АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ "СВЕТОМАГ"

Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для лечения заболеваний зрительного тракта от сетчатки до зрительной коры.
Для оценки новизны заявленного решения рассмотрим ряд известных заявителю технических средств аналогичного назначения, характеризуемых совокупностью сходных с заявленной полезной моделью признаков.
Известны способы восстановления проводимости зрительного нерва при его повреждениях, см. а.с. СССР №№1044283, 163852, путем электростимуляции через электроды, введенные транскраниально или трансорбитально, с последующим их извлечением тракцией. Однако указанные способы травматичны и могут быть использованы только в нейрохирургических учреждениях.
Известен способ лечения заболеваний глаза путем электростимуляции глазного яблока, отличающийся тем, что воздействие осуществляют на склеру в проекции цилкарного тела через контакты стимулирующего электрода биполярными электрическими импульсами с частотой 1-10 кГц в виде пачек длительностью 1-15 мс, с частотой повторения пачек 1-30 Гц, амплитудой тока 0,5-10 мА в течение 3-7 мин ежедневно в течение 10-15 дней, см. патент РФ №2062080. Однако, он имеет недостатки, связанные с возможностью повреждения склеры и инфицирования пациента через контакт электрода с оболочками глаза. Лечение дискомфортно и ограничивает применение его у детей.
Известно устройство для лечения частичной атрофии зрительного нерва, см. патент РФ№1531267, содержащее тактовый генератор, который посылает импульсы тока на активный электрод, приложенный на веки поочередно темпорально и нозально. Недостатками известного устройства являются ограниченные функциональные возможности, связанные с узким диапазоном изменения параметров импульсов.
Известен способ лечения заболеваний зрительного тракта путем лечебной электростимуляции сериями пачек прямоугольных импульсов, осуществляемый через электрод, наложенный на веки, отличающийся тем, что производят предварительное диагностирование порога электрической чувствительности и электролабильности пациента, по которым задают полярность импульсов электрического тока, амплитуду лечебного тока в диапазоне 10-999 мкА и частоту следования импульсов в диапазоне 1 -75 Гц, затем осуществляют лечебное воздействие с выбранными параметрами, одновременно контролируют субъективную реакцию пациента и корректируют параметры лечебного тока на основании характеристик фосфена, а именно - стабильности, распространенности, цветности и дискретности, причем при неудовлетворительной одной или нескольких характеристик фосфена выполняют последовательные изменения параметров: увеличение амплитуды лечебного тока с шагом по 10 мкА на 100 мкА, уменьшение частоты следования импульсов с шагом в 1 Гц на 5-10 Гц, изменение количества импульсов в пачке от 3 до 50, увеличение интервала между пачками от 1 сек до 50 сек, увеличение продолжительности импульса с шагом в 1 мсек от 10 до 250 мсек, уменьшение количества пачек в серии с шагом от 30 до 10, см. патент РФ №2161019.
Известен аппарат лазерной стимуляции функции зрения ″Витазор″, разработанный НПП «ВОЛО» для снятия зрительного напряжения и профилактики развития зрительного утомления у лиц, связанных с длительными зрительными нагрузками, см. . Аппарат реализует разработанную в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья (Санкт-Петербург) методику снятия зрительного утомления при зрительно напряженных работах. В ее основе лежит действие низкоинтенсивного лазерного излучения на глаза (с длиной волны 650-670 нм) в комбинации с приемом хорошо известных и доступных лекарственных препаратов, активизирующих тканевый обмен в сетчатой оболочке глаза. К ним относится аскорбиновая кислота, метионин, аскорутин. Основные механизмы действия диффузно рассеянного красного лазерного излучения на глаза: улучшение кровенаполнения глазного яблока; активации антиоксидантной системы сетчатки; улучшение работы клеток-рецепторов сетчатки за счет стимуляции регенерации родопсина; эффективная релаксация аккомодационной системы глаза.
