АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ГЛУБОКОГО ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Устройство для физиотерапии относится к области медицинской техники, а именно для физиотерапевтического импульсного воздействия на тело пациента с целью гипертермии, снятия болей и восстановление здоровья у людей оказавшихся как в домашних условиях, но отдаленных районах без медицинских учреждений, так и у спортсменов после усиленных нагрузках, растяжениях, ушибах и простудах. Креатуре - забитости - боли в мышцах, вызванные накоплением в них токсинов - молочной кислоты, которые могут вырабатываться при физической нагрузке. У людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, в полевых условиях, где нет больниц, госпиталей и санчасти.
Известно устройство и способ для лечения злокачественных опухолей методом локальной гипертермии US, 5067952, A61B 17/36, 1991 г. заключающийся в том, что создают ионизацией газов и паров воды ионно-радиационной плазму и воздействуют ею на объект лечения. Способ проводят с помощью устройства, содержащего коронирующий электрод, соединенный с блоком умножения напряжения, задающим пульсацию выходного напряжения короны.
Недостатками данного способа являются его сложность, высокая энергоемкость, не технологичность и значительная продолжительность как в достижении требуемой температуры, так и в продолжительности сеанса лечения.
Известно устройство для электромагнитного воздействия на полостные органы (авторское свидетельство SU 1796195 МПК A61N 1/40 от 23.02.93 г, которое состоит из рамочных излучателей электромагнитного поля, оси которых ортогональные и пересекаются в одной точке. Излучатели работают на разных частотах и создают в теле пациента три ортогональных магнитных потока, возбуждающих контурные токи в стенках полостного органа, как в замкнутом проводнике. Для усиления контурных токов служит реиндуктор из магнитодиэлектрика, помещенный в полость. Для симметрии токов входное отверстие в полость электрически закорачивается металлическим кольцом.
Однако данное устройство не может осуществлять непрерывный контроль температуры прогреваемых тканей, что может привести к их перегреву и некрозу. Кроме этого, применение данного устройства невозможно при лечении патологии любой локализации.
Наиболее близкое аналоговое устройство радиочастотное устройство для гипертермии с модуляцией сигналом обратной связи от мишени РФ №2482891 Классы МПК: A61N 1/40 Авторы: САС Андраш HU, САС Оливер HU, АЙЛУРИ Нора US.
Патентообладатель: ОНКОТЕРМ КФТ. HU
2
Предложенное устройство для гипертермии использует конденсаторную связь между электродами и РЧ-током, который также проходит через целевую ткань пациента, тогда как часть тела пациента между электродами выполняет функцию диэлектрического материала, где целевую ткань нагревают посредством Джоулевой теплоты (Q=IR), образующейся посредством превращения протекающего тока через целевую ткань в тепло, а также посредством разности потенциалов, используемой для проявления эффекта электрического поля. Избирательности образования тепла главным образом внутри целевой ткани или пораженной ткани, но не в здоровой ткани, достигают посредством использования разностей проводимости здоровой ткани по отношению к пораженной или целевой ткани.
Из совпадающих с существенными признаками известно устройство для гипертермии использует конденсаторную связь между электродами который также проходит через целевую ткань пациента, нагревают посредством превращения протекающего тока через целевую ткань в тепло, а также посредством разности потенциалов, используемой для проявления эффекта электрического поля.
Однако данное устройство не может осуществлять глубокое воздействие и контроль температуры прогреваемых тканей, что может привести к их перегреву и некрозу. Чем выше частота устройства, тем боше затухание в тканях при одинаковой мощности с низкочастотными устройствами и воздействие РЧ волн будет происходить вблизи кожного покрова, а глубокой гипертермии в тканях не происходит. СВЧ спекает клетки как микроволновая печь. При уменьшении мощности устройства высокочастотные волны не могут проникать глубоко в мышцы и органы, они поглощаются тканью и влагой в межклеточном пространстве.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение заключается в повышении эффективности лечения за счет низкочастотных наносекундных импульсов, в устройстве физиотерапевтическом импульсном для гипертермии при уменьшении мощности, получения более глубокого воздействия и проникновения электромагнитного излучения на больной участок тела в данной области.
Поставленная задача решается тем, что при использования низкочастотного импульсного генератора с импульсами в наносекунды образуется солитоновая волна способная глубокого проникать через ткани. Данная задача решается устройством физиотерапевтическим импульсным для гипертермии, подключенное к сетевому регулирующему блоку питания с таймером, характеризуется тем, что оно включает корпус, с закрепленным вентилятором для охлаждения низкочастотного импульсного генератора расположенного в корпусе и соединяющийся с индукционной катушкой расположенной поверх конусной катушки с узкой стороны, а к базе транзистора генератора подключенная конусная высоковольтная накопительная катушка узкой стороной, а с широкой стороны к конденсаторной пластине имеющий форму кольца соединяющейся с разрядником, заканчивающийся изолировочным материалом, пропускающим электромагнитное излучение на больной участок тела, емкостно-связанного переноса энергии электрического поля.
