Оптотип для исследования остроты зрения
OPTOTYPE FOR EXAMINATION OF VISUAL ACUITY

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии и касается исследования остроты центрального зрения. Острота зрения является наиболее важной, интегральной функцией зрительного анализатора. Предлагалось множество методов ее измерения. Ключевым элементом в определения остроты зрения является тест-объект, или оптотип. Располагая его на различном удалении от испытуемого или уменьшая его размер при фиксированной дистанции исследования, можно измерить остроту зрения. Впервые методика измерения остроты зрения была описана Н. Snellen в 1867 г. Им была предложена таблица, в которой содержались строки прописных букв, оптотипов; размер букв уменьшается от строки к строке в направлении сверху вниз. В качестве оптотипов им были использованы латинские буквы. В 1888 году, швейцарский офтальмолог E. Landolt предложил оптотип в виде кольца с разрывом (Landolt Е. The British Journal of Ophthalmology. 1926; 10(8):4 International Organization for Standardization. Ophthalmic optics-Visual acuity testing-Standard and clinical optotypes and their presentation, ISO 8596:2017(E). Geneva. Switzerland, 2017. 63).
В оптотипе Ландольта соотношение внешнего диаметра кольца к его ширине, и к ширине разрыва составляет 5:1:1. Преимуществом данного оптотипа является то, что при его рассмотрения испытуемым нивелируется фактор узнаваемости, присущий буквенным и цифровым оптотипам. Учитывая универсальность данного оптоипа и более высокую достоверность результатов визометрии с его использованием, в 1909 г. на XI Международном конгрессе офтальмологов, кольцо Ландольта было утверждено в качестве международного стандарта. Так же в 1994 году Международная организация по стандартизации (ISO) выпустила стандарт ISO 8596 «Оптика и оптические приборы. Проверка остроты зрения. Стандартный оптотип и его предъявление», а также пересмотренный стандарт ISO 8596:2017 (International Organization for Standartization. Ophthalmic optics-Visual acuity testing-Standard and clinical optotypes and their presentation, ISO 8596:2017(E). Geneva. Switzerland, 2017), в котором кольцо Ландольта продолжает оставаться стандартным оптотипом для исследования остроты зрения. При детальном изучении зрительных феноменов возникающих при исследовании остроты зрения с использованием различных оптотипов, в том числе и кольца Ландольта, Ferree и Rand отметили, что узнавание положения разрыва в кольце происходит из-за контрастной «неуравновешенности». Для устранения этого эффекта авторами было предложено «уравновешенное» кольцо, толщина которого была неравномерной, в области кольца противоположной разрыву, толщина была максимальной. (Ferree С., Rand G. The testing of visual acuity. Factors in the sensitive use of the test for the detection of errors of refraction. Australian journal of optometry, 1934:118; Ferree C., Rand G. More nearly absolute method of testing and rating vision. Arch Ophthalmol. 1940; 24(2):292-315).
Прототип изобретения:
Прототипом предлагаемого изобретения является кольцо Ландольта, На сегодняшний день данный оптотип признан и утвержден в качестве международного стандарта. В оптотипе Ландольта соотношение внешнего диаметра кольца к его ширине, и к ширине разрыва составляет 5:1:1.
Критика прототипа
Основным недостатком оптотипа Ландольта является меридиональная неравномерность детали оптотипа (разрыв) (фиг. 1). Разрыв в оптотипе Ландольта представляет из себя квадрат, диагональ (фиг. 1 поз. С) которого является гипотенузой равностороннего треугольника и равна  Из этого следует, что диагональный размер разрыва превышает величину его сторон на  в процентном соотношении на 29,3%. Эта неравномерность является основой психофизиологического феномена закругления углов, при котором расположение разрыва в кольце Ландольта узнается, еще до того как становиться видимым (Волков В.В., Горбань А.Н., Джалиашвили О.А., Клиническая визо- и рефрактометрия. Л.: Медицина, 1976, 216 с.)
Таким образом, пациент угадывает положение разрыва по изменению контура окружности кольца, в области разрыва, что снижает объективность исследования.
Цель изобретения:
Целью предлагаемого изобретения является повышение эффективности и объективности измерения остроты зрения.
Сущность изобретения:
Предлагается оригинальный оптотип для визометрии, представляющий из себя черное кольцо с разрывом. Разрыв выполнен в виде белой окружности вписанной в кольцо. Соотношение внешнего диаметра кольца к его толщине, и к диаметру разрыва составляет 5:1:1.
Предлагаемый оптотип (фиг. 2) представляет из себя кольцо (фиг. поз. 1), диаметром D, ширина которого равна D/5. На одной стороне кольца имеется разрыв (фиг. поз. 2), представленный вписанной окружностью, имеющей диаметр D/5.
Таким образом, сохраняется оптимальное отношение элементов оптотипа к его общему размеру. При этом наличие разрыва в виде окружности позволяет добиться меридиональной равномерности оптотипа, а также нивелировать эффект «закругления углов».
Признаки изобретения, отличительные от прототипа
Предлагаемый оптотип для исследования остроты зрения имеет разрыв кольца представляющий вписанную окружность, диаметр которой относится к внешнему диаметру кольца как 1:5, что является отличием от прототипа, где имеется полный разрыв кольца, по форме соответствующий квадрату.
Технический результат от применения изобретения
Использование предложенного оптотипа для определения остроты зрения позволит повысить объективность и уровень прецизионности измерения остроты зрения в офтальмологической практике; сохраняет оптимальное отношение элементов оптотипа к его общему размеру, позволяет добиться меридиональной равномерности оптотипа, а также нивелировать эффект «закругления углов».