АППАРАТ ДЛЯ СВЕТОТЕРАПИИ

Полезная модель относится к медицинской технике, в частности к физиотерапевтическим аппаратам, действующим на принципе облучения патологических очагов или биологически активных зон (точек) оптическим излучением видимого и ИК-диапазонов.
Известны лазерные физиотерапевтические аппараты, в которых источниками излучения служат газовые или полупроводниковые лазеры 1.
Основными недостатками упомянутых аппаратов являются их высокая стоимость и низкая эксплуатационная надежность.
Известны более надежные, малогабаритные и дешевые светотерапевтические аппараты, в которых лечебное оптическое излучение генерируется полупроводниковыми излучающими диодами из видимой и ближней инфракрасной области оптического спектра 2.
Паибодее близким аналогом, предлагаемого в данной полезной модели аппарата, является выпускающийся серийно в России аппарат «Геска-2 3, в котором облучение патологических зон, очагов поражения, биологически активных зон и точек производится с использованием светодиодов красного и ближнего инфракрасного диапазонов. Указанные светодиоды образуют однородную излучающую последовательно-параллельную матрицу, которая через блок управления параметрами излучения подключена к соответствующему источнику постоянного тока.
Аппараты типа «Геска-2 воздействуют на патологические очаги только «теплыми потоками монохроматического красного и инфракрасного света, что весьма эффективно для лечения различных заболеваний в стадии ремиссии, однако противопоказано в стадии обострения воспалительных заболеваний. Кроме того, в указанных устройствах отсутствует блок модуляции яркости излучения светодиодов биологически активными частотами.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое решение состоит в расширении терапевтических возможностей аппарата и повышении эффективности его применения, в том числе, для купирования и лечения острой фазы воспалительного процесса.
Положительный результат достигается тем, что в аппарат для светотерапии, содержащий группы излучателей монохроматического красного и инфракрасного излучений, образзоощих пос.п едовательно-параллельную матрицу излучающих диодов, подключенную к источнику питания через блок управления параметрами излучения, дополнительно введены излучатели монохроматического синего света, а блок управления снабжен переключателем, подключающим к блоку питания попарно группы красных и инфракрасных или синих и инфракрасных излучающих диодов. Диоды каждого цвета соединены параллельно и образу т отдельные подряды, которые, в свою очередь, соединены последовательно и подключены к источнику питания через
блок управления. В качестве излучателей синего цвета свечения выбраны светодиоды с длиной волны излучения, лежащей в диапазоне 420 - 450 нм и силой света 500 - 2000 мКд. Для повышения лечебного эффекта в аппарате используется модуляция светового потока излучателей биологически активными частотами, для чего в блок управления дополнительно введен модулятор.
Из широкой медицинской практики известен лечебный эффект синих ламп. Введение в светотерапевтический аппарат излучателей синего света обеспечивает возможность, совместным воздействием синего и инфракрасного света, купировать острую фазу воспалительного процесса и в короткое время перевести воспаление в стадию ремиссии. Инфракрасное излучение, обладаюш;ее значительно большей проникающей способностью, нежели синее, помогает процессу купирования острой фазы воспалительного процесса пройти на большую глубину и захватить весь очаг поражения одновременно.
На фиг. 1 представлен один из возможных вариантов расположения светодиодных групп в излучающе матрице, а на фиг. 2 - электрическая блоксхема аппарата.
Светодиоды трех цветов инфракрасного 1, красного 2 и синего 3 расположены равномерно по площади световыводящего поля аппарата. Такое расположение диодов позволяет обеспечить равномерное освещение зоны патологии, реализуя разработанные методики лечения различных заболеваний.
Группы светодиодов каждого цвета 1, 2, 3 через блок управления параметрами излучения 4 подключены к источнику питания 5.
Светодиоды в фуппах, с целью повышения надежности аппарата, соединены в одну или более параллельные цепи, которые, в свою очередь, соединены последовательно, и подключены к источнику питания 5 через блок управления параметрами излучения 4.
Блок управления параметрами излучения 4 обеспечивает выполнение следующих основных функций:
-с помощью специального переключателя 6 осуществляется поочередное подключение пар групп диодов 1-3 к источнику питания 4, таким образом, что в каждый данный момент времени могут генерировать излучение две из трех групп диодов: инфракрасная 1 и красная 2 или инфракрасная 1 и синяя 3;
-генератором 7 выполняется синтез переменного напряжения (тока), управляющего параметрами излучения, например синтез одной или нескольких биологически активных частот. В качестве генератора можно использовать, например, классический транзисторный мультивибратор. В более сложном случае можно использовать микросхему программируемого запоминающего устройства (ПЗУ), в которую записа:н более сложный сигнал модуляции, содержащий набор биологически активных частот. При необходимости специальный генератор-синтезатор частот может синтезировать любой сигнал модуляции необходимый для повышения эффективности лечения той или иной патологии, причем в сйектр такого сигнала обязательно входят одна или несколько биологически активных частот.
- осуществляется модуляция синтезированным (генератором 7) управляющим сигналом постоянного тока накачки светодиодов, что приводит к изменению потока излучения матрицы светодиодов по тому же закону, что и модулирующие напряжение.
В качестве источника питания 4 можно использовать как автономный блок (3-6 батарей с напряжением 1,5 В), так и сетевой преобразователь напряжения с 220 В переменного в 5-9 В постоянного тока (сетевой адаптер с выходным напряжением 5-9 В).
Физиотерапевтический аппарат для светотерапии работает следующим образом. При включении устройства в сеть (или подключения его к автономному блоку питания) аппарат генерирует оптическое излучение на одной из двух возможных комбинаций цветов (ИК - красный, ИК - синий). С помощью переключателя 5 выбирают необходимый режим работы аппарата, как это описано в специальных медицинских методических рекомендациях, располагают излучатель аппарата вблизи зоны, которая должна быть подвергнута обработке по медицинским методическим рекомендациям, и проводят запланированную процедуру в течение указанного в рекомендациях времени.
Проведенными исследованиями установлено, что наибольший терапевтический эффект достигается при использовании синих светодиодов с длиной волны излучения в диапазоне 420 - 450 нм. При этом, терапевтический эффект существенно снижается, если сила света синих светодиодов менее 500 мКд, а если она превыщает 2000 мЬСд, то существует опасность термического ожога. Воздействие оптического излучения на пораженный биологический объект в данном случае носит энергоинформационный характер.
Соответствие предлагаемого физиотерапевтического аппарата для светотерапии требованиям медицинской практики по функциональным и методическим возможностям подтверждены протоколами испытаний опытных образцов, проведенных по рекомендации Комитета по новой медицинской технике Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Источники информации:
1.Илларионов В.Е. «Техника и методики процедур лазерной терапии. /Справочник/, М, 1994.
2.Патент Российской Федерации № 2144396
3.Аппарат светодиодный красного и ИК-излучения портативный «Геска-2, технические условия ТУ 9444-002-07543077-96
Авторы:/Л   Б.А. Наливайко
/ f f-r -х;
А.А. Пономарев В.В. Трифонов Э.Ф. Яук