ШПРИЦ ВЕТЕРИНАРНЫЙ МНОГОРАЗОВОГО ДЕЙСТВИЯ

Полезная модель относится к ветеринарной технике, в частности к ветеринарным шприцам многоразового пользования.
В медицине наиболее прост по конструкции шприцы типа Луера, изготовленные полностью из термически и химически стойкого стекла; они хорошо переносят дезинфекцию кипячением в разобранном в виде. Недостаток данного шприца - его хрупкость, особенно наконечника, в связи с чем последний делают большего диаметра и используется со специальными иглами или переходной канюлей.
Шприц «Рекорд», заканчивающийся с одной стороны металлическим наконечником и концентрично или эксцентрично расположенным конусом для насаживания игл, а с другой - металлической головкой, предохраняющей стеклянной калиброванный цилиндр от разрушения при введении поршня. На головку надевается крышка, удерживающая шток поршня.
Конструктивно шприц ветеринарный инъекционный разборный состоит из следующих деталей: наконечника с конусом «Рекорд» или «Луер»; гайки наконечника; уплотнительного кольца; манжеты; гайки - бегунка; поршня; крышки; кольца поршневого; цилиндра градуированного из бесцветного стекла и головки штока.
Шприц ветеринарный неразборной конструкции отличается от разборного паяным наконечником и включает следующие детали: наконечника с конусом «Рекорд» или «Луер»; гайки - бегунка; штока с градировкой; поршня; крышки; кольца поршневого; цилиндра с градуировкой (стеклянного); головки штока.
Наиболее распространенные номенклатуры ветеринарных шприцев вместимостью 2-5-10 - 20 мл.(ГОСТ18137 - 77).
Расширяется выпуск предварительно простерилизованных медицинских шприцов одноразового применения из полимерных материалов. Емкостью от 1 до 50 мл, упакованных в герметичные пластмассовые пакеты /с.377-378. Краткая
медицинская энциклопедия. В 3-х т. Гл. ред. Петровский Б.В. т.3. М., «Советская энциклопедия», 1990/.
Полимеры - высокомолекулярные соединения, характеризуются молекулярной массой от нескольких тысяч до многих миллионов /с.111. Химический энциклопедический словарь. М. «Сов энциклопедия», 1983/
В медицинской промышленности применяется большое количество полимерных материалов. В табл.2 приведен «Ассортимент и области применения полимерных материалов медико - технического назначения» /см. 926 с в т.2 «Энциклопедии полимеров». В 3-х т. М., «Советская энциклопедия». 1972-1977/.
Таблица 2
Наименование материалов
Область применения
Полиэтилен высокой плотности
Детали медицинских приборов и инструментов, предметы ухода за больными; лабораторное оборудование, футляры - стерилизаторы...
Полиэтилен низкой плотности
Мягкие емкости различного назначения, соединительные трубки, протезно-ортопедические изделия,...
Полиамиды
Детали медицинских приборов и инструментов, воронки, трубки, оправы очков, канюли переходные.
Поликарбонат
Протезно-ортопедические изделия.
Фторопласт - 4
Медицинские инструменты и их детали, зонды, катетеры,...
Пластикат
Эластические медицинские инструменты - катетеры, трубки, системы для взятия и переливания крови, клеенка.
Полистирол
Шприцы разового использования, чашки Петри, футляры...
Полипропилен нестабилизированный
Детали медицинских приборов и аппаратов
Как видно из табл.2, что шприцы одноразового применения изготовляют из полистирола, что является наиболее близким аналогом.
Близкий аналог полностью изготовлен из полистирола, за исключением иглы инъекционной, и не может быть использован для многократного использования в ветеринарии, ибо вся арматура выполнена из полимерного материала - полистирола.
В заявленном техническом решении основная часть арматура также изготовлена из иных полимерных материалов, причем наконечник - из металла.
Цель технического результата - увеличение ресурса использования шприца ветеринарного многоразового действия, снижение трудозатрат при изготовлении основных его деталей за счет использования некоторых марок высокомолекулярного соединения (полимерного материала), не снижая при этом его надежности в работе. Предложенные полимеры обладает достаточной прочностью, механической и химической стойкостью.
Себестоимость изготовления арматуры заявленного шприца низкая из-за отсутствия ее механической обработки (за исключением наконечника), незначительной стоимости исходного материала и упрощенной технологии.
Заявленное техническое решение по изготовлению шприца соответствует техническим условиям, а именно стерилизацию кипячением (температурный режим 100°С) в дистиллированной воде и обработку в спиртовых и других дезинфицирующих средствах.
