УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦВЕТО-РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

МПК6А61N 5/06, А61Н 39/00
УСТРОЙСТВО для ЦВЕТО-РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в рефлексотерапии, косметологии, физиотерапии при воздействии оптическим излучением с регулируемыми параметрами на рефлексогенные зоны, точки акупунктуры и биологически активные точки.
Светотерапия относится к наиболее распространенному методу физиотерапии и характеризуется широким диапазоном используемых длин волн: от ультрафиолета до ИК- излучения. Установлено, что в видимом диапазоне длин волн существует спектральная чувствительность отклика организма человека. Под влиянием красного света психическая активность человека возрастает, повышается возбудимость нервов, а синий и фиолетовый свет, напротив понижают ее. Оранжевый и зеленый свет не отказывают заметного влияния, а голубой свет способствует успокаиванию (см. В.Н.Пасынков, Физиотерапия, М.: Медицина, 1975, С.88; SU 1761158 А1, А 61 N 5/06, 15.09.92). Используется и термин цветопунктура при воздействии окрашенным светом на точки меридианов на коже (см. Нереш Паньямента, Цветопунктура для детей, изд-во Питер Паблишинг, 1998)..
Известно, что эффективность воздействия, обусловленная цветом светового потока может определяться не только по субъективному ощущению пациента, но и по методике Р.Фолля (см. Ф.Крамер, Практикум по электропунктуре, том 2, М., Техард, 1992; международная заявка РСТ № WO 92/18200, A61N 39/00), в той же мере, как это имеет место в устройстве для рефлексотерапии (патент RU 2071757 С1, ПЕЛИХ, А61Н 39/00, 1997). Для генерации оптического излучения удобно использовать полупроводниковые светодиоды, позволяющие формировать излучение с достаточно высоким к.п.д. и управлять его характеристиками, в том числе и цветностью (патент RU 2074697 €1, ПАСЕЧНИК, А61Н 39/00, А6IN 5/06, 1997).
Наиболее близким аналогом (прототипом) по технической сути и достигаемому результату является устройство для цветорефлексотерапии ( патент RU 2108123 С1, АТАЕВ, А 61 N 5/06, 1998), включающее по меньшей мере один светодиод с управляемой цветностью, подключенный к системе управления, содержащей блок задания параметров с органами управления и таймером, индикатор и цепь биологической обратной связи, подключенную к системе управления.
Однако известный аналог, обеспечивающий безмедикаментозное лечение и улучшение общего состояния организма, основанное на биоритмостимулирующем воздействии спектра различной длины волны на биоэлектрическую активность зрительной и центральной нервной систем (устройство выполнено в виде очков) не обеспечивает автоматического выбора режима цвето- светорефлексотерапии по биологической обратной связи сопряженных точек акупунктуры. Биологическая обратная связь в устройстве осуществляется по ЧСС и дыхательному циклу пациента, что является не вполне чувствительным при ранней диагностике патологии.
Технический результат полезной модели состоит в устранении этого недостатка и расширении функциональных возможностей устройства в части автоматизации процесса диагностики и лечения.
Технический результат обеспечивается тем, что цепь биологической обратной связи включает блок диагностики по методу Р.Фолля; первый выход которого подключен к индикатору. Блок задания параметров включает аналогоцифровой преобразователь, детектор максимального уровня компаратор, микроконтроллер, цифроаналоговый преобразователь и регулятор яркости. При этом второй выход блока диагностики по методу Р.Фолля подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, выход которого через компаратор подключен к микроконтроллеру. К микроконтроллеру подключены таймер, используемая в качестве органа управления кнопка запуска и цифроаналоговый преобразователь, вход которого через детектор максимального уровня подключен к третьему выходу блока диагностики по методу Р.Фолля, один из выходов цифроаналогового преобразователя подключен через регулятор яркости, а другие - непосредственно к светодиоду с управляемой цветностью.
Устройство может характеризоваться тем, что использован многокристальный светодиод с возможностью генерации красного, синего и зеленого цветов, а также тем, что использован однокристальный микроконтроллер.
