ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СТЕНД ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Полезная модель относится к области водоснабжения и канализации и предназначена для исследования и стендовых испытаний санитарно-технической арматуры и устройств для систем внутреннего водоснабжения и канализации зданий.
Известна лабораторная установка по исследованию смывных сачков (1), состоящая из подающего трубопровода, смывных бачков различных типов, дросселирующего устройства, водоприемных устройств и водоотводящего трубопровода.
Недостатком указанного технического решения является невозможность определения расходных характеристик наполнительной и водоразборной арматуры. Кроме того, в данной установке не предусмотрена возможность измерения давления до и после исследуемой арматуры.
Известна поверочная установка для калибровки и поверки водосчетчиков, содержащая станину, циркуляционные насосы, распределительный коллектор с запорной арматурой и присоединительными штуцерами, подающий трубопровод, отводящий трубопровод, гаситель пульсаций, водосборный бак, запорную арматуру, систему компьютерного управления (2).
Недостаток указанной поверочной установки заключается в том, что на ней нет возможности исследования расходных характеристик водоразборной арматуры и наполнительной арматуры для смывных бачков, а также не предусмотрено измерение давлений в сети стенда.
Прототипом заявляемого технического решения является лабораторный стенд, содержащий трубу ввода, запорные вентили, трубу разводки, манометры, ротаметры, водосчетчики, водоразборный кран, умывальник с гидравлическим затвором, поплавковый клапан, смывной бачок с гидравлическим затвором, отводящий трубопровод (3).
Недостатком прототипа является невозможность присоединения смесительной водоразборной арматуры, а также одновременного измерения расходов холодной и горячей воды с одновременным контролем независимыми друг от друга измерительными разнотипными приборами.
Техническим результатом полезной модели является создание стенда, позволяющего проводить исследования и стендовые испытания санитарно-технической арматуры и устройств для систем внутреннего водопровода и канализации зданий.
Технический результат достигается тем, что лабораторно-исследовательский стенд для санитарно-технического оборудования, состоящий из ввода, запорных вентилей, трубы разводки, манометров, параллельно соединенных между собой ротаметров разных диаметров, умывальника с гидравлическим затвором, отводящего трубопровода, имеет на трубах разводки для холодной и горячей воды после ввода последовательно установленные запорный вентиль, манометр, параллельно соединенные между собой ротаметры разных диаметров, запорные вентили, расходомер, манометр, штуцеры, к которыми с помощью подводящих труб присоединены настенный смеситель вентильного типа с установленным у каждой вентильной головки шкалой угла поворота рукояти, при этом корпус вентильной головки снабжен меткой и/или стрелкой, а также настольный смеситель с одной рукоятью, корпус и основание рукояти которого снабжены шкалами углов поворота рукояти, метками и/или стрелками, поплавковый клапан смывного бачка присоединен подводящей трубой с установленным на ней запорным вентилем к штуцеру, установленному на трубопроводе для холодной воды после расходомера на расстоянии не менее трех диаметров от последнего, а на противоположном от ввода конце трубопровода холодной воды установлен распределительный коллектор с запорными вентилями и штуцерами.
Технический результат достигается также тем, что раковина, умывальник и смывной бачок закреплены на станине стенда.
Технический результат достигается также тем, что настенный смеситель вентильного типа закреплен на станине стенда над раковиной, причем отверстие излива смесителя и выпускное отверстие мойки расположены на одной вертикальной оси.
Технический результат достигается также тем, что настольный смеситель с одной рукоятью закреплен на умывальнике, причем отверстие излива смесителя и выпускное отверстие умывальника расположены на одной вертикальной оси.
Технический результат достигается также тем, что смывной бачок закреплен на станине стенда, а его выпускной патрубок присоединен к водоотводящему трубопроводу через гидравлический затвор.
. На фиг.1 представлена общая схема лабораторно-исследовательского стенда. На фиг.2 представлен вид шкалы угла поворота рукояти вентильной головки, на фиг.3 - вид шкалы поворота рукояти настольного смесителя с одной рукоятью.
