МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОСИНЫ ЛИСТА
METHOD FOR DETERMINING OUT-OF-SQUARENESS OF A SHEET

Изобретение относится к области технических измерений в области полиграфии, а именно основных параметров листа бумаги, измерению дефектов, что может быть использовано для оценки косины листа бумаги.
Под косиной листа принято понимать геометрическое отклонение формы листа от прямоугольной (ГОСТ 19088-89 «Бумага и картон. Термины и определения дефектов»). Существует метод (Пат. № 783559 Способ определения косины листов бумаги и картона, опубл. 30.11.1980 г.). Описанный метод заключается в измерении длин диагоналей листа и определении косины путем расчета по приведенным формулам. Этот же метод приведен в ГОСТ 21102-80 «Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа». Далее в обновленной версии ГОСТ 21102-97 расчетная формула абсолютной косины листа была сокращена до разности диагоналей. Измерения в соответствии с нормативным документом проводят с помощью металлической линейки или металлической рулетки.
В ГОСТ 21102-97 «Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа» представлен метод, который является наиболее близким к предлагаемому решению. Сущность метода определения косины листа заключается в складывании листа так, чтобы 2 вершины, относящиеся к одной стороне листа, совпали, а в случае несовпадения двух других углов делается вывод о возможной косине листа. Расстояния, необходимые для расчета абсолютной и относительной косины листа, измеряются с помощью металлической линейки или металлической рулетки
Согласно п.10.2.2 ГОСТ 21102-97, значения, определяемые с помощью металлической линейки или металлической рулетки представляют целыми числами, однако ниже в пункте 10.2.5 приводятся погрешности определения в зависимости от длины диагоналей изучаемого листа от 1,2 мм до 1.6 мм, что не соответствует целым числам, а значит, что при измерении линейкой такая точность не может быть достигнута. При нахождении абсолютной косины листа как разности длин его диагоналей в соответствии с п. 10.2.2 можно получить только целое значение, а это значит, что расчет не будет соотноситься с приведенными погрешностями.
Недостатком данного способа является то, что этот метод имеет низкую точность определения. Расстояния, определяемые с помощью металлической линейки или металлической рулетки, могут иметь высокую погрешность. Помимо этого, высокое влияние человеческого фактора при проведении определения косины листа.
Задачей заявляемого технического решения является метод определения косины листа, с целью повышения точности определения значений для обеспечения качественной печати.
Данный технический результат достигается тем, что предложенный метод определения косины листа осуществляется путем контроля всех вершин и учета их отклонения от прямоугольности с помощью оптических измерительных приборов.
Преимуществом данного метода является:
- точное определение значений угла листа;
- возможность определения косины листа до десятых значений миллиметра, что соответствует требованиям п. 10.2.5 вышеописанного стандарта.
Метод определения косины листа заключается в следующем: с помощью оптических измерительных приборов (например, универсального измерительного микроскопа) определяют величину каждого угла листа, выбирают угол, который имеет наибольшее отклонение от прямоугольности, а затем проводят расчет косины листа по его основным геометрическим размерам. Для определения косины листа, равной катету АС, опускают из вершины угла В имеющего наибольшее отклонение от прямоугольности перпендикуляр (Фиг.) и находят косину листа как катет прямоугольного треугольника.
абс
Абсолютная косина листа бумаги K вычисляют по формуле:
абс
K=ВС × tg β,
где ВС - размер, соответствующий формату листа.
В таблице представлены результаты сравнения методов определения косины листа бумаги по ГОСТ 21102-97 и предложенного, экспериментальные данные показывают, что предложенный метод обеспечивает наибольшую точность определения косины листа бумаги, т.к. с его помощью можно обеспечить определение значений косины листа до 0,001 мм.
Таблица
№
Метод в соответствии с ГОСТ 21102-97 по формуле с-d, где с,d - диагонали листа
Предложенный метод по формулеВС × tg β
1
363-361= 2 мм
200× tg 0,784 =2,737 мм
2
364-361= 3 мм
200× tg 1,043 =3,641 мм
3
361-361= 0 мм
200× tg 0,021 =0,073 мм
Предложенный метод определения косины листа по сравнению с известными позволяет добиться наибольшей точности определения значения косины листа и как следствие повысить качество отпечатанных образцов.