АППАРАТ ДЛЯ ТЕРАГЕРЦЕВОЙ ПУНКТУРЫ

Полезная модель относится к медицине, а именно к физиотерапии и рефлексотерапии, и может быть использована в неврологии, кардиологии, ревматологии, терапии и других направлениях для лечения, реабилитации и профилактики заболеваний человека посредством воздействия на точки акупунктуры (ТА) и рефлексогенные зоны кожной поверхности.
Известны различные методики и аппаратные устройства, предназначенные для воздействия на ТА [Усова М.К., 1974; Лувсан Г., 1991; Москвин С.В., 1997, 2000; Захаров П.И., Москвин С.В., 2003], например, такие как, иглоукалывание; электрические методы воздействия на ТА - электропунктура, электроакупунктура, электропунктура игольчатыми электродами, чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС); криопунктура, магнитопунктура, ультразвуковая пунктура (фонофорез) и многие другие методики.
Все эти методики имеют узкий спектр показаний и широкие противопоказания. При использовании их не всегда удается получить направленные сдвиги функционального состояния физиологических систем или отметить терапевтическое влияние на сформировавшийся патологический синдром, а тем более получить прогнозируемый эффект или смоделировать его. В отдельных случаях при получении желаемого эффекта его продолжительность оказывается незначительной. Чаше всего они используются при лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний и при наличии болевого синдрома.
В последние десятилетия широкое распространение получили экспериментально-клинические исследования и практическое применение лазерного излучения на ТА в повышении эффективности лечения больных с различной патологией при одновременном воздействии как на очаг (проекция органа, часть тела), так и на паравертебральную зону, соответствующую этому очагу или сегментарной иннервации [Анищенко Г.Я., и соавт., 1991; Буйлин В.А., 2000; Наседкин А.Н., и соавт.2001; Наседкин А.А., Москвин СВ., 2004].
Лазерная рефлексотерапия - метод, который уже доказал свою эффективность при хронических и острых воспалительных, травматических, дегенеративно-дистрофических заболеваниях [Кочетков А.В., Москвин СВ.,2004]. Воздействие лазерных лучей, на первый взгляд, кажется очень близким к действию иглы. Однако при нарушении дозировки лазерное излучение может оказать и повреждающее действие на живые ткани и структуры. Степень и результат воздействия лазерного луча зависят от особенностей излучателя, типа оптического квантового генератора, плотности, мощности и времени излучения. Различная степень поглощения лазерного излучения и неодинаковая глубина его проникновения в ткани указывают на необходимость дифференцированного подхода при дозировании лазерного излучения с учетом пигментации кожи.
В последние годы успешно развиваются на практике новые технические средства и аппаратные методы, которые все больше завоевывают место в физиотерапевтической практике, Так известен аппарат для длинноволновой ИК-терапии «ИК-Диполь» [ООО «Дипольные структуры», http://dipolnye-struktury.tiu.ru/p15968989-apparat-dlya-dlinnovolnovoj.html], предназначенный для бесконтактного лечения различных заболеваний с помощью управляемого кремниевого генератора дальнего инфракрасного диапазона длин волн от 1.0 до 56 мкм с терагерцевой модуляцией во всем спектре излучения. Аппарат содержит блок управления, подключенный к источнику питания, и излучатель, который выполнен в виде полупроводникового кремниевого светодиода с терагерцевым излучением в диапазоне от 0,002 до 8 ТГц, в качестве несущей которого выступает инфракрасное излучение от 1 до 56 мкм (Патент РФ №2314844, опубл. 20.01.2008). Клиническая апробация аппарата «ИК-Диполь» в ФГБУ «СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург) за период с 2010 по 2015 годы показала его достаточно высокую эффективность при лечении больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения в комплексе с медикаментозной терапией.
2
Однако функциональные возможности известного аппарата ограничены, поэтому для расширения функциональных возможностей была изготовлена и запатентована панель (установка «Инфратератрон»), включающая n излучателей, объединенных в блоки и образующих несколько частей (Патент РФ №2314844, опубл. 20.01.2008). Данная модель аппарата была успешно апробирована при лечении ожогов большой поверхности тела. Однако при воздействии на зоны и при общем воздействии излучением установки «Инфратератрон» на всю поверхность тела имеет место генерализованный ответ без специфического изолированного эффекта. Даже при использовании самого малого блока излучателей на панели аппарата «Инфратератрон» терагерцевое воздействие осуществляется на достаточно большую площадь поверхности тела пациента, значительно превышающую допустимые размеры для пунктурного воздействия, равные 0,03 - 1,0 см.
Известный аппарат «ИК-Диполь» выбран в качестве прототипа к заявленному аппарату для терагерцевой пунктуры.
Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является расширение функциональных возможностей аппарата за счет локального воздействия терагерцевым излучением не только на корпоральные, но и на аурикулярные точки акупунктуры, через которые осуществляется воздействие на надсегментарные механизмы регуляции вегетативных функций организма, что способствует повышению эффективности лечения.