Лабораторно-исследовательский стенд состоит из ввода 1 и ввода 2, к которым соответственно подключены трубопроводы холодной 3 и горячей 4 воды. На вводах 1 и 2 установлены запорные вентили 5. На трубопроводах 3 и 4 после запорных вентилей 5 установлены манометры 6 и соединенные параллельно между собой ротаметры меньшего диаметра 7 и большего диаметра 8. После каждого ротаметра 7 и 8 на расстоянии не менее трех его диаметров от него установлены запорные вентили 9. После запорных вентилей 9 ротаметры 7 и 8 присоединены к их общей трубе 10, соответственно, для холодной и горячей воды. К трубе 10 присоединены расходомеры, соответственно, холодной 11 и горячей 12 воды. На трубопроводе холодной воды 3 после расходомера 11 на расстоянии от него не менее трех его диаметров установлен штуцер 13, к которому трубой 14 присоединен поплавковый клапан 15 смывного бачка 16. На трубопроводах 3 и 4 после расходомеров 11 и 12 установлены штуцеры 13, к которым трубой 17 присоединены настенный смеситель вентильного типа 18 и настольный смеситель с одной рукоятью 19. У каждой вентильной головки 22 смесителя 18 установлена шкала 21 угла поворота рукояти вентильной головки, а на рукояти сделана метка и/или установлена стрелка. На корпусе настольного смесителя 19 с одной рукоятью и на основании его рукояти установлены шкалы 22 и 23 углов поворота рукояти, соответственно, в вертикальной и горизонтальной плоскостях. На противоположном от ввода 1 конце трубопровода 3 установлен распределительный коллектор 24, снабженный запорными вентилями 25 и штуцерами 13. К штуцерам 13 могут быть присоединены исследуемые элементы водоснабжения: модель охлаждаемого водой технологического оборудования, модель водонапорной башни, туалетный кран и пр. Настенный смеситель вентильного типа 18 закреплен на станине стенда над раковиной 26. Настольный смеситель 19 с одной рукоятью закреплен на умывальнике 27. При этом отверстия изливов смесителей 18 и 19 и выпускные отверстия, соответственно, раковины 26 и умывальника 27 расположены на одной вертикальной оси. Раковина 26, умывальник 27 и смывной бачок 16 снабжены гидравлическими затворами 28 и присоединены к отводящей трубе 29.
Лабораторно-исследовательский стенд работает следующим образом. При закрытых запорных вентилях 5 лабораторно-исследовательский стенд подключен к системам внутреннего холодного и горячего водоснабжения через вводы 1 и 2. После открытия запорных вентилей 5 вода из систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения поступает в трубопроводы 3 для холодной и 4 для горячей воды. После заполнения системы лабораторно-исследовательского стенда водой манометры 6, установленные на трубопроводах 3 и 4, показывают фактическое давление. При необходимости исследования расходных характеристик настенного смесителя 18 вентильного типа открывают запорные вентили 9 у ротаметров 7 меньшего диаметра. Поворачивая рукояти 20 вентильных головок смесителя 18, по шкале 21 определяют угол поворота рукояти, соответствующий определенному открытию проходного отверстия вентильной головки. При этом по ротаметрам 7 определяют расходы холодной и горячей воды при давлениях, определяемых по манометрам 6. Для повышения достоверности измерение расходов воды производят одновременно с помощью расходомеров 11 и 12 и ротаметров 7. Изменяя угол поворота рукояти 20 вентильных головок настенного смесителя вентильного типа 18, определяют изменение расходов холодной и/или горячей воды. Если разрешающая способность ротаметров 7 исчерпана, т.е. расход воды превосходит максимального определяемые значения, то запорные вентили 9 у ротаметров 7 меньшего диаметра закрывают, а открывают запорные вентили у ротаметров 8 большего диаметра. Измерение расходов воды выполняют по изложенной выше методике.
Для исследования настольного смесителя с одной рукоятью 19 используют те же измерительные приборы, что и для исследования настенного смесителя вентильного типа 18. Перемещение рукояти в вертикальной плоскости приводит к изменению величины проходных отверстий, что позволяет изменять величину расхода воды. При этом степень открытия проходных отверстий фиксируют по шкале 22 угла вертикального перемещения рукояти. Поворот рукояти влево или вправо позволяет изменять расходы холодной или горячей воды для получения воды с желаемой температурой. Величину угла поворота рукояти определяют по шкале 23. Вода, истекающая из излива смесителей 18 и 19, поступает, соответственно, в мойку 26 и умывальник 27, откуда через гидравлические затворы 28 по водоотводящему трубопроводу 29 удаляется в канализационную сеть здания. Аналогично измеряют расходы воды через поплавковый клапан 15 смывного бачка. При необходимости исследования или выполнения стендовых испытаний другого оборудования, возможно его присоединение к распределительному коллектору 24, пользуясь запорными вентилями 25 и штуцерами 13.
Источники информации:
1. Сергеев Ю.С., Булахова Л.В. Методические указания по проведению лабораторных работ по курсу «Санитарно-техническое оборудование зданий». - Киев, КИСИ, 1982. - . С.17.
2. Теплоэнергетическое оборудование для жилищно-коммунального хозяйства. Каталог./ Группа предприятий «Мытищинская теплосеть». - с.47.
3. Свинцов А.П. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Водоснабжение и водоотведение». - М.: Изд-во РУДН. 1993. - С.16.