ГЕРМЕТИЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к фототерапевтическим устройствам, в которых применяются светодиодные источники излучения. Оптическое излучение светодиодных источников света широко используется в терапевтических целях [1]. На их основе разработаны современные компактные, автономные фототерапевтические приборы [2, 3, 4, 5]. С использованием этих приборов была создана методики светолечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и ЛОР-заболеваний [6].В патенте RU 2260459 C, [6] описан способ лечения острых респираторных вирусных инфекций, в котором используют оптическое облучение слизистой оболочки полости рта и глотки в спектральном диапазоне (410-480) нм, в дозе 0,04 Дж для новорожденных и детей раннего возраста и в дозе облучения 0,04 Дж на килограмм массы тела для детей среднего, старшего возраста и взрослых. В течение суток проводят 4 сеанса облучения; курс лечения при этом составляет от 4 до 20 сеансов облучения, в зависимости от тяжести заболевания. Для лечения новорожденных и детей раннего возраста используют фототерапевтические устройства, описанное в [2, 3, 4, 5] Ближайшим прототипом настоящей полезной модели является устройство, описанное в [5].
В [5] описано светоизлучающее устройство: «… включающее источник света, соединенный с электронноуправляющим узлом, которые помещают в прозрачный пластиковый контейнер, а пространство вокруг электронноуправляющего узла и источника света в этом контейнере, для герметичности заполняют оптически прозрачным диэлектрическим компаундом. Часть контейнера, размещенная перед источником света и заполненная оптически прозрачным компаундом выполнена в виде поверхности, обеспечивающей изменение вида излучаемого пучка света». Затем, этот контейнер вставляют в корпус стандартной соски пустышки.
Устройство включают так же, как описано в [2]. Устройство вставляют в рот ребенка, затем прикасаются снаружи к корпусу соски постоянным магнитом. Под действием магнитного поля срабатывает герметичный контакт, который замыкает цепь питания микроконтроллера. Микроконтроллер включает светоизлучающий диод на определенный промежуток времени [2].
Недостатком ближайшего прототипа является увеличение общей массы соски-пустышки за счет заполнения контейнера силиконовым компаундом. Кроме того, деградация силиконового компаунда может приводить к образованию в его объеме мелких газовых пузырьков, которые будут неконтролируемо изменять вид излучаемого пучка света. Изменение вида излучаемого пучка света, в настоящее время достигается выбором соответствующего типа светоизлучающего диода. Известно, что широкая номенклатура выпускаемых промышленностью светоизлучающих диодов позволяет выбирать источники света с любым спектральным диапазоном излучения, с любым видом пучка света и любой интенсивности [7]. Заявляемая полезная модель свободна от этих недостатков.
Технической задачей полезной модели является создание простого, легкого и надежного фототерапевтического устройства, с помощью которого можно осуществлять эффективное облучение светом глотки и полости рта ребенка раннего возраста.
Предлагаемое техническое решение заключается в размещении светодиодного оптоэлектронного блока внутри запаянного, герметичного, оптически прозрачного пластикового контейнера и замены герметичного контакта на микровыключатель. На Фиг. 1 представлено фототерапевтическое устройство для облучения светом глотки и полости рта ребенка раннего возраста. В корпус соски-пустышки (1) вставляют оптоэлектронный светодиодный блок (2), который размещен в оптически прозрачном, тонкостенном, пластиковом контейнере (3). Герметичность контейнера (3) обеспечивают тонкостенной пластиковой крышкой (4), приваренной к контейнеру (3) по его торцевой окружности. На оптоэлектронном блоке (2), вплотную к внутренней поверхности пластиковой крышки (4) устанавливают кнопку микропереключателя (5). Корпус соски-пустышки (1) закрыт силиконовой крышкой (6) с бобышкой-толкателем (7); при этом толкатель (7), находясь в непосредственной близости от наружной поверхности тонкостенной пластиковой крышки (4) контейнера (3), не касается поверхности крышки (4). Фототерапевтическое устройство работает следующим образом: оптоэлектронный блок (2) включают нажатием силиконовой крышки (6) с бобышкой-толкателем (7); при этом толкатель (7), упираясь в наружную поверхность тонкостенной пластиковой крышки (4) слегка деформирует ее. Крышка (4), прогибаясь под действием силы, приложенной к толкателю (7), передает усилие кнопке микропереключателя (5). Микропереключатель (5) замыкает цепь питания микроконтроллера оптоэлектронного блока (2); микроконтроллер включает светоизлучающий диод на определенный промежуток времени. По истечении этого времени светоизлучающий диод отключается, а оптоэлектронный блок (2) переходит в ждущий режим.
Для повторного включения фототерапевтического устройства необходимо снова нажать на силиконовую крышку (6) корпуса соски-пустышки (1).
Микроконтроллер оптоэлектронного блока (2) программируют таким образом, чтобы светоизлучающий диод включался с некоторой временной задержкой относительно момента нажатия на силиконовую крышку (6). Этот временной интервал необходим для того, чтобы вставить соску-пустышку в рот ребенку, где затем и происходит облучение глотки. Кроме того, для защиты от самопроизвольного, случайного включения устройства микроконтроллер программируют на определенный алгоритм нажатия кнопки микропереключателя (5), например, необходимо совершить два или три нажатия. Низкое напряжение питания ЗВ и полная герметичность оптоэлектронного блока (2) в пластиковом контейнере (3) обеспечивает полную безопасность фототерапевтического светодиодного устройства.
Использованная литература.
[1] В.И. Карандашов, Е.Б. Петухов, B.C. Зродников «Квантовая терапия», Учебное пособие для слушателей системы послевузовского профессионального образования врачей, Москва, Медицина, 2004 г. [2] RU 28035 U1
[3] ТУ 9444-003-18898190-2003 «Устройство-соска светодиодная кратковременного облучения полости рта и гортани спектром синего света у детей раннего возраста для профилактики и лечения легких и среднетяжелых острых форм респираторных заболеваний У-Ссд "Доктор Свет" в комплекте с карточкой-ключом магнитным». Организация- разработчик 000 "Поиск TP", Москва
[4] RU 146971 U1
[5] RU 46666 U1
[6] RU 2260459 C1
[7] Н. Радомский «Сравнительный анализ продукции ведущих производителей белых светодиодов», Полупроводниковая светотехника, 2010, №4