Прибор для измерения диаметра ствола по дуге окружности ствола

Устройство относится к измерительным приборам, в частности к приборам для измерения диаметра ствола дерева при проведении таксации и ландшафтной таксации леса.
Известны приборы для измерения диаметра ствола дерева по дуге окружности ствола [1, 2, 3] включающие линейку с закрепленными на ней двумя ножками, неподвижной и поворотной.
Недостатком этих приборов для таксации леса является то, что при измерении деревьев, чей диаметр более, чем расстояние между ножками мерной вилки, снижается точность измерений, так как при измерении отклоняется только одна ножка. При измерении диаметров этих стволов у мерной вилки с одной поворотной ножкой наименьшая точность наблюдается при ее отклонении приближающейся к 90°. В том же случае, когда поворотная ножка отклоняется стволом так, что становится на линии переднего края мерной вилки, измерение диаметра ствола становится невозможным.
Известен прибор для дистанционного измерения диаметра ствола растущего дерева [4], содержащий мерную вилку, шест, измерительный трос с закрепленным на нем указателем. Мерная вилка с помощью кронштейна прикреплена к шесту, в нижней части которого закреплена шкала диаметров, обе ножки мерной вилки сделаны поворотными и соединены тросиком, который прикреплен через кольцо к верхнему концу измерительного троса.
Недостатком такого прибора является то, что из-за наличия шеста со шкалой диаметров, им нельзя измерять диаметр нижней части ствола растущего дерева (например, диаметр шейки корня).
В основу полезной модели положена задача разработки прибора, обеспечивающего получение следующего результата - сделать возможным измерение диаметра нижней части стволов растущих деревьев.
Технический результат заключается в возможности измерения нижней части стволов растущих деревьев за счет того, что мерная вилка не закреплена на шесте со шкалой диаметров. Поворот обеих ножек мерной вилки осуществляется натяжением тросика, соединенного с мерной лентой, прикрепленной к рычагу рукоятки, установленной на нижней части мерной вилки. Отсутствие шеста со шкалой диаметров позволяет измерять диаметр нижней части ствола растущего дерева.
Поставленная задача достигается тем, что мерная вилка для измерения диаметра ствола растущего дерева, содержащая шарнирную мерную вилку с обоями поворотными ножками, соединенными тросиком, снабжена рукояткой, закрепленной на мерной вилке, в которой на оси установлен рычаг, соединенный с измерительной лентой, прикрепленной через кольцо к тросику, соединяющим ножки мерной вилки. Отклонение поворотных ножек мерной вилки осуществляется при нажатии рычага на рукоятке. В верхней части рукоятки установлен указатель, с помощью которого на измерительной ленте, например металлической, считывается диаметр ствола дерева
Сравнение заявляемого технического решения (прибора для измерения диаметра ствола дерева по дуге окружности ствола) не только с прототипом, но и с другими техническими решениями [1, 2, 3] в данной и в смежных областях техники позволило выявить техническое решение, содержащее признак, сходный с признаком, отличающим заявляемое техническое решение от прототипа - в предлагаемом приборе отсутствует шест со шкалой диаметров. Поворот ножек мерной вилки происходит при помощи рычага, закрепленного на оси в рукоятке мерной вилки. Диаметр ствола дерева показывается указателем на измерительной ленте.
В основу полезной модели положена задача разработки прибора для измерения диаметров нижней части ствола дерева.
Измерение проводится следующим путем:
- прибор устанавливается так, чтобы ствол дерева касался передней кромки мерной вилки;
- поворачивается рычаг рукоятки до тех пор, пока обе поворотные ножки не будут касаться ствола;
- указатель показывает значение диаметра ствола дерева на измерительной ленте.
Устройство поясняется чертежами (рис. 1 и рис. 2).
Прибор для измерения диаметра ствола дерева по дуге окружности ствола состоит из мерной вилки 1 с закрепленными на нем ножками 2. Обе поворотные ножки мерной вилки 2 соединены между собой тросиком 5. В нижней части мерной вилки установлена рукоятка 4. На рукоятке 4 с помощью оси 8 закреплен рычаг 9. Тросик 5 с помощью кольца 6 соединен с верхним концом измерительной ленты 7. Нижний конец измерительной ленты 7 прикреплен к рычагу 9. В верхней части рукоятки 4 установлен указатель 3 в виде скобы (рис. 1, 2).
Прибор работает следующим образом: для измерения диаметра ствола дерева мерная вилка 1 придвигается к стволу дерева так, чтобы ее передний край касалась ствола дерева в месте измерения. Затем поворачиваем рычаг 9 до тех пор, пока поворотные ножки 2 не станут касаться ствола дерева. В результате этого указатель 3 покажет на измерительной ленте 7 диаметр ствола дерева.
Таким образом, разработана эффективная полезная модель, с помощью которой можно быстро и с высокой точностью измерять диаметр ствола деревьев.
В заявляемом решении прибор для измерения диаметра ствола дерева по дуге окружности ствола позволяет измерять диаметр нижней части ствола растущего дерева, за счет того, что мерная вилка не укреплена на шесте и указатель, показывающий на мерной ленте диаметр ствола, установлен в верхней части рукоятки.
Кроме того, при работе с заявляемым прибором для измерения ствола дерева, используется, в отличие от прототипа, одна рука рабочего, производящего измерение, что позволит повысить производительность работ
за счет того, что рабочий может одновременно с измерением отмечать измеренное дерево и записывать результаты измерения.
Источники информации:
02
1. А. с. СССР №153569, G 01b; 42b, 13: G01 b; 42c, 6, 1963.
2. Теслюк, H.К. Методы измерительной таксации / Н.К.Теслюк. - М.: Лесная промышленность, 1978. - 136 с.
3. Шевелев, С.Л. Таксация леса: учебное пособие / С.Л. Шевелев. - Красноярск: ФГБОУ ВО «СибГАУ», 2016. - 265 с.
4. Патент на полезную модель - 143336 РФ, G01B 3/00. Прибор для дистанционного измерения диаметра ствола растущего дерева / О.С. Артемьев, Е.А. Найденко; ФГБОУ ВПО «СибГТУ». - №2014111485; Заяв. 25.03.2014; Опубл. 10.07.2014, Бюл. №20.