2.). Рентгенографический аппарат располагается с боку от конечности таким образом, чтобы суставы пальца тазовой конечности находились перед центром кассеты. Выполнение рентгенографии и дешифровка рентгенограммы осуществляются по общепринятой методике.
Литература:
1. Пат. RU 44247 U1 Российская Федерация, МКП 7. А61В 17/56 Стол для рентгенографии мелких животных / Сахно Николай Владимирович; заявитель и патентообладатель Российская Федерация в лице ФГОУ ВПО Орел ГАУ (RU); заяв. 26.10.2004; опуб. 10.03.2005; начало действия: 26.10.2004 - 2 с.
2. Пат.RU 177669 Российская Федерация, МКП 51. А61В 6/00 Стол для выполнения интраоперационной рентгенографии животным / Болтовская Виолетта Викторовна, Болтовский Владимир Анатольевич, Долгушкин Дмитрий Александрович, Болтовский Андрей Владимирович, Болтовская Виктория Александровна; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (RU); заяв. 2017.09.18; опуб. 2018.03.05; начало действия: 2017.09.18 - 7 с.
3. Пат. RU 112950 Российская Федерация, МПК 14. A61D 3/00 Устройство для фиксации и рентгенографии животных в эксперименте / Раджабов Арсен Абдулмажитович; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (RU); заяв. 2011.03.01; опуб. 2012.03.10; начало действия: 2011.03.01 - 6 с.
4. Позябин, С.В. Сравнительная характеристика структуры ортопедических патологий коров голштино-фризской и голштинизированной черно-пестрой пород / Позябин С.В., Филиппов Ю.И., Качалин М.Д., Белогуров В.В., Борисов М.С. // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2018. - №11. - С. 19-24.
5. Motta G.A. Clinical and radiographic changes of carpi, tarsi and interphalangeal joints of beef zebu bulls on semen collection regimen / G.A. Motta, A.M. Girardi, A.F. Sabes, E.S. Portugal, R.P. Nociti, G.M. Bueno, L.C Marques // Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. - 2017. - Vol. 69(06): 1357-1366
6. Muggli E. Radiographic Measurement of Hindlimb Digit Length in Standing Heifers / E. Muggli1, E. Weidmann1, P. Kircher, K. Nuss // Anatomia, Histologia, Embryologia. - 2015. - Vol. 45(6): 463-468.