Датчик мощности волноводный рассогласованный

Э
Полезная модель относится к измерительной технике, датчикам мощности, предназначен для измерений модуля эффективного коэффициента отражения выхода ваттметров проходного типа (далее - Г) в волноводных трактах.
Э
Э
Аналогичных средств измерений в настоящее время нет. Разработанный датчик мощности является уникальным средством измерений Г. В основе принципа действия лежит метод измерений Гуказанный в ГОСТ 8.392-80 [1]. Данный метод включает множество средств измерений, устаревших и снятых с производства. Погрешность такого метода достигает 0,01 при измеряемой величине 0,03.
Э
Техническим результатом являются повышением точности измерений Г, что уменьшает погрешность из-за рассогласования при измерениях мощности, и упрощение схемы измерений, за счет уменьшения количества средств измерений, а также автоматизация процесса измерений.
Технический результат достигается за счет того, что при изменении фазы коэффициента отражения (определяется положением отражателя в канале волновода) с чувствительным элементом, значение модуля коэффициента отражения стабилизировано вне зависимости от положения отражающего элемента в канале волновода для рабочих частот датчика мощности. Датчик мощности рассогласованный включает в себя отрезок волноводного тракта, внутри которого расположен отражающий элемент, на передней части которого, со стороны входа датчика мощности, установлен чувствительный элемент, соединенный с разъемом для подключения к блоку измерительному и расположенным на механизме перемещения отражающего элемента.
Устройство изображено на Фиг. 1, где: 1 - отрезок волноводного тракта; 2 - отражающий элемент; 3 - вход датчика мощности; 4 -чувствительный элемент; 5 - разъем для подключения к блоку измерительному; 6 - механизм перемещения.
Датчик мощности волноводный рассогласованный с переменной фазой не имеет сходств с другой волноводной техникой, применяемой для измерений Гэ.
Э
Данное устройство работает следующим образом, на вход датчика подается мощность СВЧ, распространяемая электромагнитная волна в отрезке волноводного тракта, падает на чувствительный элемент, установленный на отражающем элементе. Мощность электромагнитных колебаний детектируется чувствительным элементом и через разъем передается в измерительный блок. Измерительная информация отображается на экране блока измерительного или персонально вычислительной машины. Далее выполняют смещение отражателя и повторяют измерения. Полученные результаты обрабатывают и рассчитывают значение Г.
Э
Для достижения поставленного технического результата разработана конструкция, обеспечивающая стабилизацию значения модуля коэффициента отражения вне зависимости от положения отражающего элемента в канале волновода для рабочих частот датчика мощности, что обеспечивает заявленные характеристики изобретения и тем самым уменьшить погрешность измерений Г, что увеличивает точность передачи единицы мощности электромагнитных колебаний.
Э
Датчик мощности волноводный рассогласованный повышает точность измерений Г в 2,5 раза относительно ранее достигнутых результатов, что составляет не более 0,004. Полученные результаты подтверждаются экспериментальным опробованием на изготовленном макете [2].
Источники информации
[1] - ГОСТ 8.392-80 Ваттметры СВЧ малой мощности и их первичные измерительные преобразователи диапазона частот 0,03-78,33 ГГц. Методы и средства поверки.
[2] - «Средства и методы контроля модуля эффективного коэффициента отражения выхода многозондовых ваттметров проходного типа» // Метрология в XXI веке Материалы VII научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и специалистов. Менделеево, стр. 190-194 А.И. Матвеев.