МОБИЛЬНАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
MOBILE PARASITOLOGICAL LABORATORY

Изобретение относится к передвижным паразитологическим лабораториям и предназначено для санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды и пищевых продуктов, а также для паразитологических исследований биологического материала человека, домашних и сельскохозяйственных животных с целью выявления паразитарных болезней вне стационарных лабораторных учреждений в очагах возможного распространения паразитарных болезней, прежде всего на территориях с интенсивными очагами биогельминтозов, геогельминтозов.
Изобретение выполнено в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора за паразитозами в целях улучшения деятельности паразитологических лабораторий по санитарно-паразитологическому мониторингу, совершенствования санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (Письмо Роспотребнадзора от 19.06.2013 №01/6930-13-32 «О деятельности паразитологических лабораторий в 2012 году»). Одной из мер повышения эффективности мониторинга за ситуацией по паразитарным болезням может быть использование мобильных лабораторий, способных дислоцироваться на территории очагов распространения паразитов и проводить в должном объеме в полевых условиях исследования с использованием современного молекулярно-биологическим, энтомологического и санитарно-паразитологического оборудования, а также компьютерного оборудования, обеспечивающего оптимизацию сбора, хранения, обработки, доступа, отображения и распространения пространственно-координированных данных, которые применимы для оперативного компьютерного анализа и решения научных и прикладных задач, мониторинга, поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия и оптимизации профилактики населения по социально-значимым паразитозам.
Известна мобильная лаборатория для осуществления эпизоотологического мониторинга особо опасных и природно-очаговых инфекций (RU 98369 U8, 20.10.2010), смонтированная на базе автомобиля и содержащая два модуля - модуль индикации и бактериологический. Каждый из модулей разделен перегородками с герметично закрывающимися дверями на санпропускник и функциональные отсеки. Отсеки оснащены всем необходимым оборудованием. Данная лаборатория обеспечивает возможность проведения диагностических исследований биологического полевого материала и объектов окружающей среды на наличие возбудителей опасных инфекционных болезней при эпизоотологическом обследовании территории, однако не предназначена для обеспечения паразитологических исследований биологического материала человека, домашних и сельскохозяйственных животных с целью выявления паразитарных болезней.
Известна мобильная лаборатория для эпизоотологического мониторинга особо опасных и других природно-очаговых инфекций (RU 112112 U1, 08.09.2011), состоящая из функционально взаимосвязанных модулей, оснащенных средствами жизнеобеспечения и системой контроля и управления доступом, интегрированной с системой аварийной сигнализации. При этом указанная система содержит центральное контрольно-управляющее устройство, блок питания, электромеханический замок, блок идентификатора персональных карт и/или блок биометрического сканера отпечатков пальцев, кнопку выхода, устройства индикации, элементы коммутации, линии связи, а система аварийной сигнализации - блок питания, аварийную кнопку, устройства звукового оповещения, коммутационные элементы, линии связи. Указанная полезная модель направлена на защиту от несанкционированного доступа к анализам и результатам полученных результатов анализа, однако не предоставляет онлайн-доступ к медицинским центрам для оперативных консультаций.
Известна передвижная измерительная лаборатория (RU 2212644 С1, 20.09.2003), выполненная для расширения функциональных возможностей мобильных лабораторий и, в частности, обеспечивающая контроль труднодоступных объектов и сбор информации как в стационарном, так и в мобильных режимах лаборатории. Автомобиль-фургон, на базе которого выполнена лаборатория, содержит бортовую ЭВМ и комплект встроенных датчиков для измерения параметров автомобиля-фургона, подключаемых к ЭВМ через кабельные линии связи или дистанционно через радиоканал или полевую шину. При этом данная лаборатория не предназначена для проведения паразитологических и санитарно-паразитологических исследований.
Известен высокомобильный медико-эпидемиологический автомобиль (CN 202491724 U, 15.03.2012) с высокими внедорожными качествами, имеющий разделенные между собой водительский отсек и салон, оснащенный системой жизнеобеспечения. Автомобиль оборудован навигационной системой.
Также известна мобильная клинико-диагностическая лаборатория на основе транспортного средства (GB 2477799 А, 16.02.2010), позволяющая оперативно производить клинические исследования в условиях удаленности от стационарных медицинских центров, например в сельской местности. Указанная лаборатория снабжена системой энергообеспечения и компактными клиническими лабораторными анализаторами, а также имеет возможность беспроводной связи со стационарным центром для дополнительных консультаций.
