УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ДОЗИРОВАНИЯ МИКРОАЛИКВОТ ВЫСОКОАКТИВНЫХ РАСТВОРОВ РАДИОНУКЛИДОВ

Полезная модель относится к области переработки облученных материалов и может быть использована для аналитического контроля производства радионуклидов.
Широко применяют для дозирования малых объемов пипетки плунжерного типа, но для дистанционного дозирования растворов они не применяются, т.к. такими пипетками сложно управлять манипуляторами.
Пипетки с расширением по ГОСТ 1770-64 используются для дозирования больших объемов растворов (более 10 мл).
3
ОСТ 95 10236-86 рекомендует использовать пипетки с делениями вместимостью 0,1-10 см не ниже 2-го класса точности по ГОСТ 20292-74 обеспечивающие измерение отбираемого объема раствора с погрешностью в пределах ±2% при дозировании не менее половины объема пипетки.
Для дистанционного дозирования растворов на практике в основном применяются пипетки вместимостью 1 и 2 мл, которые позволяют отбирать аликвоты 0,5-2 мл с необходимой точностью. При дозировании объемов менее 0,5 мл погрешность измерения дозируемого объема резко возрастает.
Наиболее близким по сущности к предлагаемому является устройство дистанционного дозирования малых объемов растворов с применением микропипеток (ОСТ 95 10236-86) вместимостью 0,1 мл.
Устройство состоит из сильфона, находящегося в операторском помещении, микропипетки вместимостью 0,1 мл, служащей для дистанционного отбора и выдачи раствора радионуклида, и соединительного вакуумного шланга.
В капилляре микропипетки бесцветный раствор плохо виден, что может привести к грубому промаху при измерении объема раствора.
Кроме того, из - за малого диаметра капилляра микропипетки трудно обеспечить ее чистоту при мойке, дезактивации и обезжиривании. Загрязнение пипетки, особенно органическими веществами (масло, жир и т.д.), приводит к задерживанию раствора внутри капилляра и занижению результата измерения объема раствора Возможна сорбция радионуклидов в органические вещества Трудно гарантировать чистоту микропипеток при их массовом использовании.
В практике при дистанционном дозировании микропипетками объема 0,1 мл погрешность достигала 20%.
Вышеуказанные недостатки устраняются тем, что устройство для дистанционного дозирования микроаликвот растворов радинуклидов, включающее сильфон, калиброванный капилляр и вакуумный шланг соединяющий сильфон с капилляром дополнительно содержит второй капилляр со сменным наконечником соединенный с первым капилляром U-трубкой, заполненной наполовину объема индикатором.
Устройство представляет собой U-образный манометр, состоящий из двух капилляров (или пипеток вместимостью 0,1 мл) соединенных между собой силиконовым шлангом и заполненный на половину объема подкрашенным раствором или ртутью. К одному капилляру через нержавеющую трубку с конусом подсоединен сменный наконечник для отбора растворов, другой, калиброванный капилляр, через вакуумный шланг соединен с сильфоном, находящимся в операторском помещении. Устройство перед использованием предварительно калибруют. Погрешность определения объема при калибровке на весах «Sartorius» около ±1%.
При смене дозируемых растворов используется новый наконечник, чистоту которого гарантирует изготовитель.
На прилагаемом рисунке ого изображено устройство для дистанционного дозирования микроаликвот высокоактивных растворов
радионуклидов где:
1. - сильфон, 2. - вакуумный шланг, 3. - силиконовый шланг, 4. - наконечник, 5. - конус X18H10T, 6. - трубка, Х18Н10Т, 3*1, 7. - калиброванный объем, 8.-капилляр стеклянный (или пипетка градуированная, V=0,1 мл).
Предварительно калибровали устройство, затем отбирали аликвоту раствора. Результат предварительной калибровки дозируемого устройством объема - (0,0500±0,0004) мл. Проверку устройства проводили сравнением результатов определения активности радионуклидов при дистанционном разбавлении их растворов в 200 раз предлагаемым устройством (0,05/10) и пипеткой 1 мл (1/200). Результирующая погрешность определения активности радионуклидов ± 4-6%.
Результаты определения объемной активности радионуклидов при дистанционном разбавлении высокоактивных растворов предлагаемым устройством и пипетками вместимостью 1 мл занесены в таблицу.
Таблица
Результаты анализов при дистанционном разбавлении растворов Δ=±(4-6)%
Расхождение результатов, %
Предлагаемым устройством
Пипеткой 1 мл
1
5,19·10<sup>7</sup> Бк/мл
5,34·10<sup>7 </sup>Бк/мл
-2,8
2
6,6·10<sup>8 </sup>Бк/мл
6,4·10<sup>8 </sup>Бк/мл
+3,1
3
46,0 Ки/л
45,5 Ки/л
+1,1
4
33,1 Ки/л
32,9 Ки/л
+0,6
5
17,8 Ки/л
17,6 Ки/л
+1,1
6
64 Ки/л
63 Ки/л
+1,6
7
2,85*10<sup>8 </sup>Бк/мл
2,86·10<sup>8 </sup>Бк/мл
-0,4
8
55,5 Ки/л
56,9Ки/л
-2,5
9
1,03·10<sup>8</sup> Бк/мл
1,03·10<sup>8 </sup>Бк/мл
0
10
1,21·10<sup>9</sup> Бк/л
1,25·10<sup>9 </sup>Бк/л
-3,2
Результаты определения активности радионуклидов при разбавлении растворов устройством не значимо отличаются от результатов, полученных при разбавлении пипеткой вместимостью 1 мл.
Таким образом, использование предлагаемого устройства (не уменьшая точности анализа) позволит сократить потери радиоактивных препаратов на аналитический контроль, расход пипеток и реактивов, а также улучшит радиационную обстановку в операторских помещениях