Аппарат «Витазор» осуществляет бинокулярное воздействие на глаза низкоинтенсивным диффузно рассеянным красным лазерным излучением. Время воздействия не более 10 минут, рекомендуемая продолжительность курса - 5 дней. В результате восстанавливаются основные функции зрения и прекращается развитие зрительного утомления, восстановления функций зрения на 18 - 21% в 98% случаев и удлиняет устойчивость эффекта на 37-42% при совместной лекарственной терапии. У прошедших профилактику по данной методике в 2,7 раза уменьшилось количество жалоб на боли в глазах, исчезло слезотечение, рези, жжения, ″летающие мушки″, в 2,2 раза уменьшились жалобы на усталость, в 3,1 раза - на раздражительность и слабость. Применение этого устройства: повышает работоспособность, предупреждает близорукость, успокаивает нервную систему, восстанавливает цвето- и световосприятие. Эффект действия на зрение равносилен полноценному ночному отдыху, курс из 5-7 процедур сохраняет эффект в течение 3-4 мес. Действие диффузно рассеянного излучения в сочетании с приемом препаратов усиливает положительный эффект.
Основным недостатком аппарата «Витазор» является то, что он, в силу своих конструктивных особенностей, массогабаритных характеристик, необходимости подключения к источнику электропитания 220B, может быть использован только в стационарных условиях, что снижает его функциональные возможности. Кроме того, известный аппарат реализует только одну программу бинокулярного воздействия на глаза пациента.
Задачей полезной модели является расширение функциональных возможностей аппарата для стимуляции функции зрения путем обеспечения возможности его использования пациентами в любых условиях независимо от наличия источников питания 220B и обеспечения возможности формирования нескольких профилактических и лечебных программ воздействия на глаза пациента.
Сущность полезной модели выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного технического результата.
Аппарат физиотерапевтический для лазерной стимуляции функции зрения, включающий средства для формирования лазерного излучения красной области спектра и средства для бинокулярного воздействия на глаза пациента, характеризуется тем, что средства для формирования лазерного излучения выполнены в виде малогабаритного программного блока управления, снабженного кнопками выбора программ, индикаторами и автономным источником питания, а средства для бинокулярного воздействия на глаза пациента выполнены в виде оптической камеры, которая выполнена с возможностью бинокулярного воздействия на глаза низкоинтенсивным диффузно отраженным монохроматическим излучением красной области спектра, при этом корпус оптической камеры которой выполнен в виде очков, а внутри корпуса размещен экран оптической камеры и по меньшей мере один соединенный кабелем с блоком управления лазерный диод, с помощью которого производится бинокулярное воздействие на глаза.
Кроме того, заявленное устройство характеризуется рядом дополнительных факультативных признаков, а именно:
- корпус оптической камеры может быть снабжен системой фиксации ее на голове пациента в виде эластичного ремня;
- программный блок управления может быть выполнен с возможностью формирования профилактических и лечебных программ, при этом кнопки выбора программ блока управления скомпонованы в две группы кнопок - группу кнопок выбора профилактических программ и группу кнопок выбора блок лечебных программ.
За счет реализации отличительных признаков полезной модели достигается технический результат, заключающийся в том, что физиологическое и лечебное действие красного лазерного излучения приводит к активизации микроциркуляции жидкостей в клетках и тканях, при которой оказывается сосудорасширяющее, противовоспалительное, рассасывающее, иммуностимулирующее и обезболивающее действие, стимулируется процесс регенерации в сетчатке, мышцах и других тканях глаза, при этом обеспечивающий это излучение аппарат конструктивно прост, удобно закреплен на голове пациента, снабжен автономным источником питания и способен формировать несколько профилактических и лечебных программ.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг.1 изображен вид аппарата, на фиг.2 - вид программного блока управления.
Аппарат физиотерапевтический для лазерной стимуляции функции включает средства для формирования лазерного излучения красной области спектра и средства для бинокулярного воздействия на глаза пациента. Средства для формирования лазерного излучения выполнены в виде малогабаритного программного блока управления 1, снабженного группой кнопок 2 выбора профилактических программ и группой кнопок 3 выбора блок лечебных программ, индикаторами 4 и автономным источником питания (не показан). Средства для бинокулярного воздействия на глаза пациента выполнены в виде оптической камеры, корпус 5 которой выполнен в виде очков, при этом внутри корпуса 5 оптической камеры размещен экран 6 оптической камеры и два лазерных диода (не показаны), с помощью которых производится бинокулярное воздействие на глаза низкоинтенсивным диффузно отраженным монохроматическим излучением красной области спектра. Лазерные диоды соединены кабелем 7 с блоком управления 1. Корпус 5 оптической камеры снабжен системой фиксации ее на голове пациента в виде эластичного ремня 8.