При этом вышеуказанные транспортные средства также не предназначены для проведения паразитологических и санитарно-паразитологических исследований.
Задача настоящего изобретения заключается в повышении эффективности эпидемиологического надзора за паразитарными заболеваниями.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в оперативных диагностике, анализе и мониторинге за ситуацией по социально значимым паразитарным болезням в очагах их возможного распространения в условиях отсутствия стационарных государственных лабораторий.
Указанный технический результат достигается тем, что мобильная паразитологическая лаборатория выполнена на базе транспортного средства и содержит по меньшей мере два отсека, один из которых - водительский, а другой - лабораторный, разделенные между собой перегородкой с дверью, при этом лабораторный отсек включает в себя:
диагностический модуль, выполненный герметичным с системой принудительной приточно-вытяжной или вытяжной вентиляции, снабженной фильтрами тонкой очистки, при этом указанный модуль разделен перегородками с герметично закрывающимися дверьми на функциональные зоны выделения ДНК/РНК, приготовления реакционных смесей и проведения ПЦР, амплификации и детектирования, и оснащенный холодильниками и комплектом оборудования для проведения ПЦР в реальном времени;
аналитический модуль, оснащенный переносным ударозащищенным персональным компьютером, компьютером, маршрутизатором, по меньшей мере одним модулем беспроводной передачи данных с внешней усиленной антенной, навигационным модулем с внешней активной антенной, портативным рамановским спектрометром и микроскопом с фотоприставкой, при этом модуль беспроводной передачи данных подключен к маршрутизатору, на базе которого развернута локальная вычислительная компьютерная сеть, подключенная к автоматизированной информационно-справочной системе, содержащей подсистему ведения электронных историй болезни пациентов, и связывающая переносной ударозащищенный персональный компьютер, компьютер, навигационный модуль и портативный рамановский спектрометр, причем компьютер содержит вычислительный модуль с операционной системой реального времени и выполнен с возможностью введения данных пациентов и с возможностью оперативной автоматической обработки цифровых данных полученных результатов анализа и последующей автоматической передачи их на центральный сервер, а портативный рамановский спектрометр с прецизионной трехкоординатной системой позиционирования и встроенным модулем обработки информации выполнен с возможностью оперативного химического анализа пробы в режиме реального времени и проведения идентификации процентного состава каждого компонента в пробе, причем портативный рамановский спектрометр соединен с микроскопом, а фотоприставка указанного микроскопа содержит насадку с ПЗС матрицей и модуль обработки видеоизображения;
входной санитарно-шлюзовой модуль;
модуль для пациентов и приема проб и
транспортный модуль, оборудованный средствами обеспечения автономного функционирования мобильной лаборатории, включающими систему кондиционирования и дезинфекции воздуха, систему водоснабжения, систему канализации, систему отопления, систему пожаробезопасности и систему энергообеспечения отсеков лаборатории, оборудования и приборов.
Кроме того, транспортным средством может являться автобус ПА3-32053 ОАО «Павловский автобус».
Кроме того, зона выделения ДНК/РНК диагностического модуля может быть оснащена по крайней мере одной микроцентрифугой, автоматическим дозатором с подставкой, ламинарным шкафом с биозащитой, термостатом, штативом для микропробирок и вакуумным отсасывателем, двумя термоциклерами, амплификатором и люминесцентным анализатором.
Кроме того, в качестве модуля беспроводной передачи данных может быть использован GSM/3G/LTE модем, или двухстандартный модем 3G/4G, или мобильный роутер 3G/4G (TS9/CRC9), к которому внешняя усиленная антенна подключается через антенный адаптер.
Кроме того, дополнительно в водительском отсеке может быть установлен блок управления навигационного модуля.
Кроме того, входной санитарно-шлюзовой модуль может быть выполнен с разборным тамбуром и лестницей.
Кроме того, система энергообеспечения отсеков лаборатории может включать штатный генератор, дополнительные аккумуляторы, преобразователь 12/220 В 600 Вт, источник бесперебойного питания, бензогенератор с дистанционным управлением, внешний ввод 220 В, электрощиток и евророзетки.
