ШПРИЦ ВЕТЕРИНАРНЫЙ МНОГОРАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Полезная модель относится к ветеринарной инструментарии, а именно к шприцам многоразового пользования, изготовляемым из алюминиевых сплавов.
В медицине наиболее прост по конструкции шприцы типа Луера, изготовленные полностью из термически и химически стойкого стекла; они хорошо переносят дезинфекцию кипячением в разобранном в виде. Недостаток данного шприца - его хрупкость, особенно наконечника, в связи с чем последний делают большего диаметра и используется со специальными иглами или переходной канюлей.
Шприц «Рекорд», заканчивающийся с одной стороны металлическим наконечником и концентрично или эксцентрично расположенным конусом для насаживания игл, а с другой - металлической головкой, предохраняющей стеклянной калиброванный цилиндр от разрушения при введении поршня. На головку надевается крышка, удерживающая шток поршня.
Расширяется выпуск предварительно простерилизованных медицинских шприцов одноразового применения из полимерных материалов емкостью от 1 до 50 мл, упакованных в герметичные пластмассовые пакеты / с.377-378. Краткая медицинская энциклопедия. В 3-х т. Гл. ред. Петровский Б.В. т.3. М., «Советская энциклопедия», 1990/.
Конструктивно шприц ветеринарный инъекционный разборный состоит из следующих деталей: наконечника с конусом «Рекорд» или «Луер»; гайки наконечника; уплотнительного кольца; манжеты; гайки - бегунка; штока с градуировкой; поршня; крышки; кольца поршневого; цилиндра градуированного (стеклянного) и головки штока.
Известно, что арматура к шприцам медицинским и ветеринарным, кроме уплотнительного кольца для поршня, изготовляются из латуни Л63 и ЛС59-1 по ГОСТ 15527-70 с последующим гальваническим покрытием. Недостаток этих шприцев - высокая себестоимость из-за дороговизны латуни, имеющей устойчивую тенденцию к заметному повышению цены.
Из алюминиевых сплавов с гальваническим и оксидным покрытием изготовляют медицинские инструменты, например ушные воронки /с.16. Сабитов В.Х. Медицинские инструменты, М. «Медицина». 1985/. Для изготовления игольной
головки к ветеринарному шприцу используют алюминиевый сплав В95Т1 без гальванического покрытия и АМЦ с последующей обработкой /Рекламный листок «Изделия для ветеринарии. Иглы для взятия крови, для инъекций и другие изделия» ЧП Бодуновой Л.В. г.Миасс. Проспект Октября, 28-29/.
Фирма «Mifam Poland» использует алюминиевый сплав при производстве медицинских одноразовых инъекционных игл.
Алюминиевые сплавы обладают малой плотностью в сочетании с достаточно высокими механическими свойствами и удовлетворительной устойчивостью к окислению; обладают большей прочностью, чем чистый алюминий, легко поддаются вытяжке, по коррозийной стойкости близки к чистому алюминиевому. Сплавы легко обрабатываются резанием. По способу обработки различают деформируемые и литейные алюминиевые сплавы. Из сплавов низкой прочности, к которым относят Al-Мn, большинство магналиев, Al-Мg-Si, изготовляют фольгу для консервных банок, пробок, молочных фляг и т.д. Магналии применяют во многих отраслях народного хозяйства, в том числе для изготовления деталей холодильных установок, декоративных бытовых предметов /Химическая энциклопедия. В 5 т. М. Большая российская энциклопедия. 1988-1999 и Химический энциклопедический словарь. Гл. ред. И.л.Кнунянц. М.: Сов. Энциклопедия, 1983/.
Предложено арматуру шприцев ветеринарных вместимостью 2-5-10-20 мл изготовлять из алюминиевых сплавов, например АМц (по ИСО 209-1), АМг6, АК6, В951.Д16 ГОСТ 4784-97; 2007Т3 и 3.1645 DIN EN 754-1,2,3 и другие марки по ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки» с возможной последующей антикоррозийной защитой, используя различные, в том числе и химические способы защиты, такие как пассивация, анодирование, оксидирование, гальваническое покрытие и др.
В ГОСТ 4784-97 приведены марки и химический состав алюминиевых сплавов с учетом требований международного стандарта ИСО 209-1-89 «Деформируемые алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и виды изделий. Часть 1. Химический состав». В указанном стандарте сплав марки АМr2, предназначенном для изготовления ленты, применяемой в качестве тары-упаковки в пищевой промышленности, массовая доля магния должна быть от 1,8 до 3,2%. В алюминиевых сплавах, полуфабрикаты из которых применяют при изготовлении изделий пищевого назначения, массовая доля свинца должна быть не более 0,15%, массовая доля мышьяка - не более 0,015%.