Настоящая полезная модель предоставляет устройство и способ для локального глубокого нагрева с целью усиления кровотока и/или перфузии крови в локальной области.
Локальная температура активно изменяет кровоток и перфузию крови. У людей системы органов обладают потенциалом усиления перфузии в 5-10 раз в качестве механизма самозащиты против вредного повышения температуры (Wust Р: TepMoregulation in humans, Experiences from thermotherapy, Workshop "Subtle thermal effects of RF-fields in vitro and in vivo", Stuttgart, 21-23, Nov, 2005). Усиление локального кровотока и перфузии крови за счет локального нагрева представляет собой простой, динамический, избирательный способ, вместо равномерного распределения по всему телу.
Интенсивность обмена веществ также экспоненциально зависит от температуры. Повышение температуры в семь раз удваивает интенсивность обмена веществ. Однако интенсивность обмена веществ также связана с кровотоком. Кровоток увеличивается для того, чтобы отводить избыточное тепло, вырабатываемое за счет повышенного метаболизма. С другой стороны, пониженный кровоток может также вызвать нехватку кислорода, таким образом замедляя метаболизм. Данный эффект действует в качестве механизма положительной обратной связи и значительно изменяет распределение тепла. Поскольку устройство в качестве полезной модели способно усиливать кровоток, доставку кислорода, а также метаболизм увеличиваются.
Способ лечения людей характеризуются воздействия устройства физиотерапевтического импульсного с применением гипертермии и возможным параллельно приемом антибиотиков и других лекарственных препаратах назначенных врачом.
При лечении пациента, можно воздействовать на больной участок тела через нижнее белье или находится в спортивной или иной одежде без металлических предметов: цепочек, брошей и других предметов которые соприкасаются с телом или могут попасть в зону воздействия.
1. При Креатуре - забитости - боли в мышцах параллельно с массажем применяется воздействие этого устройства, в течении 2-3 дней, по 3 раза в день по 10-15 минут на каждой мышцы с ощущением глубокого тепла, но не жжения, при этом плавно перемещаем по больному участку.
2. При лечении суставов, производится воздействие на больные участки с плавным перемещением, а также попеременно в течение 10 дней по 2-3 раза по 10-15 минут на каждый сустав.
3. При простатите, воздействие в области промежности в течение 5-10 дней, по 2 раза в день, один раз перед сном воздействие на больной участок полулежа по 10-20 минут круговыми движениями, с чувством тепла.
4. При бронхите, воздействие в течение 3-4 дней по 3 раза в день один перед сном со стороны груди и со спины по 10-15 минут плавными круговыми движениями. На второй день начинает отхаркиваться экссудат из бронхов.
5. При остеохондрозе, воздействие от 2 до 5 дней и более, в зависимости в какой стадии 2 раза в день по 15 минут.
6. При мокрой и сухой экземе, воздействие в течение 3-4 дней, 2-3 раза в день через салфетку из ХБ. В течение 5-7 минут.
7. При цистите, воздействие в области паха и мочевого пузыря 2 раза в день в течение 5-10 минут.
8. При простом герпесе или опоясывающем лишае, воздействие в течении 1-2 дней 2 раза вдень по 5-7 минут. После первого сеанса воздействия через 1-2 часа инактивируется, проходит зуд, а еще через 2-3 часа высыпание пузырьков багровеет, далее они высыхают.
9. При лечении дивертикулеза в области толстого кишечника обозначенным врачом места больного участка и воздействие в течение от 5 до 10 дней, 2 раза вдень до еды или после опорожнения кишечника по 10-15 минут.
10. При воздействии устройства в области мочевого пузыря или паха усиливает половую потенцию у мужчин даже старше 60 лет, перед сном по 15-20 минут.
11. При лечении радикулита, поражения корешков спинного мозга, наиболее распространен пояснично-крестцовый радикулит воздействие 1-2 дня по 15-20 минут, желательно проводить прогрев устройством на ночь перед сном. Воздействие устройством физиотерапевтическим импульсным для гипертермии на другие заболевания, в том числе и опухоли не были исследованы.
Заявляемое решение иллюстрируется блок-схемой, представленной на чертеже, где позициями обозначено:
Устройство физиотерапевтическое импульсное для гипертермии включает сетевой регулирующий блоку питания с таймером 1, соединен проводом через рукоятку 2, рукоятка и вентилятор 3 закреплены на корпусе, в корпусе расположен низкочастотным импульсным генератор 4 соединенный с индукционной катушкой 5 расположенной поверх конусной катушки с узкой стороны, а к базе транзистора в генераторе подключена конусная высоковольтная накопительная катушка 6 узкой стороной, а с широкой стороны к конденсаторной пластине 7 имеющий форму кольца соединенным с разрядником 8, кольцо соединено с изолировочным материалом 9, пропускающим электромагнитное излучение.
