УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ МИКРОДВИЖЕНИЯ РУК И ТРЕМОРА

Полезная модель относится к медицине, а именно к психофизиологии, неврологии, реабилитологии, клинической физиологии, физиологии спорта, труда и может быть использовано для изучения уровня микродвижения рук и тремора, как в экспериментальных условиях, так и в поликлиниках, и стационарах.
Близким решением является исследование микродвижения рук и тремора, описанная И.В.Михайловым (Михайлов, И.В. Закономерности обучения сложным целенаправленным движением в зависимости от устойчивых свойств личности сенсорной и моторной асимметрии: дис.…канд. мед. наук; 03.03.01 / И.В Михайлов. - Курск, 2011. - 220 с.)
Однако, при подобном исследовании микродвижений рук и тремора, существующие устройства не позволяют адекватно оценивать характеристики тремора и микродвижений рук в мелких суставах пальцев рук, кисти.
Технический результат - улучшение условий исследования микродвижений рук и тремора, повышение качества проведения исследования индивидуальных особенностей тремора в том числе при ряде патологий неврологического, ортопедического, травматологического профиля.
Технический результат обеспечивается тем, что предлагаемое устройство представляет собой основу, опирающуюся на четыре роликовых колеса с пневматическим регулятором высоты рабочего стола, имеющего ручку регулятора высоты. Рабочий стол, имеет ширину 56 см и длину 114 см, толщину 2 см, выполнен из дерево-стружечной плиты, покрытой черной матовой краской. На рабочем столе при помощи резьбового соединения жестко фиксированы: две направляющие рамки из стального прута, диаметр сечения которого составляет 10 мм, длина которых 70 см, высота 46 см, расположенных параллельно друг к другу и перпендикулярно рабочему столу. Расстояние между рамками составляет 50 см. Рабочий стол имеет форму прямоугольника с четырьмя рабочими зонами: проксимальной, левой, правой и дистальной. Левая рамка расположена перпендикулярно рабочему столу на 2 см от левой рабочей зоны и на 2 см от проксимальной рабочей зоны. Правая рамка расположена перпендикулярно рабочему столу на 2 см от правой рабочей зоны и на 2 см от проксимальной рабочей зоны, рабочий стол расположен по углом в 5 градусов к полу, причем дистальная часть располагается ниже, а проксимальная выше. Между правой и левой рамками располагаются три опорные регулируемые по длине ленты: проксимальная, медиальная, дистальная с застежкой Вилькро. Длина каждой из них составляет 1,5 см. В дистальной зоне рабочего стола по центру расстояния между правой и левой рабочими зонами расположена вертикальная стойка из стального прута длиной 50 см, диаметром 15 мм на расстоянии 2 см от края дистальной зоны, расположенного перпендикулярно рабочему столу. На вертикальной стойке расположен двухпрорезной взаимоперпендикулярный регулируемый зажим, одна прорезь которого фиксируется к стойке, а вторым фиксируется горизонтальная направляющая, представляющая собой стальной стержень диаметром 15 мм, длиной 50 см, на котором расположен второй двухпрорезной взаимоперпендикулярный регулируемый зажим, одна прорезь которого фиксируется к горизонтальной направляющей, а вторая прорезь фиксирует стержень длиной 30 см, один из концов которого оснащен регулируемым зажимом по типу «лапка», который фиксирует приемное устройство.
Полезная модель поясняется фигурой, на которой представлен общий вид устройства для изучения уровня микродвижения рук и тремора, (Илл.1).
Устройство состоит из основы (1), опирающейся на четыре роликовых колеса (2) с пневматическим регулятором (3) высоты рабочего стола (4), имеющего ручку регулятора высоты (5). Рабочий стол, имеет ширину 56 см и длину 114 см, толщину 2 см, выполнен из дерево-стружечной плиты, покрытой черной матовой краской. На рабочем столе при помощи резьбового соединения (6) жестко фиксированы: две направляющие рамки из стального прута, диаметр сечения которого составляет 10 мм, длина которых 70 см, высота 46 см, расположенных параллельно друг к другу и перпендикулярно рабочему столу. Расстояние между рамками составляет 50 см. Рабочий стол имеет форму прямоугольника с четырьмя рабочими зонами (7, 8, 9, 10); проксимальной, левой, правой и дистальной. Левая рамка (11) расположена перпендикулярно рабочему столу на 2 см от левой рабочей зоны и на 2 см от проксимальной рабочей зоны. Правая рамка (12) расположена перпендикулярно рабочему столу на 2 см от правой рабочей зоны и на 2 см от проксимальной рабочей зоны, рабочий стол расположен по углом в 5 градусов к полу, причем дистальная часть располагается ниже, а проксимальная выше. Между правой и левой рамками располагаются три опорные регулируемые по длине ленты: проксимальная, медиальная, дистальная (13, 14, 15) с застежкой Вилькро. Длина каждой из них составляет 1,5 см. В дистальной зоне рабочего стола по центру расстояния между правой и левой рабочими зонами расположена вертикальная стойка (16) из стального прута длиной 50 см, диаметром 15 мм на расстоянии 2 см от края дистальной зоны, расположенного перпендикулярно рабочему столу. На вертикальной стойке расположен двухпрорезной взаимоперпендикулярный регулируемый зажим (17), одна прорезь которого фиксируется к стойке, а вторым фиксируется горизонтальная направляющая (18), представляющая собой стальной стержень диаметром 15 мм, длиной 50 см, на котором расположен второй двухпрорезной взаимоперпендикулярный регулируемый зажим (19), одна прорезь которого фиксируется к горизонтальной направляющей, а вторая прорезь фиксирует стержень длиной 30 см (20), один из концов которого оснащен регулируемым зажимом по типу «лапка», который фиксирует приемное устройство (21), (Илл.1).
