ПРИБОР ДЛЯ СВЧ-ТЕРАПИИ

рой также соединен основной канал корпуса.
Недостатком этого устройства является отсутствие возможности воздействия на локализованную область, в связи с тем, что радиус зоны ВЧ - нагрева превышает размеры устройства, а так же отсутствие элементов, предохраняющих ткани от перегрева в процессе СВЧ - воздействия и невозможности подбора оптимальной частоты для различных органов и тканей.
Наиболее близким к заявляемому решению является устройство для сверхвысокочастотной гипертермии Авторское свидетельство SU №1779395 МПК А 61N 1/40 от 07.12.92 г., которое содержит две кольцевые антенные решетки, в одну из которых помещен фантом органов человека с диэлектрическими параметрами, идентичными диэлектрическим параметрам больного органа, радиометрический приемник, широтноимпульсный модулятор, генератор СВЧ - колебаний, индикатор температур, коммутатор, фильтр, фазочувствительный детектор и генератор прямоугольных импульсов.
Его работа позволяет обеспечивать высокую точность поддержания температуры больного органа и надежно предотвращать риск перегрева его в процессе лечения, за счет присутствия в устройстве обратной связи по температуре, а также источника опорного сигнала (фантом с антенной решеткой).
Однако, данный прибор не может быть использован для внутритканевого и полостного СВЧ - воздействия, невозможно применение его для локального воздействия с минимальным теплопереносом в окружающие ткани, и в нбм отсутствует возможность оптимального подбора рабочих частот для разных органов.
Задача полезной модели - повышение эффективности лечения за счет возможности доставки СВЧ -излучателя к любой анатомически доступной точке тела.
Сущность полезной модели заключается в том, что в прибор для СВЧ-терапии, содержащем антенный узел, соединенный с СВЧ-генератором, который соединен с узлом обратной связи по температуре, включающем радиометрический приемник и импульсный модулятор, выход которого соединен с входом генератора СВЧ колебаний, и имеющий детекторный узел, генератор прямоугольных импульсов, индикатор температуры, введены: антенный зонд, выполненный на базе инъекционной иглы с монопольвибратором СВЧ диапазона на рабочем конце, рефлектометр, СВЧ-усилитель, радиометрический приёмник, две детекторные секции, согласователь и микрокомпьютер с аналого-цифровым преобразователем, причем соединение элементов осуществлено следующим образом: генератора СВЧ с антенным узлом - последовательно через СВЧ-усилитель, рефлектометр, согласователь;
микрокомпьютера - с согласователем, радиометрическим приёмником, детекторными
секциями, генератором через импульсный модулятор.
Заявляемый прибор иллюстрируется блок-схемой, представленной на рис. , где позициями обозначено: 1 - монополь-вибратор; 2 - согласующая муфта; 3 - антенная игла; 4 - центральный проводник коаксиального волновода; 5 - иглодержатель; 6 - согласователь; 7 - рефлектометр; 8 - усилитель СВЧ; 9 - генератор СВЧ; 10 - модулятор; 11 - детектор 1; 12 - детектор 2; 13 - радиометрический приемник; 14 - микрокомпьютер с АЦП; 15 - источник питания.
В заявляемой полезной модели используется миниатюрный излучатель СВЧдиапазона - несимметричный монополь-вибратор 1, согласованный в широкой полосе частот от 1,8 до 3,2 ГГц, который конструктивно помещен на конце антенной иглы 3 с диаметром, не превышающим 1мм, что даёт возможность доставить его к анатомически доступным глубинным мягкотканым структурам организма человека. Несимметричный монополь-вибратор 1, относится к классу антенн в материальной среде. Ближняя зона такой антенны представляет собой сферу вокруг излучателя с радиусом близким к Кг (длина волны проходящего ткань излучения). За счет изменения рабочей частоты можно выбирать размеры ближней зоны облучения, в которой происходит выделение около 90% СВЧ - мощности подаваемой к излучателю. Причем за счет изменения подаваемой мощности возможен режим воздействия от терапевтического до деструктивного в строго ограниченной области. Данный режим работы возможен за счет конструктивной особенности заявляемого прибора, которая заключается в том, блоки, узлы и детали, представленные на рис.1, соединены в соответствии с функциональным назначением следующим образом:
Антенный узел (миниатюрный излучатель СВЧ-диапазона), согласованный в широкой полосе частот от 1,8 до 3,2 ГГц, соединён с СВЧ-генератором 9 через согласователь 6, рефлектометр 7 и СВЧ- усилитель 8.