Кроме того, операционной системой реального времени вычислительного модуля компьютера может быть выбрана QNX 6.5.1, а модуль аппаратной первичной обработки видеопотока может быть выполнен на базе ПЛИС Xilinx Virtex 7 со стандартным разъемом ввода-вывода FMC.
Кроме того, в качестве переносного ударозащищенного персонального компьютера может использоваться ноутбук Panasonic ToughBook CF-53.
Кроме того, крыша автобуса может быть снабжена сварным каркасом и соединена с боковыми стенками неразъемным соединением, промежуток между наружной и внутренней обшивками стенок, потолка и дверей лабораторного отсека может быть заполнен герметиком, фанерной плитой и термошумоизоляционным материалом, внутренняя обшивка стенок и потолочной части лабораторного отсека может быть выполнена из пластика, устойчивого к дезинфектантам, пол лабораторного отсека может быть выполнен в виде уложенного утеплителя и кафельной плиты, в диагностическом и аналитическом модулях могут быть смонтированы шкафы для хранения чистой и необеззараженной защитной одежды, лабораторные столы, рабочие столы-тумбы, над которыми крепятся светильники, полки и стеллажи с ячейками для оборудования и расходных материалов.
Технический результат достигается за счет использования в настоящем изобретении комплекса новых информационных телекоммуникационных технологий, современного портативного оборудования и возможности оперативного обращения к единой информационно-справочной системе.
Конструктивно-мобильная паразитологическая лаборатория смонтирована на базе автобуса ПА3-32053 ОАО «Павловский автобус», что гарантирует превосходные ходовые качества в городских условиях и в сельской местности, на грунтовых и щебеночных дорогах. Наличие «автобусной» более мягкой подвески, предусматривающей установку эффективных амортизаторов, обеспечивает большую плавность хода и, как следствие, значительно (до 70%) увеличивает долговечность и срок службы установленного медицинского оборудования.
Планировка, базовая комплектация и наличие инженерно-технических систем передвижной лаборатории соответствует требованиям, предъявляемым к лабораториям, проводящим исследования материалов, инфицированных микроорганизмами III-IV групп патогенности.
В лаборатории предусмотрены рабочие места микроскописта, молекулярного паразитолога и энтомолога. Мобильная лаборатория состоит из двух отсеков: водительского и лабораторного. Водительский отсек герметично отделен от лабораторного отсека перегородкой с дверью.
Планировка лабораторного отсека позволяет выполнить принцип зонирования и включает в себя следующие модули:
1. Диагностический модуль, в котором проводятся микробиологические исследования методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Этот метод не требует стадии электрофореза, что позволяет снизить требования, предъявляемые к ПЦР лаборатории. Благодаря экономии площадей, уменьшению количества персонала и востребованности количественного определения ДНК/РНК этот метод в последние годы успешно применяется в крупнейших санитарно-эпидемических, диагностических и научно-исследовательских центрах развитых стран мира. Модуль разделен перегородками с герметично закрывающимися дверьми на функциональные зоны выделения ДНК/РНК, приготовления реакционных смесей и проведения ПЦР, амплификации и детектирования, и оснащен необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения ПЦР анализа в реальном времени.
Зона выделения ДНК/РНК оснащена, по крайней мере, одной микроцентрифугой, автоматическим дозатором с подставкой, ламинарным шкафом с биозащитой, термостатом, штативом для микропробирок и вакуумным отсасывателем, двумя термоциклерами, амплификатором и люминесцентным анализатором.
Каждая из функциональных зон оснащена своим набором холодильников. В качестве лабораторного холодильника используется Медицинский автомобильный холодильник объемом 140 л WAECO COOLFREEZE ТО 140 для перевозки чувствительных к температуре грузов. Рассчитан на напряжение 12/24 В постоянного тока и 110-240 В переменного тока.
Помещения диагностического модуля оборудованы приточно-вытяжной или вытяжной вентиляцией, соответствующей требованиям п.п. 2.3.16. и 2.4.3. СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» и МУК 4.2.796-99 «Методы санитарно-паразитологических исследований». Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и соответствует СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции.
2. Аналитический модуль.
