Орбитальный светоэлектрод-катетер для комплексной терапии

Орбитальный светоэлектрод-катетер для комплексной терапии.
Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначена для проведения физио-терапевтического лечения глазной патологии. Может быть использована для введения его в ретробульбарное пространство с целью комплексного лечения пациентов с заболеваниями сетчатки и зрительного нерва и орбиты.
Известен орбитальный светоэлекгрод ( RU 19752, 24.04.2001г.) , который использовался для проведения лазерного излучения и электрического тока к орбитальной части зрительного нерва и структурам заднего полюса глазного яблока.
Недостатки данной конструкции состоят в том, что при лечении невозможно получить стабильные параметры электросьтимуляции из-занеравномерности напыления на гибкое волокно
токопроводящего покрьггия и слоя диэлектрика . Фиксация на поверхности кожи требовала дополнительного наложения лейкопластыря, раздражавшего кожные покровы вокруг раны, в связи с чем, затрудняло использование данного катетера у детей. Все
.
перечисленные недостатки повышали травматичность операции, особенно при многократных манипуляциях, и приводили к нежелательному отеку и воспалению ретробульбарных тканей.
Техническим результатом, достигаемым при использовании
полезной модели, является устранение осложнений и уменьшение
травматичностиво время операции катетеризации
ретробульбарного пространства и в послеоперационном периоде при
проведении инфузий через катетер, проведении электростимуляции
и лазер-стимуляции.
Повышение эффективности лечения за счет расширения показаний
для хирургического лечения пациентов с заболеваниями зрительного
нерва и сетчатки.
Технический результат достигается тем, что световод расположен
внутри катетера соосно ему и выступает на 3-10 мм за концы
-
катетера, а электрод расположен между внутренней стенкой катетера и наружной стенкой световода, выполнен в виде проволоки, при этом дистальный конец электрода загнут и заправлен внутрь катетера через наружное отверстие в катетере, расположенное в 5 мм от его дистального конца. - Полезная модель поясняется фиг.1, где 1-световод, 2- электрод, 3катетер,4- резиновая заглушка. Устройство используется следующим образом. После введения анестетика в месте пункции производят прокол иглойнаправителем ( на чертеже не показано) . Через иглу -направитель вводят предлагаемое устройство ( фиг.1) в ретробульбарное пространство. Иглу-направитель легко удаляют. Устройство фиксируют к коже. Катетер закрывают пробкой для герметизации. Затем в течение 10-14 дней проводят курс лечения путем инфузий лекарственных средств, лазер-стимуляции и электростимуляции по предлагаемому устройству с целью лечения заболеваний сетчатки и зрительного нерва.