УСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНАЯ "ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ"

Полезная модель относится к лабораторным установкам для обучения курса "Безопасность жизнедеятельности" в высших учебных заведениях, а также может быть использована в техникумах и кабинетах охраны труда промышленных предприятий для изучения качественных и количественных характеристик оценки различных типов ламп, а также возможность оценки влияния цветовой отделки интерьера помещений на освещенность и коэффициент использования осветительных приборов.
Известна лабораторная установка для изучения эффективности и качества освещения (методические указания к лабораторной работе по БЖД, Камышинский технологический институт, 2000 год), относящийся к учебным приборам по курсу «Безопасность жизнедеятельности», включающая лабораторный штатив, светильник с лампами дневного света, лампу накаливания, селеновый фотоэлемент, передвижную площадку-имитатор рабочего места, ЛАТР, магнитоэлектрический переносной люксметр.
Существенным недостатком известной лабораторной установки является узость сферы применения данной установки, ее недостаточные функциональные возможности и малая наглядность.
Задачей создания полезной модели является увеличение функциональных возможностей и повышение наглядности для обеспечения качества учебного процесса.
Технический результат заключается в расширении диапазона решаемых задач, что дает возможность проведения на данной конструкции лабораторных работ по курсу "Безопасность жизнедеятельности" и обеспечении наглядности измерения освещения при помощи моделирования производственного помещения.
Поставленная задача достигается тем, что в установке, включающей площадку-имитатор рабочего места, источники света и люксметр, согласно полезной модели, площадка-имитатор выполнена в виде корпуса, включающего металлический каркас с проемами, в которые установлены съемные двухсторонние боковые и задняя стенки, крышка и основание, передняя стенка корпуса выполнена из прозрачного материала и вмонтирована в каркас, источники света расположены в верхней части корпуса, а на основании размещен вентилятор. В нижней части каркаса установлен люксметр, на передней панели каркаса органы управления и контроля установки, лампу индикации сети, переключатель для включения вентилятора, переключатели для включения ламп и регулятор оборотов вентилятора. На задней панели каркаса расположен автомат защиты сети и сдвоенная розетка с выходным напряжением 220 В для подключения измерительных приборов. Каркас выполнен из алюминиевого профиля, в верхней части которого расположены патроны для двух ламп накаливания, трех люминистентных ламп КЛ9 и. СКЛЭН11 и одной галагеновой лампы. При этом одна из сторон съемных двухсторонних стенок окрашена в светлый тон, а другая сторона - в темный.
Такая принципиальная схема не только обеспечивает многофункциональность предлагаемой полезной модели, но и дает возможность изучить параметры освещения реального производственного помещения. Установка обеспечивает возможность проведения следующих экспериментов: создания. освещения с помощью ламп различного типа (ламп накаливания, галогеновых и люминистентных); наблюдение страбоскопического эффекта при вращении лопастей вентилятора; измерения освещенности в помещении модели производственного помещения при различной окраске съемных стен.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором изображен внешний вид лабораторной установки, вид спереди.
Лабораторная установка выполнена в настольном исполнении и представляет собой корпус, выполненный в виде металлического каркаса 1 из алюминиевого профиля с проемами, в которые установлены съемные двухсторонние
боковые 2 и задняя стенка 3, крышка 4 и основание 5. Передняя стенка 6 корпуса выполнена из прозрачного материала и вмонтирована в каркас 1. Источники 7 света расположены в верхней части корпуса, а на основании 5 внутри корпуса для наблюдения стробоскопического эффекта и охлаждения ламп в процессе работы размещен вентилятор 8. В передней нижней части каркаса 1 выполнено окно 9 для установлен люксметр 10. Верхняя часть каркаса 1 закрыта панелями. На передней панели 11 расположены элементы 12 управления и контроля установки с лампой индикации сети, переключателем для включения вентилятора 8, переключателем для включения источников 7 света и регулятором оборотов вентилятора 8. На задней панели (на рисунке не показано) каркаса 1 расположен автомат защиты сети и сдвоенная розетка с выходным напряжением 220 В для подключения измерительных приборов. В верхней части каркаса 1 внутри корпуса расположены патроны 13 для двух ламп накаливания 14, трех люминистентных ламп 15 - КЛ9 и СКЛЭН11 и одной галогеновой лампы 16. Преимущественно одна из сторон съемных двухсторонних стенок 2, 3, 4 и 5 окрашена в светлый тон, а другая сторона - в темный.
Установка лабораторная «Эффективность и качество освещения» работает следующим образом.
Установка эксплуатируется в помещении при температуре от +10°С до +35°С, относительной влажности воздуха до 80% при 25°С.
Включение электропитания установки производится автоматом защиты, расположенным на задней панели каркаса 1, включение вентилятора 8 и регулировка частоты его вращения - соответствующими переключателями на передней панели 11 каркаса 1. Электропитание ламп накаливания 14 и люминесцентных ламп 15 осуществляют от разных фаз. Схема позволяет включать отдельно каждую лампу с помощью соответствующих переключателей. С помощью сдвига фаз достигается уменьшение коэффициента пульсации освещенности.
Для проведения лабораторной работы необходимо подключить установку к сети. По методике проведения лабораторной работы необходимо установить съемные стенки 2, 3, 4 и 5 темной или светлой стороной вовнутрь, для измерения освещенности и коэффициента пульсации ламп, затем устанавливают в окно 9 люксметр 10 и подключают прибор к розетке на задней панели. Далее действия выполняются согласно методике проведения лабораторной работы «Эффективность и качество освещения» по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Для наблюдения стробоскопического эффекта производят действия с помощью переключателя на панели 11 и регулятора оборотов вентилятора 8 по методике проведения лабораторной работы.
Установка лабораторная «Эффективность и качество освещения» в настоящее время находится на стадии серийного производства.