В результате экспериментальных исследований и апробацию на практике установлено, что алюминиевые деформируемые сплавы могут быть использованы в
качестве изготовления арматуры шприцев ветеринарных; химический состав их систем приведен в нижеприведенной табл.1 в процентах по массе.
Таблица 1.
Алюминиевые сплавы систем элементов
Массовая доля элементов, %
Алюминий
Медь
Марганец
Магний
Кремний
Цинк
Алюминий-медь-магний
91,2-93,9
1,8-6,8
-
0,02-2,3
-
-
Алюминий-медь-марганец
91,6-93,1
1,8-6,8
0,2-1,0
-
-
-
Алюминий-марганец
95,5-98,2
-
1,0-1,5
-
-
-
Алюминий-магний
91,1-99,0
-
-
0,4-6,8
-
Алюминий-магний-кремний
95,2-98,4
-
-
0,35-1,2
0,2-1,3
Алюминий-цинк-магний
87,4-93,7
-
-
1,0-2,8
-
3,4-5,0
Себестоимость получается низкой за счет заметного снижения цены на исходное сырье при неизменном технологическом процессе изготовления, отработанного под массовый выпуск.
На снижение себестоимости производства шприцев влияет незначительная цена алюминиевого сплава по сравнению с ценой латуни.
При изготовлении всей арматуры ветеринарного шприца (наконечник, гайка наконечника, шток, поршень, гайка - бегунок, головка штока, крышка) возможно комбинирование в одном шприце различных алюминиевых сплавов, в том числе сочетание с латунными, нержавеющими и полимерными комплектующими.
Шприцы ветеринарные, изготовленные из алюминиевых сплавов, соответствуют требованиям технических условий и методическим указаниям, разработанным для ветеринарной отрасли, включая стерилизацию кипячением в дистиллированной воде, обработку в различных дезинфицирующих средствах и т.д.
Техническая характеристика шприцов, изготовленных из алюминиевых сплавов, должна соответствовать требованиям стандарта «Шприцы ветеринарные инъекционные. ТУ 9439-061-07610776-01».
Поставленная цель достигается тем, согласно полезной модели, что арматура шприца выполнена из алюминиевых деформируемых сплавов по ГОСТ 4784-97, причем каждая их система элементов в массовой доле имеет соотношение, %: алюминий - медь и магний - 91,2-93,9-1,8-6,8 и 0,02-2,3 соответственно или алюминий - медь и марганец - 91,6-93,1-1,8-6,8 и 0,2-1,0 соответственно или алюминий и марганец - 95,5-98,2 и 1,0-1,5 соответственно или алюминий и магний - 91,1-99,0 и 0,4-6,8 соответственно или алюминий-магний и кремний - 95,2-98,4-0,35-1,2 и 0,2-1,3 соответственно или алюминий - цинк и магний - 87,4-93,7-1,0-2,8 и 3,4-5,0.
В табл.2 приведена сравнительная характеристика шприцев ветеринарных, арматура которых изготовлена из латуни и сплавов алюминиевых.
Таблица 2.
Параметры
Шприц ветеринарный с латунной арматурой, мл
Шприц ветеринарный с алюминиевой арматурой, мл
2
5
10
20
2
5
10
20
Полный ресурс (число рабочего цикла)
100
100
100
100
100
100
100
100
Усилие перемещения поршня внутри цилиндра, Н
12
15
20
26
12
15
20
26
Герметичность соединения поршня с цилиндром, %
0
0
0
0
0
0
0
0
Стоимость, руб
30
35
39
47
25
30
34
42
2
Санитарано - гигиенические требования к арматуре шприцев в медицине и ветеринарии особенно высоки. При оценке возможности применения алюминиевых сплавов необходимо учитывать их устойчивость к воздействию различных видов стерилизации: обработке водным паром при избыточном давлении 1,2 кгс/см(автоклавирование); прогреву до 120-130° в течение до 30 мин и т.д. и требованиям стандартов в ветеринарии, а также требованиям изложенных в «Сборнике руководящих методических материалов по токсико - гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения». М3 СССР, 1987.
Заявленное техническое решение может быть использовано в производстве шприцов ветеринарных многоразового действия на заводах, производящих данную продукцию.