АНОСКОП

Область техники
Настоящая полезная модель относится к области медицинской техники, в частности к одноразовым устройствам для аноскопии и проктоскопии, и может быть использована для диагностического обследования и проведения лечебных манипуляций в проктологии.
Предшествующий уровень техники
Из уровня техники известен операционный аноскоп, содержащий корпус, световод и тубус, в дистальном отделе которого выполнен вырез, а внутри него установлен обтуратор, состоящий из оливы, закрепленной на стержне с ручкой, отличающийся тем, что передний край тубуса выполнен с прямым срезом, вырез в дистальном отделе тубуса имеет П-образную форму, а проксимальный отдел тубуса выполнен в виде конуса, у наружного края которого установлен выходной конец световода, закрепленного вдоль корпуса (RU 55265 U1).
Кроме того, известен ректоскоп, содержащий тубус с размещенным в нем световодом и наконечником. Дистальный конец наконечника выполнен закругленным, с центральным отверстием для размещения оливы. Диаметр отверстия больше диаметра оливы на 0,2 мм, что установлено практическим путем. Это предотвращает закусывание стенок кишечника при выведении оливы из анального отверстия. При этом не происходит заедания оливы в наконечнике и тубусе при ее извлечении во время проведения операций (RU 2108740 C1).
Из уровня техники известно также одноразовое устройство для аноскопии и проктоскопии, принятое в качестве ближайшего аналога устройства, содержащее корпус с ручкой с возможностью подключения световода и тубусом, в дистальном отделе которого выполнен срез, а внутри его установлен обтуратор, при этом проксимальный отдел тубуса выполнен в виде конуса, у наружного края которого установлено посадочное место для установки световода, закрепленного вдоль ручки корпуса. Обтуратор имеет продольный паз для прохождения света от световода в зону осмотра (IT 1234169).
Недостатком такого устройства аналога является сложная и ненадежная конструкция аноскопа; низкий уровень качества манипуляций вследствие небольшой степени свободы манипуляций инструментов, недостаточное качество осмотра, вследствие пониженного обзора прямого видения зоны осмотра, необходимость в позиционировании обтуратора по продольному пазу вследствие выступания торцевой частью световода за пределы внутренней стенки цилиндрической части тубуса.
По меньшей мере, на решение этих и других недостатков известных устройств аноскопии направлена настоящая полезная модель.
Краткое изложение сущности полезной модели
Задача настоящей полезной модели заключается в предоставлении одноразового устройства для аноскопии и проктоскопии, позволяющего удобно и качественно произвести обследование пациента и необходимые процедурные манипуляции.
Техническим результатом, достигаемым заявляемой полезной моделью является упрощение конструкции и облегчение эксплуатации устройства при выполнении манипуляций, расширение функциональных возможностей, повышение надежности устройства аноскопа.
Указанный технический результат достигается за счет того, что аноскоп содержит корпус, состоящий из ручки с закрепленным внутри нее световодом и тубуса, в дистальном отделе которого выполнен срез, и внутри которого установлен обтуратор, при этом проксимальный отдел тубуса выполнен в виде усеченного конуса, расширяющегося к проксимальному концу тубуса, к которому подведен выходной торец световода, при этом между выходным торцом световода и стенкой обтуратора обеспечен зазор.
Согласно предпочтительному варианту воплощения, аноскоп содержит обтуратор выполненный в форме полого тела вращения с глухим дистальным закругленным концом и открытым проксимальным концом.
Согласно другому предпочтительному варианту воплощения, ручка аноскопа снабжена, по меньшей мере, одним из углублений, площадкок и рифлений для фиксации устройства в руке.
Согласно другому предпочтительному варианту воплощения, проксимальный отдел тубуса выполнен с таким диаметром наружного отверстия, который обеспечивает упомянутый зазор между световодом и стенкой обтуратора, достаточный для исключения непосредственного контакта обтуратора и световода.
Согласно другому предпочтительному варианту воплощения, аноскоп выполнен с диаметром наружного отверстия проксимального отдела тубуса, позволяющим увеличить угол наклона инструмента и степень свободы манипуляций одновременно нескольких инструментов.
