Нелинейные преобразования речевых сигналов в аудиометрии

МИС-98

III. Ультразвуковые и акустические приборы в медико-биологической практике обработки эхосигналов. Зависимость 2 описывает вероятность правильного обнаружения при использовании кепстральной обработки эхосигналов в случае использования параметрического излучателя. Из сравнения зависимостей 1 и 2 видно, что при введении кепстрального анализа отношение сигнал - помеха ухудшается, однако повышается разрешающая способность. Кривая 3 соответствует применению линейной антенны с шириной характеристики направленности аналогичной, использовавшейся при расчетах зависимостей 1 и 2. При анализе эхосигналов также вычислялся кепстр мощности. Сравнение зависимостей 2 и 3 показывает, что кепстральный анализ эхосигналов более помехоустойчив при работе с параметрическими излучателями по сравнению с линейными. Это объяснятся различными уровнями реверберационной помехи от границ раздела. Она сильно зависит от характеристик направленности антенны [2]. Параметрическая антенна, как известно, обладает узкой диаграммой направленности и низким уровнем - 50 дБ [1] боковых лепестков. Это дает выигрыш в отношении сигнал - шум.

Применение кепстральной обработки позволяет: повысить разрешающую способность по дистанции при сохранении высоких энергетических параметров зондирующего сигнала; кепстр низкочастотного эхоимпульса позволяет однозначно определить момент прихода отражения от второй границы раздела при перекрытии эхоимпульсов меньшем 90%; однозначно можно определить момент прихода отраженного сигнала при отношении сигнал - шум большем 2.

ЛИТЕРАТУРА

1.Новиков Б. К., Тимошенко В. И. Параметрические антенны в гидролокации.- Л.: Судостроение, 1990.- с. 256

2. Яковлев А. Н., Каблов Г. П. Гидролокаторы ближнего действия.- Л.: Судостроение, 1983.-200 с.-

3. Зарайский В. А., Тюрин А. М. Теория гидролокации.- Л.: Военно- морская Академия, 1975.

4. Бросалин А. В.. Борисов С. А. Применение кепстрального анализа для разрешения эхосигналов.\\ Сб. тезисов докл. "III ВНК студентов и аспирантов " Техническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления".Таганрог, ТРТУ, 1996.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ В

АУДИОМЕТРИИ

Бросалин А. В., Кириченко И. А.

Таганрогский государственный радиотехнический университет кафедра ЭГА и МТ; 347922, Россия, Таганрог, Некрасовский, 44; тел./факс: (86344)6 - 17 - 95; E-mail: fep@tsure,ru.

Возвращение или улучшение слуха людям, страдающим слуховой дисфункцией, так называемая слуховая реабилитация, представляет собой важную медико-социальную проблему. В общем комплексе мер по слуховой реабилитации можно выделить определение состояния слуховой функции и диагностику ее нарушений с помощью аудиометров, которые позволяют определить количественные показатели слуховой функции и степень понижения слуха. Такие исследования проводятся на основе аудиологических тестов, которые основываются на предъявлении испытуемому тональных, шумовых, речевых сигналов, либо их комбинаций и регистрации субъективных ощущений испытуемого на эти сигналы.

В области приборов для исследования слуховой функции в настоящее время получили развитие аудиометры с нелинейным преобразованием речевых сигналов.

Известия ТРТУ

Такие аудиометры применяются для решения проблемы исследования восприятия сигналов с помощью представления в качестве звуковых стимулов нелинейно-преобразованных речевых сигналов.

Построение тестовых нелинейно-преобразованных речевых сигналов базируется на преобразовании исходного речевого сигнала в речь постоянного уровня, клиппированную речь, нулевую речь, однополярную речь, экстремальную речь и однополярную экстремальную речь.

В работе представлены рекомендации по разработке аудиометра с каналом нелинейного преобразования речевых сигналов, основанном на методе дискретного представления исходного сигнала [1]. Структурная схема аудиометра показана на рисунке. Прибор работает как в режиме обычного аудиометра, так и в режимах, определяемых видом нелинейного преобразования исходного речевого сигнала.

В представленной структурной схеме введены следующие обозначения блоков прибора: ГТ-генератор тона, БУ-блок уравления, УМ-усилитель мощности, РАТТ-регулируемый аттенюатор, КК-коммутатор каналов, ИКП-излучатель для исследования костной проводимости, ГГ -громкоговоритель, ТЛФ-головные

Рис. Структурная схема аудиометра

телефоны, ГШ-генератор шума, И-индикатор, БИ-блок индикации, МК-микрофон, МКУ-микрофонный усилитель, РИ-регулятор индивидуальный, РО-регулятор общий, ЛУ-линейный усилитель, БФ-блок фильтров, БК-буферный каскад, ДЦ-дифференцирующая схема, КР-коммутатор режимов, АО-амплитудный ограничитель, ФИ-формирователь импульсов, СПИ-селектор полярности импульсов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Основы аудиологии и слухопротезирования/Базаров В. Г., Лисовский, В. А., Мороз Б. С., Токарев О. П.-М.: Медицина, 1984.