Аппарат «СВЕТОМАГ» предназначен для воздействия равномерно-рассеянным низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением красной области спектра при лечении и профилактике дистрофических и воспалительных заболеваний органов зрения. Лазерная стимуляция красным излучением воздействует на светочувствительные клетки радужной оболочки и сетчатки глаза, при этом задействуются различные структуры глаза, включая мышцы радужки, хрусталика и глазного яблока. Также через рецепторы сетчатки это воздействие нормализует работу центральной и периферической нервной системы и благоприятно влияет на деятельность всех систем организма в целом. Использование для лазерной стимуляции равномерно-рассеянного низкоинтенсивного излучения позволяет проводить мягкую, щадящую, восстановительную терапию при лечении и профилактике большого количества дистрофических и воспалительных заболеваний органов зрения.
Устройство работает следующим образом.
К оптической камере 5 подключают блок управления 1 посредством соединительного кабеля 7 через разъем на корпусе блока управления 1. В отсек питания блока управления 1 вставляют четыре элемента питания типа АА, соблюдая полярность, указанную на корпусе. Режим воздействия, общее время воздействия, курс лечения и сроки повторных курсов индивидуальны при каждом заболевании и указываются в соответствующей методике лечения. Оптическую камеру 5 фиксируют на голове пациента оптическую камеру аппарата и проводят процедуру.
Аппарат имеет 10 рабочих режимов воздействия: 5 режимов «профилактика» и 5 режимов «лечение». После включения аппарата, по умолчанию выбран режим «профилактика 1» и на блоке управления 1 горит светодиод индикации режима «профилактика 1». Для выбора любого иного режима лечения или профилактики необходимо нажать соответствующую кнопку выбора 2 или 3, при этом погаснет светодиод ″профилактика 1″ и загорится светодиод индикации выбранного режима. Далее располагают оптическую камеру 5 напротив глаз, зафиксировав ее на голове с помощью эластичного ремня 8, и через 15 сек. происходит включение лазерных излучателей, находящихся в оптической камере 5, при этом, на блоке управления 1 загорится индикатор 4 наличия лазерного излучения. По окончании установленной в выбранном режиме экспозиции (времени облучения) аппарат автоматически выключит излучение и прибор перейдет в меню выбора режима воздействия.
Аппарат «СВЕТОМАГ» предназначен для применения в лечебно-профилактических учреждениях и клиниках, а также для индивидуального применения в домашних условиях по рекомендации специалиста. Технические характеристики:
Длина волны красного лазерного излучения, нм …………………650±20
2
Максимальная плотность мощности красного модулированного лазерного излучения на выходе окна оптической камеры, не более, мкВт/см ………………10
Время облучения (экспозиция), мин ……………………2; 3; 4; 5 и 10
Время установления рабочего режима аппарата, не более, мин …1,0
Напряжение питания, В ……………………………………………………………6
Мощность, потребляемая аппаратом, не более, Вт ……………………0,3
Продолжительность работы аппарата в непрерывном режиме,……8 час
с повторно-кратковременной нагрузкой, не менее ………………30 мин
Габаритные размеры, не более, мм …………………………………220×80×80
Масса аппарата, не более, кг …………………………………………………0,5
Аппарат может быть использован при лечении больных: блефаритом; конъюнктивитом различной этиологии; абсцессом и флегмоной века; герпесом век; дистрофическими заболеваниями роговицы; кератитом; иридоциклитом и хориоретинитом; дистрофией и другими поражениями сетчатки; ретинопатией диабетической; частичной атрофией зрительного нерва; невритом зрительного нерва; спазмом аккомодации при миопии; глаукомой; катарактой.
Аппарат может быть использован для профилактики: утомления зрительного анализатора; при напряженных работах, в том числе при работе на компьютере; для снятия спазма аккомодации у пациентов с миопией и гиперметропией; длительного зрительного напряжения; дисплейной болезни.
Основными противопоказаниями к применению аппарата являются: гипертоническая болезнь III стадии; резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга; общее тяжелое состояние больного, лихорадочное состояние (температура тела больного свыше 38°C); дефекты кожи в области воздействия; геморрагический синдром, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга; острые гнойные процессы в глазу.
Медицинские испытания заявленного аппарата были проведены на кафедре физических методов лечения СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и доказали высокие лечебные и профилактические возможности аппарата.
Аппарат «СВЕТОМАГ» прост в обращении и обеспечивает неподготовленному пользователю возможность самостоятельного проведения процедуры после изучения руководства по эксплуатации и инструкции по применению аппарата