Устройство работает следующим образом: испытуемого усаживают на стул параллельно правой рабочей зоны при исследовании левой руки или параллельно левой рабочей зоны при исследовании правой руки, после чего на исследуемой структуре фиксируется генератор инфракрасных лучей, рука располагается на опорные регулируемые ленты, с коррекцией их длины таким образом, чтобы рука была параллельна поверхности рабочего стола и перпендикулярна приемному устройству, причем высота предлагаемого устройства для изучения уровня микродвижений рук и тремора регулируется при помощи ручки регулятора высоты в соответствии с антропометрическими данными пациента индивидуально; при необходимости возможна дополнительная регулировка самого приемного устройства при помощи двухпрорезных взаимоперпендикулярных регулируемых зажимов на вертикальной и горизонтальной стойках, после чего начинается исследование тремора путем произвольного целенаправленного удержания луча генератора инфракрасных лучей на приемном устройстве в течение от 1 до 5 минут.
Таким образом, предложенное устройство выгодно отличается от прототипа, его техническое решение позволяет достичь технический результат, конструктивные особенности полезной модели, а именно основы, опирающейся на четыре роликовых колеса с пневматическим регулятором высоты рабочего стола, имеющего ручку регулятора высоты. Рабочий стол, имеет ширину 56 см и длину 114 см, толщину 2 см, выполнен из дерево-стружечной плиты, покрытой черной матовой краской. На рабочем столе при помощи резьбового соединения жестко фиксированы: две направляющие рамки из стального прута, диаметр сечения которого составляет 10 мм, длина которых 70 см, высота 46 см, расположенных параллельно друг к другу и перпендикулярно рабочему столу. Расстояние между рамками составляет 50 см. Рабочий стол имеет форму прямоугольника с четырьмя рабочими зонами: проксимальной, левой, правой и дистальной. Левая рамка расположена перпендикулярно рабочему столу на 2 см от левой рабочей зоны и на 2 см от проксимальной рабочей зоны. Правая рамка расположена перпендикулярно рабочему столу на 2 см от правой рабочей зоны и на 2 см от проксимальной рабочей зоны, рабочий стол расположен по углом в 5 градусов к полу, причем дистальная часть располагается ниже, а проксимальная выше. Между правой и левой рамками располагаются три опорные регулируемые по длине ленты: проксимальная, медиальная, дистальная с застежкой Вилькро. Длина каждой из них составляет 1,5 см. В дистальной зоне рабочего стола по центру расстояния между правой и левой рабочими зонами расположена вертикальная стойка из стального прута длиной 50 см, диаметром 15 мм на расстоянии 2 см от края дистальной зоны, расположенного перпендикулярно рабочему столу. На вертикальной стойке расположен двухпрорезной взаимоперпендикулярный регулируемый зажим, одна прорезь которого фиксируется к стойке, а вторым фиксируется горизонтальная направляющая, представляющая собой стальной стержень диаметром 15 мм, длиной 50 см, на котором расположен второй двухпрорезной взаимоперпендикулярный регулируемый зажим, одна прорезь которого фиксируется к горизонтальной направляющей, а вторая прорезь фиксирует стержень длиной 30 см, один из концов которого оснащен регулируемым зажимом по типу «лапка», который фиксирует приемное устройство.
Использование предлагаемого устройства позволяет решить ряд задач:
1. Адекватно и оперативно исследовать уровень микродвижений рук и тремора пальцев и кистей рук у пациентов и в эксперименте.
2. Расширить круг показаний к исследованию уровень микродвижений рук и тремора пальцев и кистей рук у пациентов ортопедического, травматологического и неврологического профиля.
3. Проводить фундаментальные исследования в области физиологии спорта, труда, произвольной двигательной активности, психофизиологии.
Что, несомненно, скажется на лечении больных, нуждающихся в проведении соответствующей терапии и в формировании новых научных направлений.