В аналитическом модуле размещены индивидуальные регулируемые кресла, шкафы для одежды, рабочие столы-тумбы, над которыми крепятся светильники и полки. Аналитический модуль оснащен компьютерным оборудованием с тремя независимыми беспроводными модемами (модулями беспроводной передачи данных) с маршрутизатором для гарантированного доступа в Интернет с подключением к навигационному модулю - системе спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС, что обеспечивает оптимизацию сбора, хранения, обработки, доступа, отображения и распространения пространственно-координированных данных, которые будут применимы для оперативного компьютерного анализа и решения научных и прикладных задач, мониторинга, поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия и оптимизации профилактики населения по социально-значимым паразитозам.
Все электронные устройства аналитического модуля оборудованы современными интерфейсами передачи данных для связи с компьютером, обеспечивающими необходимую пропускную способность.
Компьютер содержит вычислительный модуль с операционной системой реального времени, в частности QNX 6.5.1 с модулем аппаратной первичной обработки видеопотока, в частности выполненным на базе ПЛИС Xilinx Virtex 7. Virtex-7 FPGA VC709 Connectivity Kit, которая представляет собой 40 Гб/с, высокоскоростную и производительную платформу, предназначенную для разработки современных систем обработки и передачи данных. Кроме того, дополнительно разработано специализированное программное обеспечение для оперативной автоматической обработки цифровых данных и последующей автоматической их передачи в процессинговый центр. Плата имеет стандартный разъем ввода-вывода FMC, что делает ее совместимой более чем с сотней дочерних плат. Плата также включает в себя подсистемы PCIe Gen3, AXI, Ethernet и DDR3.
Помимо стационарного компьютера лаборатория также оснащена переносным персональным компьютером. Условия использования лаборатории могут широко отличаться как климатически, так и географически, потому оборудование в том числе и переносной персональный компьютер должны быть работоспособны в любых условиях.
Для данной мобильной паразитологической лаборатории предлагается использовать в качестве переносного персонального компьютера ноутбук Panasonic Toughbook CF-53 для автоматизации работ в полевых и промышленных условиях. Указанный ноутбук, который прошел испытания на защищенность, выдерживает падение с высоты 76 см, а клавиатура защищена от проливов жидкости. Корпус ноутбука Panasonic Toughbook CF-53 выполнен из магниевого сплава с применением демпферов. Стенки корпуса усилены ребрами жесткости, защищающими ЖК-экран от сдавливания. Все разъемы закрыты герметичными заглушками. Размеры ноутбука - 341×48-55×281 мм, вес - 2,65 кг - 2.95 кг. Достоинства ноутбука: большое время автономной работы, небольшой вес, относительно невысокая цена.
В лаборатории используется навигационный модуль - GPS/Глонасс модуль с внешней активной антенной BSP-GG-C74 (корпус антенны имеет размеры 37,8 мм × 34 мм × 14,8 мм и выполнен с усиленной герметизацией). Блок управления навигационным модулем может быть установлен на передней панели в кабине водителя.
В качестве модуля беспроводной передачи данных используется GSM/3G/LTE модем или двухстандартный модем 3G/4G, или мобильный роутер 3G/4G (TS9/CRC9), к которому внешняя усиленная антенна подключается через антенный адаптер. В зависимости от типа и модели модема внешняя антенна может подключаться через антенный переходник. В качестве внешней усиленной антенны предлагается использовать всенаправленную антенну 3G/4G LTE/GSM 12 дБ 900-2700 МГц. Сопротивление антенны 50 Ом. Усиление составляет 12 dBi. Длина кабеля в стандартной комплектации 3 метра. Антенна выдерживает ветровую нагрузку до 200 км/ч. Основанием антенны служит магнит с размером 75 мм. Коэффициент стоячей волны (КСВ) равен 1,9:1. У антенны имеется FME разъем.
В мобильной лаборатории развернута локальная вычислительная компьютерная сеть на базе маршрутизатора ASUS RT-AC66R, подключенная к автоматизированной информационно-справочной системе, содержащей подсистему ведения электронных историй болезни пациентов. Сеть включает в свой состав автоматизированное рабочее место врача, выполненное конструктивно на базе компьютера. Локальная сеть содержит один сегмент, состоящий из проводной части и двух беспроводных радиосетей стандарта IEEE 802.11b/g/n/ac на частотах 2.4ГГц и 5ГГТц. Для обеспечения резервного доступа к сети Интернет к разъему USB 2.0 маршрутизатора подключен модем Huawei E3276. Данное устройство способно функционировать в сетях LTE/GSM/GPRS/EDGE/3G/HSDPA/HSUPA/HSPA+, таким образом обеспечивая работу во всех существующих в России мобильных сетях.
