Влагомер термогравиметрический малогабаритный

Техническое решение относится к влагомерам прямого метода измерения влажности. Принцип работы влагомеров твердых веществ термогравиметрического типа основан на определении влажности твердого исследуемого материала при высушивании образца и определении доли влаги путем взвешивания.
Аналогами заявляемому прибору являются термогравиметрические влагомеры зарубежных фирм: МА-35 «Sartorius» (Германия), MX/MF-50 японской компании A&D, китайский инфракрасный влагомер FD-720 и отечественный «Эвлас-2М» (Фиг. 1-2).
Все эти влагомеры в своем составе имеют: взвешивающее устройство с площадкой для размещения пробы исследуемого материала, сушильную камеру с нагревательным элементом, электронное устройство обработки и отображения информации.
Во все этих конструкциях мощный нагревательный элемент располагается в откидной крышке над площадкой с измеряемой пробой. В указанных приборах это объясняется использованием в качестве взвешивающего устройства стандартных лабораторных электронных весов. Особенностью такого конструкторского решения является необходимость подвода сетевого напряжения к мощному электрическому нагревателю, расположенному в подвижной откидной крышке, что создает определенные технические сложности, затрудняет соблюдение условий электробезопасности и надежности и значительно увеличивает габариты устройства. Это решение препятствует созданию малогабаритного термогравиметрического влагомера.
Задачей полезной модели является разработка недорогого малогабаритного термогравиметрического влагомера, лишенного недостатков аналогов.
В качестве прототипа взят влагомер термогравиметрический (Фиг. 3), содержащий взвешивающее устройство с площадкой для исследуемой пробы 2, сушильную камеру 3 с нагревательным элементом 1 и электронное устройство обработки и отображения информации 4. Патент на полезную модель №74473 от 8 февраля 2008 г.
Технический результат достигается тем, что нагревательный элемент 1 располагается под площадкой с измеряемой пробой 2 (Фиг. 4). Нагреватель находится максимально близко к измеряемому объекту, закрепляется непосредственно на электронной плате термостата и не требует дополнительных проводников (Фиг. 5).
Такое решение позволяет упростить конструкцию, отказавшись от размещения нагревательного элемента в подвижной откидной крышке, повысить эффективность сушки, применить нагреватель значительно меньшей мощности, уменьшить габариты конструкции и повысить ее электробезопасность.
Практическая реализация полезной модели доказала верность технического решения, что подтвердили испытания опытных образцов влагомера. Существенное снижение мощности по сравнению с серийными моделями (не менее чем в 10 раз) не сказалось на скорости и качестве высушивания исследуемых проб. Схематически конструкция представлена на Фиг. 5.
Можно рассматривать данное конструкторское решение как один из путей к созданию микромощных термогравиметрических анализаторов влажности.