НАСАДКА ДЛЯ ШРИЦА

Полезная модель относится к медицинскому инструменту и может быть использована в оториноларингологии, а именно: для промывания уха, удаления инородного тела из наружного слухового прохода, серной пробки из уха, а также для эффективного удаления патологического отделяемого в воспаленном наружном слуховом проходе.
Близкими по технической сущности являются аналоги: шприц Жанэ и насадка для шприца, патент SU №1831333, предназначенные для промывания уха.
Основными недостатками шприца Жанэ являются большие габариты и малая эффективность воздействия на серную пробку из-за относительно большого диаметра выходного отверстия и малого удельного давления, создаваемой шприцом струи промывочной жидкости.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому техническому решению является насадка для шприца, патент SU №1831333, выбранная в качестве прототипа, выполненная в виде полой трубки с канюлей, оснащенная фиксатором в виде изогнутой вильчатой пластины, выполнена с изогнутым участком, расположенным в средней части трубки, причем трубка имеет на своем рабочем конце желобообразный участок.
Первым недостатком прототипа является изогнутая форма трубки и ее длина, которые являются причиной повышенного сопротивления течения промывочной жидкости. Сопротивление снижает удельное давление, которое создает напор жидкости на серную пробку, снижая эффективность применения насадки.
Вторым недостатком прототипа является наличие желобообразного участка на рабочем конце трубки, который является травмоопасным элементом. Наличие желобообразного выступа создает вероятность повреждения эпидермиса наружного слухового прохода. Такая вероятность приводит к тому, что процедура промывки уха становится более трудоемкой.
Технической задачей полезной модели является увеличение удельного давления, которое создает напор жидкости на серную пробку.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в уменьшении сопротивления течения жидкости.
Решение технической задачи в насадке для шприца, выполненной в виде трубки с канюлей, достигается тем, что насадка имеет утолщение на участке от канюли до рабочего конца трубки, трубка имеет на своем рабочем конце утолщение, трубка не имеет изгибов и имеет длину до 80 мм, а значение диаметра водного канала трубки варьируется от 2 до 6 мм.
На фиг. 1 изображена насадка для шприца.
На фиг. 2 изображена сечение насадки для шприца.
На фиг. 3 изображена насадка для шприца, установленная на шприц.
Насадка 1 для шприца 2 выполнена в виде трубки 3 с канюлей 4, насадка 1 имеет утолщение 5 на участке от канюли 4 до рабочего конца 6 трубки 3, трубка 3 имеет на своем рабочем конце 6 утолщение 7.
Рассмотрим пример конкретной реализации насадки для шприца. Насадка 1 изготавливается методом литья под давлением на термопластавтомате из пищевого полипропилена. Насадка 1 является одноразовой и поставляется в полиэтиленовой упаковке.
Рассмотрим насадку для шприца в работе. Перед использованием насадка 1 извлекается из полиэтиленовой упаковки и устанавливается на шприц 2. При установке насадка 1 берется пальцами за утолщение 5 на участке от канюли 4 до рабочего конца 6 трубки 3 и надевается на присоединительный конус 8 шприца 2. В шприц 2 набирается промывочная жидкость путем всасывания ее через насадку 1 из емкости. Насадка 1 вставляется в ушной проход пациента и осуществляется выдавливание жидкости из шприца 2, в результате чего жидкость с напором выходит через насадку 1 и вымывает серную пробку. Возвратная жидкость вытекает при этом вокруг насадки 1. В случае работы с шприцом Жанэ обратное вытекание жидкости затруднено из-за большого диаметра выходного патрубка шприца Жанэ. После использования насадка 1 утилизируется. Одноразовостью достигается гарантия стерильности насадки 1.
Технический результат полезной модели достигается благодаря тому, что:
- трубка насадки не имеет изгибов,
- трубка насадки имеет длину до 80 мм, что обеспечивает низкое сопротивление потоку промывочной жидкости,
- значение диаметра водного канала трубки варьируется от 2 до 6 мм.
Дополнительным преимуществом предлагаемого технического решения по сравнению с аналогами является безопасность использования насадки для шприца, которая достигается благодаря тому, что:
- трубка имеет на своем рабочем конце утолщение, что предотвращает повреждение поверхности наружного слухового прохода при использовании насадки,
- насадка имеет утолщение на участке от канюли до рабочего конца трубки, что обеспечивает удобное манипулирование насадкой при установке и в процессе работы, что повышает удобство работы.
Опытные испытания подтвердили удобство использования и повышение эффективности лечебного процесса при использовании насадки для шприца. Испытания проводились при лечении воспаления в наружном слуховом проходе, при наружном отите и гнойном среднем отите. Устройство показало себя в качестве удобного и эффективного средства для удаления серной пробки и инородных тел.