УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА

Область техники
Полезная модель относится к области решений для контроля рентгеновских аппаратов.
Уровень техники
Известно выбранное в качестве прототипа устройство контроля (мониторинга) рентгеновского аппарата, содержащее электронный измерительный модуль с возможностью обработки электрических параметров (анодного тока высокого напряжения) рентгеновской трубки (US 396931).
Решение-прототип является неэффективным, например, при дефектоскопии сварных соединений, поскольку не дает достаточной информации об использовании рентгеновского аппарата.
При строительстве, например, газового трубопровода, требуется проведение неразрушающего контроля сварных соединений на наличие дефектов. Данная проверка (дефектоскопия) осуществляется посредством рентгеновского аппарата. Дефектоскопист (бригада) должен выехать с рентгеновским аппаратом к месту контроля и выполнить соответствующие работы. При этом достоверная оценка эффективности использования рентгеновского аппарата может быть дана при наличии достаточной информации о местоположении, температурных условиях и времени работы.
Раскрытие полезной модели
Технический результат, достигаемый полезной моделью - повышение эффективности использования рентгеновского аппарата при дефектоскопии сварных соединений.
Предметом полезной модели является устройство контроля рентгеновского аппарата, содержащее электронный измерительный модуль с возможностью обработки электрических параметров рентгеновской трубки, отличающееся тем, что оно снабжено датчиками температуры окружающей среды, местоположения, начала и окончания работы рентгеновского аппарата, а электронный измерительный модуль выполнен с возможностью обработки показаний указанных датчиков, запоминания, хранения обработанных показаний и выдачи выходной информации для ее дистанционной передачи.
Данная совокупность признаков обеспечивает достижение заявленного технического результата.
Описание чертежа
Возможность осуществления полезной модели поясняется чертежом, на котором показаны электронный измерительный модуль 1, датчик 2 электрических параметров рентгеновской трубки, датчик 3 температуры окружающей среды, датчик 4 местоположения, датчик 5 начала и окончания работы рентгеновского аппарата, выход 6 модуля 1. Рентгеновский аппарат 7 и сервер 8 не входят в состав заявляемого устройства и показаны на чертеже пунктиром.
Устройство работает следующим образом. Дефектоскопист проводит контроль сварных соединений при помощи рентгеновского аппарата 7. При этом электрические параметры работы рентгеновской трубки считываются датчиком 2, температура воздуха окружающей среды - датчиком 3, местоположение рентгеновского аппарата - датчиком 4, а время начала и окончания работы аппарата 7 - датчиком 5. Электронный измерительный модуль 1 автоматически сохраняет в памяти считанные датчиками данные и выдает итоговую информацию на выход 6 для передачи на сервер 8 с использованием, например, беспроводной связи (сотовой или WiFi).
В качестве модуля 1 могут быть использованы модуль «МСД-200» (http://www.owen.ru/catalog/modul_sbora_dannih_oven_msd200/opisanie) или модули серии ADAM-4000 (http://www.i-techno.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=414:модули-сбора-данных-и-управдения-с-интерфейсом-rs-485).
Для проверки сварных соединений руководитель направляет дефектоскописта к месту расположения труб. При этом руководителю необходимо из офиса удостовериться в надлежащем выполнении работы. В ряде случаев дефектоскописты вместо проверки всех соединений создают снимки одного и того же соединения, меняя наклон рентгеновского аппарата для убедительности. Не исключено, что «работа» выполняется не на улице, а в теплом помещении.
Решение по полезной модели обеспечивает достижение заявленного технического результата - повышение эффективности использования рентгеновского аппарата при дефектоскопии сварных соединений, т.к. позволяет отслеживать координаты нахождения рентгеновского аппарата во время каждого снимка, температурные условия и продолжительность работы.