Данная задача решается за счет того, что в аппарат для терагерцевой пунктуры, содержащий источник питания, блок управления и излучатель, выполненный в виде полупроводникового кремниевого светодиода с терагерцевым излучением в диапазоне от 0,002 до 8 ТГц, в качестве несущей которого выступает инфракрасное излучение от 1 до 56 мкм, дополнительно введены четыре излучателя, выполненные аналогично упомянутому, и подключенные к блоку управления независимо друг от друга и от упомянутого излучателя, с возможностью работы каждого излучателя в заданном ему режиме.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков заявленной полезной модели, является создание аппарата для терагерцевой пунктуры, обеспечивающего пунктурное неинвазивное физиотерапевтическое воздействие на ТА. Обеспечивается направленный терапевтический эффект лечения больных с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями за счет стандартизации процедуры воздействия на ТА, что способствует сокращению сроков лечения, снижению потребности в лекарственных средствах, используемых больными, и повышает процент достижения эффекта более полного выздоровления. Согласно классическим методикам акупунктуры для получения наибольшей эффективности результата лечения рекомендуется одновременное воздействие не более чем на 1-5 точек акупунктуры.
2
По сравнению с прототипом в заявляемой конструкции полезной модели новыми существенными признаками являются дополнительно введенные четыре излучателя независимых друг от друга и от упомянутого излучателя, с пятном облучения кожного покрова округлой формы площадью по 0,25 см каждая, чтобы оказывать одновременное сочетанное
2
неинвазивное воздействие на ТА. Все излучатели имеют конструктивную возможность работы с применяемым в прототипе излучателем площадью 79 см каждый, предназначенным для облучения различных частей кожной поверхности тела человека большей площади (зон Захарьина-Геда). Предлагаемая конструкция позволяет осуществлять индивидуальную настройку каждого излучателя по времени излучения, причем возможна независимая работа каждого из излучателей одновременно и автоматическое отключение излучателей по завершению запрограммированного для них отрезка работы.
Полезная модель поясняется чертежом, где представлена блок-схема аппарата для терагерцевой пунктуры.
Аппарат для терагерцевой пунктуры содержит: источник питания 1, к которому подключен блок управления 2. К выходам блока управления 2 подключены излучатели 3.
Работа аппарата для терагерцевой пунктуры осуществляется следующим образом.
Выбор ТА может производиться на основании различных методов акупунктурной диагностики (тест Акабанэ, тест Накатани, тест Риодораку и др.) с учетом интерпретации современных методов обследования и клинико-лабораторных данных. В зависимости от акупунктурной диагностики, определяют ТА и в зависимости от их количества направляют на них излучатели 3 и осуществляют на эти точки узконаправленное локальное неинвазивное воздействие терагерцевого излучения в диапазоне от 0,002 до 8 ТГц, в качестве несущей которого выступает инфракрасное излучение от 1 до 56 мкм, с заданной длительностью экспозиции для каждого излучателя.
Полученный терапевтический эффект можно объяснить тем, что в основе многих патологических состояний человека лежит нарушение обратимости поляризационных процессов вследствие повреждения управляющих связей на различном уровне системной организации. При этом возможно развитие устойчивого состояния деполяризации. Восстановление нормального и согласованного течения поляризационных процессов во многих случаях становится возможным при использовании дополнительных внешних раздражителей, например воздействием электромагнитных полей. При этом для вывода функциональной системы из неуправляемого устойчивого состояния необходима ее "раскачка". В качестве такой «раскачки» используется терагерцевое излучение для воздействия на выбранные ТА и зоны Захарьина-Геда с частотой, близкой к частоте собственных колебаний клеточных структур [Баграев Н.Т. и соавт., 2007, 2011].
Также отмечено, что при воздействии терагерцевого излучения усиливается обмен веществ, находящихся в межтканевой и внутриклеточной жидкости, происходит активация ионов, увеличивается скорость химических реакций, повышается активность кислорода, кальция и др. веществ, а также улучшаются обменные процессы в организме человека [Баграев Н.Т. И соавт., 2011,2015].
Было установлено, что такое воздействие повышает эффективность проводимой терапии у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, осложненными двигательными нарушениями и угнетением сознания, уменьшая фармакологическую нагрузку на организм [Баграев Н.Т. и соавт., патент на изобретение №2523135 от 22.05.2014 г.; Реуков А.С.и соавт., 2016].
Заявленный аппарат для терагерцевой пунктуры позволяет осуществлять воздействие терагерцевым излучением на ТА, приводящим к направленному терапевтическому влиянию с получением прогнозируемого и моделируемого эффекта. Кроме того, появляется возможность воздействия на ТА ушной раковины (аурикулярная рефлексотерапия). Также имеется возможность оказывать одновременное воздействие и на зоны Захарьина-Геда, кожную проекцию внутреннего органа, часть тела (сустав, стопа, кисть) и проекцию паталогического очага (гематома, перелом и т.п.).
Таким образом, заявленная конструкция аппарата для терагерцевой пунктуры позволила значительно расширить функциональные возможности аппарата и повысить эффективность лечения.
Заявители просят рассмотреть представленные материалы заявки «Аппарат для терагерцевой пунктуры» на предмет выдачи патента РФ на полезную модель.