СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ РОТОГЛОТКИ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам для фототерапии.
В настоящее время для облучения полости рта и ротоглотки используются как лазерные, так и светодиодные облучатели [1, 3, 4, 5]. При этом наиболее оптимальным является использование светодиодных источников, т.к. применение лазерного излучения требует дополнительных оптических устройств для расфокусировки лазерного луча. Кроме того, лазерные источники света дороги и не имеют столь различных длин волн испускания света как светодиоды.
Наиболее популярными светодиодными аппаратами являются - АСП-4-1 и АСП-4-2 излучающие красный и синий свет соответственно [3], а также светодиодные соски, излучающие эти длины волн света, предназначенные для педиатрической практики [4, 5]. Однако аппараты АСП-4-1 и АСП-4-2 неудобны для облучения тканей ротоглотки, т.к. пациент во время процедуры должен находится с широко открытым ртом и высунутым языком; эти аппараты наиболее пригодны для воздействия на кожные покровы пациента.
Наиболее близким аналогом предлагаемого устройства является светодиодное облучающее устройство [5], включающее в себя соску пустышку с герметично вмонтированным в ее корпус светоизлучающим диодом, автономным источником питания с микроконтроллером и герметичным контактом. Это светодиодное устройство предназначено для облучения ротоглотки синим светом у новорожденных и детей раннего возраста (до 4 лет).
Особенность прибора состоит в том, что использован сосательный рефлекс ребенка, за счет чего соска удерживается во рту. Это делает процедуру не только эффективной за счет равномерного облучения стенок
ротоглотки, но и комфортной для маленького пациента. Это достоинство прибора является одновременно и его недостатком, т.к. применение ограничено возрастом пациента. Причем это ограничение не столько психологическое, сколько вызвано анатомическим отличием полости рта у взрослых. Другим недостатком прибора является излучение света только одной длины волны, в то время как разная патология требует применения разных длин волн светового воздействия [4].
Техническим результатом, достигаемым при использовании предложенной полезной модели является создание более совершенного светодиодного устройства для облучения ротоглотки и взрослых и детей старшего возраста оптическим излучением различных диапазонов.
Технический результат достигается за счет использования в качестве источника монохроматического света свехяркого светодиода фирмы «Sharp» (Япония), излучающего свет синего, красного и зеленого диапазонов оптического излучения, а в качестве светопровода усеченную призму -шпатель из органического стекла (плексигласа).
При этом использование в качестве источника монохроматического света свехяркого светодиода, излучающего свет синего, красного и зеленого диапазонов оптического излучения, позволяет получить эффекты, характерные для данного диапазона [3, 4].
Плексиглас по сравнению со стеклом является ударопрочным материалом с высокой степенью светопроводимости - до 85% [2]. Форма светопровода - в виде усеченной призмы позволяет минимизировать потери светового потока за счет полного внутреннего отражения.
Предлагаемое устройство состоит из (Фиг 1: А - вид спереди в разобранном состоянии; Б - вид сбоку в разобранном состоянии и В - устройство в собранном состоянии): корпуса 1, изготовленного из пластмассы, в который вмонтирован светодиод 2, излучающий видимый свет с длинами волн 466/519/639 нм; заменяемого источника электропитания 3; чипа электронного блока управления 4 и кнопки 5 включения устройства и
программы лечебной процедуры. Программа включает в себя длину волны излучения, время экспозиции, импульсное или непрерывное воздействие, чередование длин волн.
Корпус 1 имеет съемную крышку 6 с отверстием 7 для кнопки включения 5 прибора.
Корпус 1 с помощью пластин 9 соединяется со светопроводящим шпателем 8, изготовленным из плексигласа в виде усеченной призмы; пластины 9 фиксируются в отверстиях 10 светопроводящего шпателя 8, при этом светодиод 2 входит в гнездо 11. Светопроводящий шпатель 8 является съемным элементом светодиодного устройства, что позволяет после проведения процедуры провести его стерилизацию.
Устройство работает следующим образом:
Светопроводящий шпатель 8 соединяют с корпусом 1, кнопкой 5, включают устройство и устанавливают программу лечения, после чего Светопроводящий шпатель 8 вводится в полость рта и прижимается зубами пациента. Светопроводящий шпатель прижимает книзу язык пациента; при этом создаются оптимальные условия для проведения света к тканям ротоглотки. По истечении времени процедуры раздается звуковой сигнал и устройство выключается. Светодиодное устройство вынимают изо рта. Светопроводящую часть устройства отделяют от корпуса и отдают на стерилизацию.
Предлагаемое светодиодное устройство для облучения ротоглотки -имеет следующие преимущества:
1. возможность проведения лечения светом различной длин волн, как непрерывным излучением, так и импульсным, в зависимости от включения программы, заложенной в чипе блока электронного управления;
2. Светопроводящий шпатель обеспечивает оптимальное проведение оптического излучения к тканям ротоглотки;
3. наличие сменной светопроводящей части, позволяет проводить ее стерилизацию;
4. имеется возможность замены источника электропитания, что делает эксплуатацию прибора более долговечной;
ЛИТЕРАТУРА:
1. Богомолов В.М., Пономарев Г.Н. // Общая физиотерапия. М. Мед. 2003
2. Будимов М.М., Перов В.Б. // Органическое стекло. Химия. М. 1981
3. Буйлин В.А., Ларюшин А.И., Никитин М.В. // Свето-лазерная терапия. Тверь Триада 2004
4. Карандашов В.И., Петухов Е.Б., Зродников B.C. // Фототерапия. М. Мед. 2001
5. Светодиодное облучающее устройство. Пол. Модель. Свидетельство №28035