В диагностическом модуле также установлен портативный рамановский спектрометр для оперативного химического анализа пробы с прецизионной трехкоординатной системой позиционирования и встроенным модулем обработки информации, выполненный с возможностью работы в режиме реального времени, с возможностью проведения идентификации процентного состава каждого компонента в пробе. Действие прибора основано на явлении околорезонансного рамановского рассеяния света. Разрабатываемая система включает в себя импульсный монохроматический источник возбуждающего излучения, конфокальную оптическую схему фокусировки возбуждающего излучения и сбора сигнала рамановского рассеяния, систему трехкоординатного позиционирования и фокусировки, дисперсионный оптический элемент, детектор с высоким временным разрешением, электронную схему управлением источником излучения и детекторами, цифровой анализатор, производящий распознавание и обработку спектра по уникальным алгоритмам, обеспечивающим высокую достоверность и точность анализа. Разработанный комплекс алгоритмов фильтрации и распознавания спектральных данных для бесконтактной идентификации веществ реализован на портативном устройстве со встроенным модулем обработки информации, способном проводить идентификацию процентного состава каждого компонента в смеси.
-1
Достоинствами указанного спектрометра являются возможность перестраивать прибор на различные диапазоны измерений (замена лазера, обеспечивающего облучение образца, может быть произведена за несколько минут); подавление постороннего излучения (в том числе засветка и мешающее релеевское рассеяние) на 6 порядков, что позволяет измерять спектр комбинационного рассеяния от рамановских сдвигов в 40 см; габаритные размеры макета, определяемые в основном конструкцией и взаимным расположением оптических компонент (180 мм × 120 мм × 70 мм) и малый вес (около 1.5 кг в металлическом корпусе).
Рамановский спектрометр может быть объединен в одну оптическую систему с обычным или флюоресцентным микроскопом. При этом становится возможным помимо измерения спектра комбинационного рассеяния и флюоресценции вещества в точке фокуса рамановского микроскопа наблюдать общее изображение предмета. Фотоприставка указанного микроскопа содержит насадку с ПЗС матрицей и модуль обработки видеоизображения.
3. Входной санитарно-шлюзовой модуль, выполненный с разборным тамбуром и лестницей.
4. Модуль для пациентов и приема проб
5. Транспортный модуль
Мобильная лаборатория должна быть оборудована средствами обеспечения автономного функционирования мобильной лаборатории, включающими систему кондиционирования и дезинфекции воздуха, систему водоснабжения, систему канализации, систему отопления, систему пожаробезопасности и систему энергообеспечения отсеков лаборатории, оборудования и приборов.
Мобильная лаборатория оборудована автономным отопителем, работающим на топливе базового транспортного средства, приточно-вытяжной вентиляционной системой с предварительной очисткой воздуха, системой кондиционирования, работающей в положениях «холод» - «тепло». Мобильная лаборатория обеспечивает сохранение комфортных условий работы при различных температурах окружающего воздуха.
Система водоснабжения представляет собой мойку, снабженную системой автоматической подачи и подогрева воды в виде бака с электронасосом и водонагревателем и емкости для слива воды. Под мойкой размещается бак на 20 л с электронасосом для подачи воды и водонагревателем, емкость под слив воды на 25 л. Транспортное средство снабжено также огнетушителем.
Система освещения мобильной лаборатории состоит из дежурного освещения (10 потолочных светильников 12В) и индивидуальных светильников над поверхностью рабочих столов-тумб (например, настольный смотровой светильник Masterlight).
Система энергообеспечения мобильной лаборатории состоит из сети постоянного тока с напряжением 12В и сети переменного тока 220В/50 Гц, последняя из которых включает штатный генератор; аккумуляторы; преобразователи напряжения 12В/220В с «чистым синусом»; источник бесперебойного питания; внешний ввод 220В, электрощиток и евророзетки; бензогенератор с дистанционным управлением.
