Датчик виброскорости

Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована в подшинниковой промышленности для контроля качества готовых подшипников и fx деталей (колец и тел качения) путем анализа измеряемых амплитудно-частотных характеристик.
Известен датчик виброскорости , содержаш,ий корпус, магнит, сердечник, катушку, подвешенную на двух шюскопараллельных пружинах в магнитном зазоре, измерительный , жестко связанный с катушкой (чертеж прилагается).
Недостатком датчика является то, что применяемый в нем магнит выполнен из сплава, обеспечивающего высокие и стабильные значения магнитной индукции и коэрцитивной силы при намагничивании датчика в сборе и последующей их стабилизации. Изготовление данных датчиков требует специального нестандартного оборудования. Кроме того, даже при неполной разборке датчика, например, размыкание магнитной цепи, его чувствительность снижается.
Технической задачей является, на решение которой направлена полезная модель, является создание датчиков виброскорости с такими магнитами, которые допускают многократную их переборку, также исключается необходимость применения специального нестандартного оборудования при изготовлении датчиков виброскорости.
Технртческий результат достигается тем, датчик виброскорости, состоящий из корпуса, одновременно являющегося магнитопроводом, магнита, центрирующей разделительной немагнитной втулки сердечника, катушки, подвешенной на двух плоскопараллельных пружинах в магнитном зазоре иj
измерительного щупа, жестко связанного с катушкой, согласно полезной модели, магнит выполнен из порошкового материала, полученного спеканием, с большой величиной магнитной энергии на единицу объема, например, SmCo или NdFeB.
Полезная модель поясняется чертежом ,где на фиг. 1 изображен заявляемый датчрш виброскорости.
В корпусе 12 соосно расположены немагнитная втулка 13 и магнит 1. Магнитная цепь замыкается через крышкумагнрггопровод 2 и сердечник 11. Катушка 10 жестко связана со щупом 8 и имеет возможность совершать осевые колебания в магнитном зазоре за счет упругого подвеса на двух плоскопараллельных пружинах 7, установленных в свою очередь, в стойке 6. От механических повреждений щуп 8 и подвес заш,ишены ограничителем 9. Сигнал с катушки поступает по гибким токоподводам 3 и коаксиальному кабелю 5 на измерительный прибор ( на чертеже не показан).
Датчик работает следующим образом В результате соприкосновения щупа датчика 8 с наружным не вращающимся кольцом подшипника при вращении внутреннего кольца вибрация кольца передается  9. В результате колебаний катушки 10 в магнитном поле наводится е.д.с., пропорциональная скорости этих колебаний. Сигнал с катушки 10 по токоподводам 3 и коаксиальному проводу 5 поступает на анализатор спектра. Анализ амплитудно-частотной характеристики колебаний позволяет судить о качестве подшипников.