СПОСОБ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ

1. Способ контроля герметичности изделий в вакуумной камере, заключающийся в том, что вакуумирование вакуумной камеры (ВК) с собранной схемой контроля и помещенным в нее изделием производят до достижения в ней равновесного давления и установившегося постоянным значения сигнала течеискателя, отображающего остаточную концентрацию (фон) контрольного газа Aост, отличающийся тем, что после вакуумирования ВК в нее подают изменяемый фиксируемый тарированный поток контрольного газа Qкт, вызывающий отсчет течеискателя, равный значению остаточной концентрации контрольного газа в ВК (Аост), умноженному на два («нулевой» замер), прекращают подачу тарированного потока, затем заполняют контрольным газом изделие до рабочего давления Pраб, фиксируют на течеискателе значение Аост+изд и подают в ВК изменяемый фиксируемый тарированный поток контрольного газа Q'кт, вызывающий отсчет течеискателя, равный значению Аост+изд, умноженному на два (контрольный замер), удаляют контрольный газ из изделия, а величину негерметичности изделия определяют по разности значений Q'кт и Qкт.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что до начала испытаний изделия производится снижение уровня сигнала, отображающего остаточную концентрацию (фон) контрольного газа в ВК.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что снижение уровня сигнала, отображающего остаточную концентрацию (фон) контрольного газа в ВК, достигается применением в схеме контроля гелиевого течеискателя цифрового типа с наличием функции «обнуления фона» («Zero»).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что проведением повторного «нулевого» замера (Q''кт) остаточной концентрации контрольного газа в ВК, определяют сходимость значений Qкт и Q''кт (до и после испытаний изделия).