Работа устройства и полезный результат, создаваемый при его функционировании, основаны на том, что при воздействии на организм человека светового потока с заданной длиной волны (цветом) происходит изменение его жизненно-важных параметров, которые могут быть зафиксированы по методике Р.Фолля по изменению параметров сопряженных точек акупунктуры. Если «стрелка прибора Р.Фолля в отсутствие излучения показывает значение, соответствующее патологии, а при воздействии данного цветового потока она переходит в зону «здоровье, то такая длина волны света (цвет светового потока) считается компенсирующей для данного вида отклонения, т.е. лечебной. Автоматизация устройства посредством микроконтроллера состоит в формировании цветового потока по заданной программе и контроле степени благотворного влияния светового потока посредством измерителя по методике Р.Фолля.
На фигуре представлена блок-схема устройства.
Устройство содержит блок 2 измерения параметров точек акупунктуры методом Р.ФОЛЛЯ, в состав которого входят щуп 4, выполняющий функции активного электрода и пассивный электрод 6, подключенные посредством проводников 7 к блоку 2. Индикация параметров точек осуществляется по индикатору 14. Выходы блока 2 подключены к аналого-цифровому преобразователю (АЦП) 16, предназначенному для преобразования аналогового сигнала с блока 2 в цифровой сигнал, а также к детектору 26 максимального уровня. По шине сигнал с АЦП 16 поступает на первый вход компаратора 20, второй вход которого подключен к резистору 22, устанавливающему уровень срабатывания компаратора 20. Выход компаратора 20 подключен ко входу микроконтроллера (ОМК) 24.
Третий выход блока 2 подключен через детектор 26 максимального сигнала к цифроаналоговому преобразователю (ЦАП) 28, первый, второй, третий и четвертый выходы которого подключены к трехцветному С1ветодиоду 30. При этом первый выход подключен к светодиоду 30 через регулятор 32 яркости, а второй, третий и четвертый выходы соответственно к выводам красного, зеленого и синего цветов. Детектор 26 является средством фиксирующим максимальное значение показателей с блока 2 и необходим для задания граничных значений измеряемых параметров, что предотвращает ложные замеры.
к микроконтроллеру 24 подключены кнопка 34 пуска, а также таймер 36. В программе работы микроконтроллера 24 заложен алгоритм формирования на выходе светодиода 30 последовательности основных семи цветов видимого спектра, например, в порядке уменьшения длины волны (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) или расширенного числа цветов (упомянутые цвета плюс дополнительные) , Длительность посылки заданного цветового потока может регулироваться и составляет в среднем 3-5 сек.
Работу с устройством осуществляют следующим образом.
Предварительно определяются параметры точек по известной методике Р.Фолля. Врач отмечает те точки, которые имеют аномальные значения по сравнению со значениями, соответствующими зоне «здоровья : показания «стрелки индикатора - 40 - 60 ед. Удобно использовать стандартную схему блока 2 с тем, чтобы наблюдать за показаниями «стрелки в привычной фоллевской регистрации. Светодиод при этом присоединяется к сопряженной с указанной аномальной БАТ области тела, подлежащей светорефлексотерапии.
Далее, врач подключает электрод блока 2 измерения параметров точек акупунктуры по методу Р.Фолля, включает кнопку 34 запуска микроконтроллера 24 и наблюдает за показаниями индикатора 14, осуществляя контакт активного электрода - щупа 4 с заданной БАТ, характеризуемой аномальным значением. Поскольку световой поток, излучаемый светодиодом 30, ступенчато изменяет цвет по заданному закону (см. выше), каждому цвету соответствует и определенный отклик организма, регистрируемый по методу Р.Фолля. Этот режим, в дальнейшем, назван тестовым. Его суммарная длительность может регулироваться и для одной точки составляет 21-35 сек (7 цветов по 3 - 5 сек каждый).
В результате тестового режима выявляется такой цвет светового потока, который переводит показания индикатора 14 из зоны патологии в зону «здоровья, иными словами, является лечебным для пациента. Код этого цвета запоминается в памяти микроконтроллера 24. Затем врач снимает щуп 4, повторно включает кнопку 34 и осуществляет лечебный сеанс светорефлексотерапии тем же выбранным цветом. Длительность сеанса для данной точки устанавливается посредством таймера 36.
посредством команды включается следующая программа для микроконтроллера 24 с расширенным числом цветов (упомянутые плюс дополнительные) и вновь проводится тестирование, а также лечение. Если эффект лечения достигнут и показания стрелки индикатора приведены в зону «здоровья, аналогичные операции - тестирование и лечение - проводят для других БАТ.