При работающем двигателе автомобиля обеспечивается работа оборудования на 220В без ограничения времени с ограничением суммарной мощности - до 2000 Вт (без учета потребления кондиционера в лабораторном отсеке и при условии наличия топлива в баке автомобиля).
Каждая розетка подключена отдельным трехжильным проводом к щитку. Разводка электрических розеток выполнена в электрическом щитке в соответствии с соответствующей схемой электрощита управления электропитанием. Около всех розеток нанесены пояснительные надписи и таблички.
В качестве источника бесперебойного питания (далее - ИБП) используется ИБП серии SNR-UPS-ONRT с комплектом салазок для установления ИБП горизонтально или вертикально в стойку, при этом ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока. Для крепления в стойку ИБП используются универсальные салазки SNR-UPS-RK, которые позволяют устанавливать ИБП и любое другое габаритное и тяжелое оборудование в телекоммуникационных шкафах монтажной глубиной 800/1000 мм. Время автономной работы ИБП SNR-UPS-ONRT может быть увеличено с помощью батарейных блоков, дизайн и габариты которых аналогичны дизайну и габаритам ИБП.
В качестве преобразователя напряжения используется инвертор SMART-12-3000 компании A-electronica.ru. Данный инвертор является мощным преобразователем постоянного напряжения аккумулятора 12В в качественное переменное напряжение 220В 50 Гц. Форма выходного напряжения инвертора - чистая синусоида.
В качестве бензогенератора используется бензиновая электростанция Hyundai HY9000SE-3. Максимально возможно подключать к данному аппарату один или несколько электроприборов максимальной суммарной мощностью 6.0 кВт при напряжении 220/380 В. Расход бензина при средней нагрузке бензогенератора составит 3.6 л.ч. Конструкция генератора выполнена с максимальной комфортностью, позволяющей перемещать генератор вручную, не прибегая к использованию транспортных приспособлений. У электростанции Hyundai HY9000SE-3 установлена выхлопная труба для вывода выхлопного газа, которая способствует снижению уровня шума до 72 дБ. Электроагрегат снабжен топливным баком емкостью 25 л, позволяющим работать бензогенератору 9.5 часов без дозаправки.
Электрооборудование и внешние световые приборы автомобиля соответствуют требованиям ГОСТ 3940-84, ГОСТ 696-72, ГОСТ 8769-75, ГОСТ Р41.3-99-Р41.7-99.
Таким образом, организована автономная мобильная лаборатория, в которой осуществляется единый технологический цикл лабораторных исследований при проведении мониторинга за ситуацией по паразитарным болезням на территории очагов распространения паразитов, что позволит целенаправленно планировать профилактические мероприятия в очаге.
Использование мобильной паразитологической лаборатории обеспечит качественное и оперативное выполнение в полевых условиях лабораторных исследований за счет современного молекулярно-биологического, энтомологического и санитарно-паразитологического оборудования, а также компьютерного оборудования, что позволит повысить эффективность паразитологического мониторинга и поддержать санитарно-эпидемиологическое благополучие и оптимизацию профилактики населения по социально-значимым паразитозам.
Модульный принцип компоновочного построения мобильного комплекса обеспечивает простоту компоновки, эргономичные условия работы персонала, доступность при обслуживании, ремонте или замене основного и вспомогательного оборудования, а также при необходимости позволяет доукомплектовать комплекс любым дополнительным оборудованием.
Следовательно, конструктивные особенности, технические характеристики и оборудование лаборатории обеспечивают постоянную готовность и необходимые условия для осуществления диагностики паразитозов в полевых условиях в отсутствие наличия стационарных лабораторий, при этом персоналу созданы оптимальные, комфортные условия для выполнения работ при проведении исследований.
Вышеприведенное описание поясняет и никоим образом не ограничивает настоящее изобретение. Хотя настоящее изобретение описано со ссылкой на примерный вариант осуществления, следует понимать, что пояснения, использованные в данном документе, являются иллюстрационными, а не ограничивающими. Изменения могут быть сделаны в пределах компетенции прилагаемой формулы изобретения. Хотя настоящее изобретение описано в данном документе со ссылкой на конкретные средства, материалы и варианты осуществления, настоящее изобретение не ограничивается частностями, раскрытыми в данном документе; скорее, настоящее изобретение распространяется на все функционально эквивалентные структуры, способы и применения, находящиеся в пределах объема прилагаемой формулы изобретения.