УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА НА СТВОЛЕ ДЕРЕВА
DEVICE FOR SECURING OF METER AT TREE TRUNK

Устройство для крепления измерительного прибора на стволе дерева относится к области гамма-спектрометрических измерений для проведения радиоэкологических исследований древесных растений и радиационного контроля древесины на корню с помощью гамма-детектора с коллиматором.
Известны устройства для крепления, удержания и позиционирования измерительных приборов (пат. 73148, 19368, 129219), содержащие основание, стойку и узел крепления прибора. Однако данные устройства предназначены для применения в лабораторных условиях, требуют ровной твердой поверхности, ориентированы на конкретные размеры фиксируемого оборудования или предназначены для фиксации в почве.
Наиболее близким по технической сущности является штатив приборный для полевых исследований (пат. 129219), содержащий стойку с наконечником и упорами для установки на почву и узел крепления прибора (гамма-детектора), состоящего из зажима и сменных хомутов, позволяющих менять высоту крепления детектора вдоль стойки угол наклона детектора. Конструкция данного штатива позволяет использовать для гамма-спектрометрических измерений содержания радионуклидов в стволе дерева.
Основным недостатком прототипа является сложность обеспечения плотного контакта детектора с поверхностью ствола растущего дерева вследствие сбежистости ствола, расширенной комлевой части и корневой системы, мешающей установке штатива. Также у прототипа имеются ограничения по высоте крепления детектора и жесткости конструкции - по методикам [1, 2] гамма-спектрометрические измерения на стволе дерева проводятся с использованием свинцового коллиматора.
Технический результат: надежная фиксация на заданной высоте измерительного прибора [3] на стволах деревьев различного диаметра, что повышает качество гамма-спектрометрических измерений содержания техногенных и природных радионуклидов в древесине, способствует снижению физической нагрузки на оператора; простота, легкость и компактность конструкции упрощает транспортировку.
Технический результат достигается тем, что предлагаемая конструкция устройства для крепления измерительного прибора на стволе дерева содержит хомут с резиновой прокладкой для фиксации прибора и узел крепления, отличающийся тем, что узел крепления представлен двумя круглозвенными цепями, первое звено которых крепится в болтовых соединениях хомута, а другой конец, регулируемый по длине, замыкается с помощью карабина вокруг ствола дерева на первое звено.
Предлагаемое изобретение поясняется схемами (Фиг.1 и Фиг.2) и фотографией (Фиг.3).
Предлагаемая конструкция устройства для крепления содержит хомут 1 с резиновой прокладкой 2, две круглозвенные цепи 3, первое звено 4 которых крепится в болтовом соединении 5 фиксирующего хомута, а другой конец, регулируемый по длине, замыкается с помощью карабина 6 вокруг ствола дерева на первое звено (Фиг.1).
Устройство для крепления применяется следующим образом. На обследуемом дереве (7) в соответствии с методиками [1 и 2] зачищается участок ствола от коры, в хомуте 1 соответствующего диаметра фиксируется детектор 8 с коллиматором 9 и крышкой 10, при этом одновременно в болтовых соединениях 5 хомута фиксируются первые звенья цепей 4, с помощью перестегивания карабинов 6 регулируется длина цепей в соответствии с длиной окружности ствола дерева, хомут с прибором цепями крепится к стволу дерева с помощью карабинов, которые зацепляются за первые фиксированные звенья цепей 4, причем верхняя цепь располагается под углом (Фиг.2 и 3), что неподвижно фиксирует прибор за счет силы тяжести, сбежистости и шероховатости ствола, нижняя цепь обеспечивает плотный контакт прибора с поверхностью ствола.
Замена хомута на необходимый диаметр, а также прочность и устойчивость конструкции позволяет устанавливать детекторы различного диаметра, массы, в т.ч. в свинцовых коллиматорах.
В результате использования данного устройства обеспечивается надежная фиксация на заданной высоте детектора в коллиматоре на стволах деревьев различного диаметра, что повышает качество гамма-спектрометрических измерений содержания техногенных и природных радионуклидов в древесине, способствует снижению физической нагрузки на оператора; простота, легкость и компактность конструкции упрощает транспортировку.
Список литературы
137
1. Методика измерения удельной активности радионуклида Cs в объектах лесного хозяйства приборами СКС-99 «Спутник» и РСУ-01 «Сигнал-М». - ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ». Менделеево. - 2005 г. - 11 с.
137
2. Методика измерения удельной активности радионуклида Cs в объектах биологического происхождения приборами СКС-99 «Спутник» и РСУ-01 «Сигнал-М» ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ». Менделеево. - 2002 г.- 8 с.
3. Установка спектрометрическая СКС-99 «Спутник». Руководство по эксплуатации. ООО «НТЦ Амплитуда». Москва. - 2005 г. - 39 с.