Овоскоп

Полезная модель относится к приборам, предназначенным для исследования яиц методом просвечивания и визуальной оценки их качества.
Известен овоскоп, предназначенный для одновременного контроля нескольких яиц (см. Матвеев A.M. и др. Торговое оборудование, М., «Наука, 1968, стр. 155-156).
Он состоит из разъемного металлического корпуса, в верхней части которого размещена решетка, выполненная в виде полых овальных отверстий, предназначенных для укладки яиц. Этот овоскоп характеризуется сравнительно высокими металлоемкостью и весогабаритными параметрами, что удорожает его изготовление и усложняет эксплуатацию.
Известен также овоскоп, содержащий корпус, выполненный, например, из прутков. На крышке выполнены отверстия овальной формы для укладки проверяемых яиц. Овоскоп имеет съемный кожух, который закреплен в корпусе под источником светового потока, в качестве которого использована галогенная лампа, электрически соединенная с розеткой электросети или переносным блоком питания (патент РФ №2172955).
Как и предыдущий аналог, этот овоскоп характеризуется сравнительно высокими материалоемкостью и высоко габаритными параметрами, а наличие галогенной лампы существенно повышает его стоимость.
По совокупности признаков наиболее близким к заявляемой полезной модели является овоскоп, содержащий корпус, расположенные в нем электролампы накаливания, каждая из которых снабжена рефлектором и размещена под соответствующей ячейкой для укладки яиц. Ячейки выполнены в виде углублений на крышке корпуса и имеют форму сегмента эллипсоида. Овоскоп снабжен блоком питания и выключателем (свидетельство РФ 12614).
Данный овоскоп, как и выше указанные аналоги, предусматривают поштучную укладку в соответствующие ячейки яиц, что снижает производительность их исследования. Кроме того, изготовление овоскопа с
г    i о - . 0: .« 5 о
Овоскоп
МПК7ООШЗЗ/08 А01К 43/00
ячейками в форме сегмента эллипсоида повышает его стоимость, т.к. требует сравнительно сложной оснастки..
Задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, состоит в повышении технологичности изготовления овоскопа, а также расширении арсенала средств для проверки яиц методом просвечивания.
Заявляемый овоскоп содержит корпус, в котором размещены источники света, выполненные, например, в виде электроламп накаливания.
При этом каждая электролампа снабжена рефлектором. В верхней части корпуса установлена пластина, выполненная из прозрачного материала, например, листового полистирола. По периметру пластины имеется бортик, выполненный заодно с корпусом. Цоколи ламп накаливания закреплены в установленной в корпусе пластине из электропроводяп ;его материала. Пластина электрически соединена с одним из полюсов блока питания, а центральные контакты электроламп - с другим полюсом блока питания. В верхней части корпуса установлен включенный в цепь питания электроламп кнопочный выключатель. Овоскоп снабжен выполненным из непрозрачного материала съемным тубусом, нижняя 1фомка которого взаимодействует с внешней поверхностью бортика. В верхней части тубуса имеется отверстие.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид овоскопа; на фиг. 2- вид овоскопа сверху при снятом тубусе; на фиг.З - сечение по А-А на фиг.2.
Овоскоп состоит из корпуса 1, установленного на нем тубуса2, размещенного на корпусе 1 кнопочного выключателя 3. Внутри корпуса 1 размещены электролампы 4, цоколи которых закреплены в металлической пластине 5 электрически соединенной с одним из полюсов блока питания (на чертеже не показано). Электролампы 4 снабжены рефлекторами 6. В верхней части корпуса 1 установлена пластина 7 из прозрачного материала, например, листового полистирола. По периметру пластины 7 имеется бортик 8, выполненный заодно с корпусом 1. Центральные контакты электроламп 4 электрически соединены с блоком питания, образуя при замкнутых контактах выключатель 3 непрерывную электрическую цепь (на чертеже не показано).
и:)(Ь (
(ТИспользуют овоскоп следующим образом.
Подсоединяют к овоскопу блок питания. При снятом тубусе 2 укладывают на пластину 7 исследуемые яйца, при этом бортик 8 препятствует скатыванию последних с пластины 7. Если освещенность в месте установки овоскопа низкая, то, замкнув электрическую цепь путем кнопочного выключателя 3, просвечивают исследуемые яйца и по отсутствию темных пятен и/или вкраплений судят об их доброкачественности.
Если в месте установки овоскопа высокая освещенность то перед просвечиванием яиц на корпус 1 овоскопа устанавливают тубус 2.
Экспериментально установлены высокая технологичность изготовления заявляемого овоскопа, а также надежность проверки качества яиц.
loo CC