Согласно другому предпочтительному варианту воплощения, дистальный отдел тубуса выполнен с прямым срезом
Согласно другому предпочтительному варианту воплощения, дистальный отдел тубуса выполнен с прямым срезом и П-образным вырезом.
Согласно другому предпочтительному варианту воплощения, дистальный отдел тубуса выполнен с косым срезом.
Согласно другому предпочтительному варианту воплощения, дистальный отдел тубуса выполнен удлиненным, предпочтительно, до 90 мм.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем полезная модель поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
Фиг.1 изображает вид сбоку в разрезе и сзади аноскопа с прямым срезом
Фиг.2 изображает вид сбоку в разрезе и сзади аноскопа с П-образным вырезом
Фиг.3 изображает вид сбоку в разрезе и сзади аноскопа с косым срезом
Описание предпочтительных вариантов воплощения
Согласно предпочтительному варианту воплощения, аноскоп содержит корпус 1, состоящий из ручки 2 с закрепленным внутри нее световодом 3 и тубуса 4, внутри которого установлен обтуратор 5. Проксимальный отдел тубуса выполнен в виде усеченного конуса, расширяющегося к проксимальному концу тубуса, к которому подведен выходной торец световода 3. Обтуратор 5 аноскопа выполнен в форме полого тела вращения с глухим дистальным закругленным концом. Обтуратор 5 аноскопа может быть выполнен цилиндрической или конусообразной формы. Ручка 2 снабжена посадочным местом 6 для установки световода 3. Проксимальный конец аноскопа открыт и снабжен конусным расширением, обеспечивая возможность проведения расширенного набора медицинских манипуляций. Ручка 2 аноскопа выполнена полой и одной деталью с тубусом, формируя с ним корпус 1. Ручка 2 имеет углубления 7 для фиксации устройства в руке. Аноскоп может быть выполнен из полимерного, в частности, прозрачного материала.
Согласно предпочтительным вариантам воплощения, дистальный отдел тубуса может быть выполнен с прямым срезом (рис.1), с прямым срезом и П-образным вырезом, который выполняет роль дополнительного смотрового окна (рис.2), с косым срезом (рис.3).
Заявленное устройство иллюстрируется графическими материалами рис.1, 2 и 3.
В предпочтительном варианте воплощения обтуратор выполнен без продольного углубления под световод, благодаря чему не требуется подбор положения его при установке в корпус, а значит сокращается время проведения процедуры, что делает ее менее болезненной и дискомфортной. Ручка снабжена углублениями под пальцы, которые позволяют надежнее фиксировать ручку в руке и подобраны с учетом максимального комфорта при работе. Световод установлен смещенно относительно стенки обтуратора за счет изменения конструкции конусной части корпуса аноскопа (проксимального отдела тубуса), что позволяет увеличить угол обзора прямого видения и исключить возможный контакт световода с обтуратором.
Выполнение аноскопа с прямым срезом, с прямым срезом и П-образным вырезом, выполняющим роль смотрового окна, с косым срезом, позволяет использовать указанное устройство в некоторых специальных видах медицинских осмотров и лечебных процедурах.
Выполнение аноскопа с увеличенным диаметром наружного отверстия проксимального отдела обеспечивает высокую степень свободы манипуляций одновременно нескольких инструментов в течение всего процесса проведения осмотра или лечебных процедур.
Выполнение аноскопа с удлинением рабочей зоны инструмента до 90 мм делает возможным выполнение обследований и определенных видов терапии в нижнеампулярном отделе прямой кишки, обеспечивая при этом их высокое качество.
Выполнение аноскопа с зазором между выходным торцом световода и стенкой обтуратора исключает непосредственный контакт обтуратора и световода, что позволяет обеспечить чистоту торцевой поверхности световода, благодаря чему достигается постоянное беспрепятственное освещение тканей пациента.
Данная конструкция аноскопа совместима со всеми российскими и импортными эндоскопическими осветительными системами.
В связи с использованием в конструкции заявленного устройства качественных и относительно недорогих полимерных материалов, а также доступных технологий промышленного изготовления комплектующих деталей аноскопа, устройство имеет низкую стоимость.