УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧКИ МЕДИЦИНСКОЙ ШИНЫ

Полезная модель относится к области медицинского оборудования, а именно, к устройствам для накачки пневматических медицинских шин для оперативной иммобилизации верхних и нижних конечностей при переломах и ушибах для транспортировки пострадавшего на догоспитальном этапе. Срок транспортной иммобилизации с использованием пневматической шины в среднем составляет от 0,5 до 4 часов.
Известна пневматическая медицинская шина, снабженная устройством для накачки. (см. информацию о пневматических шинах фирмы ООО "Медплант", www.dobrota.8a.ru).
Известна также медицинская пневматическая шина с аналогичным устройством для накачки, которое представляет собой пневматическую магистраль с клапаном и насосом (см. информацию ЗАО Медико-инженерный центр "Аквита", acvita@elnet.msk.ru)
Недостатком известных устройств для накачки пневматических медицинских шин является отсутствие контроля давления в шине.
Целью настоящей полезной модели является обеспечение постоянного контроля давления в шине, т.е. получение технического результата. Для этого в пневматическую магистраль вмонтирован манометр.
Таким образом устройство для накачки пневматической шины содержит следующие существенные признаки:
пневматическую магистраль с запирающим клапаном, насосом и встроенным манометром, которые находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.
На Фиг.1 схематически изображено устройство для накачки пневматической медицинской шины.
Устройство для накачки пневматической медицинской шины состоит из пневматической магистрали 1, которая представляет собой соединенные трубками 2 шину 3 с патрубком 4, запирающим клапаном 5 и насосом 6. В пневматическую магистраль 1 встроен манометр 7.
Шины многоразового использования произведены из высокопрочных полимерных пленок, разрешенных для применения в медицинских изделиях и имеющих гигиенические стандарты.
Каждая шина 3 представляет собой раздуваемую через патрубок 4 застегивающуюся на молнию манжету.
Создаваемое в шинах за счет нагнетания воздуха избыточное положительное давление создает необходимую жесткость конструкции и обеспечивает надежную иммобилизацию поврежденной конечности на долгое время, также препятствует кровотечению и развитию травматического отека и оказывает противошоковое действие за счет увеличения венозного возврата циркулирующей крови.
Устройство для накачки медицинской шины работает следующим образом. На травмированную конечность одевается шина 3 и через патрубок 4 в нее подается воздух в небольшом объеме для придания конечности удобного положения, застегивают молнии и застежки. При этом клапан 5 заперт. После придания конечности удобного положения производят дальнейшую накачку шины 3 насосом 6 под контролем манометра 7. Рабочее давление внутри шины не более 0,09 кгс/см при температуре окружающего воздуха от 0 до +35°С.
После окончания накачки медицинской шины 3 запирающий клапан 5 закрывается.
Шину можно снять следующим образом. Открывается запирающий клапан 5 и выпускается небольшой объем воздуха. Расстегиваются застежки и молнии, открывают запирающий клапан 5, стравливают воздух и снимают медицинскую шину 3.