ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОНТАКТА ОБРАЗЦОВ КЕРНА С ПОЛУПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНОЙ В ГРУППОВОМ КАПИЛЛЯРИМЕТРЕ

Настоящая полезная модель относится лабораторному оборудованию, которое может быть использовано при проведении петрофизических исследований кернового материала.
В [ОСТ 39-204-86 Нефть. Метод лабораторного определения остаточной водонасыщенности коллекторов нефти и газа по зависимости насыщения от капиллярного давления. - Введ. 1986-07-27. - М.: Миннефтепром, 1986. - 28 с.] описан метод определения остаточной водонасыщенности коллекторов нефти и газа в зависимости от капиллярного давления.
В [ОСТ 39-204-86] отмечается, что для определения остаточной водонасыщенности капилляриметрическим методом (полупроницаемой мембраны) необходимо образцы породы цилиндрической формы, насыщенные водой, установить на полупроницаемую мембрану в герметичной камере группового капилляриметра, обеспечив надежный контакт образцов и мембраны. В камере капилляриметра создать избыточное давление и при прекращении оттока воды фиксировать взвешиванием образцов количество вытесненной из образцов воды.
Однако в [ОСТ 39-204-86] не дано указаний, как обеспечить надежный контакт образца и мембраны.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является изобретение [RU 2309396], где установка водонасыщенных образцов керна на полупроницаемую мембрану осуществляется с помощью персональных зажимов, каждые представляют собой цилиндры с резьбой, на одном конце которых расположена гайки типа барашка, а на другом - фторопластовые цилиндры, которые прижимают образцы к полупроницаемой мембране.
Недостатком данного технического решения является то, что оно не является универсальным и применимо только для группового капилляриметра строго определенной конструкции, где основание, центральная часть и крышка герметически соединены друг с другом с помощью специальных резьбовых зажимов.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в разработке простого и универсального прижимного устройства для улучшения контакта образцов керна с полупроницаемой мембраной в групповом капилляриметре.
Данная задача достигается применением
1. Прижимного устройства для улучшения контакта образцов керна с полупроницаемой мембраной в групповом капилляриметре, состоящего из нержавеющей стали, отличающегося тем, что поверхность стального диска, контактирующая при капиллярных исследованиях с образцами керна, имеет сетчатое основание.
2. Прижимное устройство по п. 1, отличающееся тем, что масса стального диска должна быть близка к массе водонасыщенного образца керна.
3. Прижимное устройство по п. 1, отличающееся тем, что диаметр стального диска превышает диаметр цилиндрического образца керна не менее чем на 10%.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является расширение арсенала технических средств, применяемых для улучшения контакта образцов керна с полупроницаемой мембраной в групповом капилляриметре при определении остаточной водонасыщенности коллекторов нефти и газа в зависимости от капиллярного давления.
Прижимное устройство вытачивается из нержавеющей стали, что позволяет избежать образования ржавчины при контакте с образцами, насыщенными пластовой водой.
Насечки на одной плоской поверхности стального диска наносятся с шагом 1 см. Оптимальная глубина и ширина насечек составляет 2 мм.
Масса прижимного устройства должна быть сравнима с массой водонасыщенного образца керна, так как скорость дренирования из образца воды в капилляриметре при кратном увеличении массы прижима, относительно массы насыщенных образцов, существенно не изменяется. При использовании достаточно тяжелых прижимных устройств возникает риск разлома достаточно хрупкой керамической полупроницаемой мембраны.
Диаметр прижимного устройства должен превышать диаметр цилиндрического образца керна не менее чем на 10%, что обеспечивает удобную процедуру нагрузки-разгрузки образцов прижимными устройствами и исключает лишние прикосновения к боковым поверхностям образцов керна.
Для стандартных образцов (∅30 мм) терригенных пород высота прижимного устройства для отдельного образца составляет порядка 8 мм, ∅33 мм, масса порядка 60 г.
Преимущество данного устройства заключается в простоте и универсальности конструкции, позволяющей изготовить его для образцов керна разного диаметра и обеспечить требуемый контакт образцов с полупроницаемой мембраной в групповом капилляриметре при определении остаточной водонасыщенности коллекторов нефти и газа.