Способ калибровки датчика акустического, эмиссионного, резонансного типа твердых включений в потоке газа на штатном месте в трубопроводе

1. Способ калибровки датчика акустического, эмиссионного, резонансного типа, твердых включений в потоке газа на штатном месте в трубопроводе, заключающийся в воздействии на пьезоэлемент датчика акустическими сигналами постоянной амплитуды от калибровочного акустического излучателя, расположенного напротив приемника калибруемого датчика, и определении откликов датчика на эти воздействия, по статистической обработке которых определяют метрологические характеристики калибруемого датчика, отличающийся тем, что акустические сигналы задают в виде широкополосных импульсов от калибровочного аутистического излучателя, установленного на стенке трубопровода.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что акустические сигналы в виде широкополосных импульсов задают путем подачи на пьезоэлемент датчика прямоугольных импульсов напряжений.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что перед закреплением калибровочного акустического излучателя на стенке трубопровода излучатель в лабораторных условиях проходит метрологическую аттестацию на предмет получения эквивалентности воздействий на калибруемый датчик излучаемых излучателем акустических импульсов и твердых включений в потоке газа в рабочих диапазонах размеров частиц, их дебитов и скоростей.
4. Способ по пп. 1, или 2, или 3, отличающийся тем, что калибровочный акустический излучатель проходит дополнительную метрологическую аттестацию после его закрепления на стенке трубопровода с заведомо исправным, предварительно прошедшим стендовую калибровку образцовым датчиком акустическим.
5. Способ по пп. 1, или 2, или 3, или 4, отличающийся тем, что на калибровочный излучатель подается широкополосный немодулированный сигнал, обеспечивающий уровень амплитуды сигнала резонанса на рабочей частоте калибруемого датчика и в т.ч., образцового, эквивалентный уровню амплитуды сигнала при калибровке песком.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, на калибровочный излучатель подается широкополосный немодулированный сигнал в диапазоне от 100 до 1000 кГц.