Конструкция заявленного шприца отвечают требованиям стандартов, в том числе ТУ 9439-046-07610776-01 «Иглы трубчатые специального назначения, ветеринарные», а также требованиям изложенных в «Сборнике руководящих методических материалов по токсико-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения». МЗ СССР, 1987
Поставленная цель достигается тем, согласно формуле полезной модели, наконечник выполнен из металла, а остальная арматура - из полиэтилена или полипропилена или поликарбоната или поливинилхлорида или полиамида или кремнийорганических полимеров.
При изготовлении арматуры шприца ветеринарного - наконечника, поршня, кольца поршневого, головки штока, стержня штока, крышки, гайки - бегунка возможно комбинирование в одном шприце различных полимерных материалов в сочетании с латунными, нержавеющими и алюминиевыми сплавами.
В табл.1 приведена сравнительная характеристика шприцев медно-цинкового сплава по ГОСТ 15527-70 и заявленной конструкции.
Таблица 1
Параметры
Шприц ветеринарный из латуни с объемом, мл
Шприц ветеринарный из полимера с объемом, мл
2
5
10
20
2
5
10
20
Полный ресурс (число рабочего цикла)
100
100
100
100
100
100
100
100
Усилие перемещения поршня в цилиндре, Н
12
15
20
26
12
15
20
26
Герметичность соединения поршня с цилиндром, %
0
0
0
0
0
0
0
0
Стоимость, руб
30
35
39
47
20
25
29
37
Рассмотрим кратко полимеры, рекомендованные в качестве арматуры шприцев ветеринарных.
Полиэтилен низкой плотности (давления) по ГОСТ 16338-85. Мономер и полимер нетоксичен; обладает сравнительно низкой масло- и жиростойкостью.
Полиэтилен высокой плотности (давления) по ГОСТ 16337-77, У него отсутствует токсических свойств. Зольность полимера не должна превышать 0,025% 9в расчете на массу полимера).
Полипропилен. Полипропилен и сополимеры пропилена ГОСТ 26996-86. Мономер нетоксичен. Многие марки стабилизированного придают контактирующим с ним средам специфический привкус и запах, что ограничивает применение полимера.
Поливинилхлорид (ПВХ) по ГОСТ 14332-69; ГОСТ 14039-68. Мономер токсичен. Непластифицированный и нестабилизированный полимер нетоксичен. Показана возможность использования поливинилхлорида, стабилизированного ди- и триоктилпроизводными олова, в изделиях службы крови при условии их кратковременного контакта с кровью и при строгой регламентации количества стабилизаторов /с.364-370; с.924- 933. Энциклопедии полимеров в 3-х т. т.2. М., «Советская энциклопедия». 1974/.
Полиамид по П-610 ГОСТ 10589-87; П-12Л ТУ 6-05-1309-72; П-12Э ТУ 6-05-081-147-72; П-12Б ТУ 60-5-081-145-72; ТУ 6-05-211-898-73. Полиамид-12 разрешен для применения в медицине (протезирование суставов, изготовление изделий, контактирующих с кровью и др.).
Поликарбонат ДАК-12-ЗВМ ОСТ 6-05-5018-73; ДАК 8 ОСТ 6-05-5018-73; Дифлон ТУ 6-05-1668-80; Дифлон МФ-42 ТУ 6-05-211-985-75; Дифлон 6-05-852-72; ПК-1 ТУ 6-05-1668-80; ПК-2 ТУ 6-051668-80; ПК-3 ТУ 6-051668-80; ПК-5 ТУ 6-05-1668-80; ПК-6 ТУ 6-05-1668-80; ПК-НКС ТУ 6-05-211-1080-80.
Кремнийорганические полимеры. Эти полимеры, несмотря на высокую токсичность исходных продуктов для их синтеза, химически стабильны и биосовместимы с тканями организма, что обусловило их широкое применение в медицине для целей эндопротезирования, изготовления деталей систем переливания крови и др.
Свойства, марки, область применения и санитарно - гигиенические характеристики полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида и полиамида и вопросы их прессования подробно описаны в «Энциклопедии полимеров в 3-х т. М., «Советская энциклопедия». 1972-1977; Химической энциклопедии. В 5 т. М. «Большая российская энциклопедия». 1988-1999 и Справочнике по пластическим массам. Изд.2-е. В 2-х т. Под ред. Катаева В.М. и др. М., «Химия». 1975.
Заявленное техническое решение может быть использовано в производстве шприцов ветеринарных многоразового действия на заводах, производящих данную продукцию.