Генератор 9 имеет рабочий диапазон частот в интервале от 1,8 до 3,2 ГГц. Модуляционный вход генератора подключен к выходу широтно-импульсного модулятора 10, имеющего широкий диапазон изменения отношения импульс-пауза (т/Т). Здесь t длительность импульса, Т - период повторения импульсов. При изменении отношения т/Т в пределах Уг до Vjoo средняя мощность на выходе генератора 9 изменяется от 0,1 до 0,001 Вт. Таким образом осуществляется управление мощностью в широких пределах.
За счет изменения величины подаваемой мощности возможен выбор режимов воздействия - от терапевтического до деструктивного, причем в строго ограниченной области.
СВЧ-генератор 9 соединён с антенным узлом в виде антенной иглы 3 через СВЧусилитель 8, рефлектометр 7, согласователь 6, а с микрокомпьютером 14 через модулятор 10. Задавая рабочую частоту генератора 9 с микрокомпьютера 14, можно выбирать размеры ближней зоны облучения, в которой происходит выделение около 90% СВЧ мощности поступающей на излучатель.
Антенный узел соединён с микрокомпьютером 14 через согласователь 6 и подключён к через АЦП к детекторным секциям 11 и 12, радиометрическому приёмнику 13, импульсному модулятору 10. Импульсный модулятор 10 подключён к модуляционному входу СВЧ генератора, соединённого с антенным узлом последовательно через СВЧ усилитель, рефлектометр и согласователь.
Узел обратной связи по температуре, образован рефлектометром 7, подключённым ко входу радиометрического приёмника 13, микрокомпьютером 14, импульсным модулятором 10 и СВЧ-генератором 9, включёнными последовательно. Микрокомпьютер в выделенных ячейках памяти хранит значения опорного напряжения, соответствующие различным режимам работы, величина которого определяет температурный порог разогрева тканей тела. Если температура поднимается выше пороговой, то вырабатывается сигнал блокировки. По этому сигналу контроллер выдаёт команду на выключение ШИМ 10. Так обеспечивается защита здоровых участков тела пациента при гипертермии.
Прибор имеет режим работы, позволяющий подбирать необходимые для поставленной задачи рабочие частоты. Выбор рабочей частоты осуществляется по признаку максимума скорости возрастания температуры.
В заявляемое устройство введен узел автоматической подстройки согласования СВЧ усилителя 8 с антенной, позволяющее исключить потери СВЧ мощности на отражение в процессе разогрева тканей тела и повысить точность измерения температуры. Узел образуется: согласователем 6 на коммутируемых отрезках полосковых линий, подключённым к рефлектометру 7, выполненному на базе направленного ответвителя; детекторными секциями 11 и 12 подключёнными к выходам рефлектометра 7, микрокомпьютером, подключённым к выходам детекторных секций 11,12, и входу согласователя 6.
Прибор для СВЧ-терапии, содержащий антенный узел, соединенный с СВЧ-генератором, который соединен с узлом обратной связи по температуре, включающем радиометрический приемник и импульсный модулятор, выход которого соединен с входом генератора СВЧ колебаний, и имеющий детекторный узел, генератор прямоугольных импульсов, индикатор температуры, отличающийся тем, что в него введены: антенный зонд выполненный на базе инъекционной иглы с монополь-вибратором СВЧ диапазона на рабочем конце, рефлектометр, СВЧ-усилитель, радиометрический приёмник, две детекторные секции, согласователь и микрокомпьютер с аналого-цифровым преобразователем, причем соединение элементов осуществлено следующим образом: генератора СВЧ с антенным узлом - последовательно через СВЧ-усилитель, рефлектометр, согласователь;
микрокомпьютера - с согласователем, радиометрическим приемником, детекторными секциями, генератором через импульсный модулятор.