РАСХОДОМЕР С НУЛЕВЫМ ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к классу приборостроения и может использоваться при измерении расходов жидкости и газа для коммерческих расчетов.
Известно устройство измерения расхода с нулевым перепадом давления (рекламный материал Durchfluβ - Meβtechnik, техническое описание Prazisions-durchfluβmeβgreat PLU 103А, изготовленного фирмой Pierburg Luftfahrtgerate Union GmbH), принятое за прототип, которое содержит расходомер, вращаемый электрическим приводом, связанным через управляющий контроллер с датчиком перепада давления на расходомере, а также тахометр и индикатор оборотов.
Недостатком известного устройства является необходимость затраты внешней энергии (электрической) для работы привода расходомера.
Техническим результатом является автономность работы расходомера путем использования для вращения привода расходомера внутренней энергии измеряемого потока.
Технический результат достигается тем, что расходомер с нулевым перепадом давления содержит корпус с каналом, в котором размещены на общем валу последовательно по потоку ротор привода и ротор винтового объемного расходомера большего литража, чем у привода, или большего условного диаметра, при этом канал с ротором привода снабжен байпасом с регулятором проходного сечения, до и после ротора расходомера выполнены отводы, соединенные соответственно с камерами мембранного привода регулятора проходного сечения байпаса, на общем валу размещен тахометр, связанный с индикатором оборотов, отображающих величину измеренного расхода.
На фигуре представлен расходомер с нулевым перепадом давления.
Расходомер содержит корпус 1 с каналом круглого сечения 2, в котором размещены на общем валу 3 последовательно по потоку ротор 4 привода и ротор 5 большего литража с большим диаметром винтового объемного расходомера, при этом канал с ротором 4 привода снабжен байпасом 6 с регулятором 7 его проходного сечения, до и после ротора расходомера выполнены отводы 8, соединенные соответственно с камерами мембранного привода 9 регулятора 7 проходного сечения байпаса 6, на общем валу 3 размещен тахометр 10, связанный с индикатором оборотов 11, отображающих величину измеренного расхода.
Расходомер с нулевым перепадом давления работает следующим образом. Измеряемый поток с расходом Q протекает по каналу 2 и его байпас 6 к каналу большего условного диаметра, в котором расположен ротор 5 винтового расходомера с большей производительностью (литражем). Под действием напора измерительного потока на рабочие органы (роторы) объемного привода 4 и объемного расходомера 5, жестко связанных общим валом 3, роторы вращаются со скоростью, зависящей от соотношения долей потоков в канале 2 и в его байпасе 6. Соотношение этих долей изменяется мембранным приводом 9 регулятора 7 проходного сечения байпаса 6. Чем больше проходное сечение, тем меньше скорость вращения роторов 4 и 5 и наоборот. Регулятор 7 проходного сечения управляется мембранным приводом 9 сигналами давлений, возникающих на отводах 8 на входе и выходе ротора 5 расходомера. Отводы 8 установлены на внешней стороне корпуса 1 и зафиксированы на нем посредством, например стяжных скрепов. При отклонении разности сигналов давлений (перепада ΔР) от нуля вырабатывается положительный или отрицательный сигнал и регулятором 7 проходного сечения байпаса 6 соответственно притормаживается или ускоряется вращение роторов 4 и 5. Таким образом, поддерживается на роторе расходомера 5 перепад давления ΔР=0. При ΔР=0 скорость вращения ротора 5 соответствует объемному расходу Q, который фиксируется установленным на валу 3 тахометром 10 на индикаторе 11.
Таким образом, обеспечивается нулевой перепад давления на расходомере 5 без использования внешней энергии.