Устройство физиотерапевтическое импульсное для гипертермии относится к медицинской технике, а именно к устройствам для физиотерапии в частности лечение с помощью гипертермии работает следующим образом. Регулирующий блок питания с таймером подключен проводом через рукоятку, закрепленную на корпусе и вентилятор. В корпусе расположен низкочастотный импульсный генератор составной частью которого он являются, предлагается использовать по назначению иному, для данного технического средства на момент создания. Генератор разрывов электрической цепи - качер на транзисторе Класс: H03K 3/33 РФ №2444124 Автор: Бровин В.И. RU публикация патента: 27.02.2012 г. Где, базовый ток не является в общепринятом смысле базовым током, открывающим возможность инжекции основных носителей из эмиттера в базу. Это ток компенсационный, возникающий от перехода избыточных электронов с большего потенциала изнутри кристалла, к меньшему в базе, через малое сопротивление базовой индуктивности. Пробка из дырок образуется с повышением концентрации дырок в кристалле. Внутреннее напряжение по всему кристаллу выравнивается, вызывая разрыв цепи. По окончания импульса с внешнего генератора, некоторое время происходит ионизация дырок. С выносом электронов из кристалла транзистора происходит разрыв цепи, вызывающий импульс самоиндукции. Это состояние удерживается наносекунды. В паузе разрыва восстанавливается концентрация электронов в кристалле транзистора. Процесс схожий с тем, что при освещении p-n перехода светом, только в этом случае участвует энергия возврата механически развернутых магнитных моментов атомов окружающего индуктивности вещества, совершенное передачей энергии током электронов в между импульсное время. Восстановленные электроны вновь выносятся из кристалла в очередном периоде, и опять возникает очередной импульс разрыва цепи.
К коллектору транзистора подключена индукционная катушка намотанная толстым проводом расположена поверх конусной катушки с узкой стороны, а к базе узкой стороной подключена конусная высоковольтная катушка, намотанная лакированным медным проводом, а с широкой стороны катушки подключена конденсаторная пластина имеющая форму кольца с игольчатым разрядником, для сброса избыточной энергии в виде коронного разряда. К конденсаторной пластине прикреплен изолятор, пропускающий электромагнитное излучение на больной участок тела, за счет емкостно-связанного переноса энергии электрического поля. Пи подготовки к работе подключаем блок питания к электрической сети, включаем таймер. Устанавливаем необходимое напряжение на выходе с блока питания или преобразователя от автомобильной сети, через рукоятку соединенную с корпусом и расположенном внутри: Генератор разрывов электрической цепи - качер на транзисторе начинает работать, ток компенсационный, возникающий от перехода избыточных электронов с большего потенциала изнутри кристалла, переходит к меньшему, происходит разрыв цепи, вызывающий импульс самоиндукции на базе. Через малое сопротивление базовой индуктивности в конусной катушки накапливается высокого напряжение и на подключенной конденсаторной пластине и прикрепленным игольчатым разрядником для сброса избыточной энергии. При переключении транзистора происходит разрыв цепи, вызывающий импульсы самоиндукции. Это состояние удерживается наносекунды. С конденсаторной пластины через изолятор происходит прохождение электромагнитного излучения через емкостно-связанной перенос энергии электрического поля, на больной участок тела. Ввиду того, что импульсы очень короткие, а промежутки между импульсами большие, при повышении мощности устройства не происходит некроза ткани.
Запрет для использования устройства: кардиостимуляторы и другие, электронные или вживленные металлические устройства суставы, спицы, пластины, шурупы и т.д. Нет необходимости снимать всю одежду, возможно, оставаться спортивном костюме, нижнем белье, рубашке. Не ближе 15 сантиметров на теле недолжно быть не каких металлических предметов.
Параметры физиотерапевтического импульсного устройства для гипертермии имеет импульсные волны, с длительностью до 20 наносекунд и частотой от 200 и до 3000 гц, это зависит на сколько близко конденсаторная пластина с изолятором подведена к больному участку тела. Возможность, не раздевая пациента воздействовать на больной участок тела через одежду до 10 мм, чувствуя тепло проникающее в глубь тела. С использованием диапазона 1-20 В/см, а предпочтительно 0,5-10 В/см (от пика к пику), это зависит от подводимого напряжения с блока питания от 12 до 24 вольт. Ток составляет 0,5-2,5 А, а предпочтительно около 1,5 А.
Список использованных источников:
1. www.biophys.ru/archive/congress2012/proc-p132-d.pdf исследование влияния низкочастотного электромагнитного поля набиологические объекты Барышев М.Г., Джимак С.С.
2. Волькенштейн М.В. Общая биофизика: Монография - М: Наука, 1978. - 599 с.
3. Биофизика: Учебник / Тарусов Б.Н., Антонов В.Ф., Бурлакова Е. В. и др. - М.: Высшая школа, 1968. - 464 с.
4. Ю.А. Владимиров, Д.И. Рощупкин, А.Я. Потапенко, А.И. Деев Биофизика: Учебник. - М.: Медицина, 1983.
5. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: Учеб. для мед. спец. Вузов. - М.: Высшая школа, 1999.
6. Xreferat.ru » Рефераты по биологии » Мембранные потенциалы и их ионная природа.