НАСАДКА ДЛЯ МИКРОМАГНИТОФОРЕЗА

НАСАДКА ДЛЯ МИКРОМАГНИТОФОРЕЗА
Полезная модель относится к медицине, а именно к физиотерапии и может быть использована для лечения и профилактики различных заболеваний, в том числе вибрационной болезни.
Известна насадка для микроэлектрофореза.
После предварительной индикации биологически активной точки на активный электрод-щуп надевается насадка для микроэлектрофореза, состоящая из пластмассового полого конуса и металлического капилляра, в капилляр на ватную турунду вводят пипеткой две-три капли соответствующего раствора (Ф.Г.Портнов. Электропунктурная рефлексотерапия. Знание. Рига. 1982 г. стр.108).
Основным недостатком прототипа является трудоемкость в выполнении процедуры, а именно нахождение биологически активной точки.
Полезная модель направлена на решение задачи: облегчение проведения процедуры лечения микромагнитофорезом.
Указанная задача достигается с помощью насадки, состоящей из полого конусообразного каркаса. Новым в устройстве является то, что на рабочем конце каркаса неподвижно закреплена камера для гидрофильной прокладки. На противоположном конце каркаса имеется крепежное кольцо для прикрепления к тубусу аппарата, например НЛМ-1.
Устройство изображено на чертеже, где на фиг.1 дан вид сбоку, на фиг.2 - вид сверху.
МКИ A6lVo2/08
Насадка состоит из каркаса из диамагнитного и диэлектрического материала, например пластмассы. 1, крепежного резинового кольца 2, камеры для гидрофильной прокладки 3.
Работу с насадкой осуществляют следзтощим образом: гидрофильную прокладку смачивают соответствующим раствором, например 5%-ного новокаина, вкладывают в камеру 3; при помощи крепежного резинового кольца 2 каркас 1 крепят на тубус аппарата НЛМ-1, после чего аппарат готов к работе.
Преимущества насадки для микромагнитофореза: простота применения, быстрое нахождение и облегчение воздействия на биологически активные точки.