ГЕНЕРАТОР ХЛОРА ДВУХДИАПАЗОННЫЙ

Полезная модель генератора хлора двухдиапазонного относится к измерительной технике в области газового анализа. Генератор может быть использован для генерирования смеси хлора с газом-разбавителем при градуировке газоанализаторов, контролирующих состав окружающего воздуха на наличие примесей хлора как в санитарной зоне, так и в рабочей зоне предприятий.
Известен генератор хлора «ГРАНТ-ГХ» [л.1]. Генератор содержит дозатор (электрохимический генератор хлора), микронасос окружающего воздуха, задатчик уставки дозатора, набираемой тумблерами на передней панели генератора, тумблер включения сети питания и индикатор контроля напряжения, подаваемого на вход дозатора хлора.
По тарировочной таблице напряжение может быть оттарированно в виде концентраций получаемой поверочной ПГС с хлором на выходе генератора. Относительная погрешность приготовления ПГС 8-9%.
3
3
3
Недостаток - возможность получения газовой смеси только в одном диапазоне - для контроля в промышленной зоне предприятий 1,0-25 мг/м. Более низкие значения содержаний хлора (ниже 1,0 до 0,1 мг/м) и более высокие (от 25 до 50 мг/м) достигнуть затруднительно.
3
3
Известен генератор хлора «ГХ-120» [л.2]. Генератор содержит дозатор хлора, использующий электролитическую ячейку, выделяющую при прохождении тока через ячейку газообразный хлор в воздушный поток, величина воздушного потока, создаваемого микрокомпрессором, контролируется при помощи встроенного ротаметра. Генератор хлора «ГХ-120» обеспечивает содержание хлора в газовой смеси от 0,5 мг/м до 22 мг/м. Относительная погрешность содержания хлора в газовой смеси достигает ± 10%.
Недостатки «ГХ-120».
3
Имеет достаточно высокую погрешность ±10% содержания хлора и ограниченный диапазон содержания хлора в газовой смеси только до 22 мг/м.
3
Известен генератор газов ГДП-102 [л.3] для приготовления поверочных газовых смесей. Генератор работает совместно с источниками микропотока газообразного хлора. Генератор - двухдиапазонный 0,033-3 мг/м и 0,7-50 мг/м.
Основной недостаток: большая относительная погрешность при измерениях, особенно на первом диапазоне, которая составляет ±12%, на втором диапазоне ±9%, что не точно и не всегда удовлетворяет при градуировке газоанализаторов.
3
С целью уменьшения относительной погрешности до 7% в первом диапазоне, и до 5% во втором диапазоне, для обеспечения большего процента содержания хлора предложен новый генератор газообразной смеси хлора и воздуха, либо хлора и азота с содержанием хлора от 0,03 до 50 мг/м.
Предлагаемый генератор отличается тем, что использован управляющий генератор хлора, содержащий электролитическую ячейку (дозатор), а также стабилизированный источник тока, галетный переключатель, набор точных электрических сопротивлений, генератор газа - разбавителя, состоящего из насоса, фильтра, тройника, пневматического коммутатора, управляющего клапана, переключателя галетного, обеспечивающего прокачку газа-разбавителя в объемах: 0,65-1,0 л/мин; 0,18-0,35 л/мин; переключатель двухгалетный использован в качестве задатчика стабильных величин тока дозатора, поступающими на электролитическую ячейку (дозатор). В качестве газа-разбавителя используют окружающий воздух, но возможно использование и азота. Точность генератора порядка 5-6%.
На рис. 1 представлен генератор двухдиапазонный, содержащий:
1 - дозатор хлора;
2 - устройство индикации концентрации смеси хлора;
3 - управляющий генератор тока газа-разбавителя;
4 - управляющий генератор тока дозатора хлора;
5 - переключатель двухгалетный;
6 - микронасос;
7 - фильтр;
8 - тройник;
9 - пневматический коммутатор;
10 - клапан управляющий;
11 - стабилизированный источник тока;
12 - набор точных сопротивлений;
13 - газоподводящие и газоотводящие.
Работа генератора хлора двухдиапазонного:
Смесь хлора с газом-разбавителем формируется в следствии взаимодействия двух каналов управления: электрохимическим дозатором хлора 1 через управляющий генератор тока 4 и управляющим генератором газа-разбавителя 3. Генератор тока 4 формирует определенные значения тока, поступающего на дозатор 1 посредством использования стабилизированного источника тока 11, первой галеты 5-1 переключателя 5, набора точных электрических сопротивлений 12. В соответствии с положением переключателя 5 значение тока дозатора 1 имеет определенную величину, которой соответствует определенная величина выделяемого количества хлора. Второй канал формирует величину объема газа-разбавителя.
Микронасос 6 нагнетает в каналы 13 газ-разбавитель, который проходит очистной фильтр 7, тройник 8 в пневматический коммутатор 9. При чем, в зависимости от положения галеты переключателя 5-2, расход газа-
разбавителя определяется каналом подачи либо непосредственно напрямую через пневматический коммутатор, либо через управляющий клапан 10 плюс пневматический коммутатор 9 со значительно большим расходом поступает в электрохимический дозатор 1, где смешивается с выработанным газом-хлором, образуя определенные концентрации смеси хлора и газа-разбавителя.
С контактов галет 1 и 2 переключателя 5 электрические сигналы поступают на устройство индикации 2, которое фиксирует соответствующие значения концентраций газовой смеси согласно положению переключателя 5.
Устройство обеспечивает более точные значения концентраций газовой смеси хлора с газом-разбавителем посредством представленной конструкции для тарировки газоанализаторов в пределах 5-6% относительной погрешности.
Литература
1. Генератор хлора ГРАНТ-ГХ каталог ОАО "Союзцветметавтоматика" г. Москва, 2003 г, стр. 1-17.
2. Генератор хлора «ГХ-120» каталог «Информаналитика» г. Санкт-Петербург, 2003 г, стр. 32.
3. Генератор «ГДП-102» каталог «Аналитприбор» г. Смоленск, 2004 г., стр. 89.