БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТОДОМ АВТОКЛАВИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕЛКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Полезная модель относится к медицине, в частности к практической стоматологии, и может быть использовано для стерилизации стоматологического инструментария.
При стерилизации стоматологического инструментария с использованием стандартных боксов из металла происходит их деформация и коррозия с течением времени, а также их длительное использование может привести к повреждению стерилизуемого инструментария.
Существует три вида стерилизации:
1) Паровой метод (водяной насыщенный пар под избыточным давлением) Применяемое оборудование: автоклав.
2) Воздушный метод стерилизации (сухой горячий воздух) Применяемое оборудование: сухожаровой шкаф.
3) Химический метод (растворы химических препаратов). Применяемые средства: химические дезинфектанты (перекись водорода, дезоксон, аламинол, пресепт и т.д.) (1)
1) Паровой - на котором стоит заострить внимание
t-132 с; P-Bar 1.1-2.0; Время мин 5-20
Полный цикл (мин) 6-30
применяемость Металл, стекло, текстиль, резина, ПВХ, латекс
Стерилизующий агент Пар, температура, давление
Преимущества
Короткий полный цикл
Возможна стерилизация термочувствительных изделий.
Использование различных типов упаковки.
Недостатки
Более высокая стоимость оборудования
2) Воздушный
t-170 с; P-Bar 1.1-2.0; Время мин 30
Полный цикл (мин) 75-120
применяемость Металл, стекло
Стерилизующий агент температура
Преимущества
Низкая себестоимость оборудования
Недостатки
Длинный цикл
Опасность повреждения высокими температурами
Ограничение применения
Воздействие одним контрольным параметром-температурой
Высокие энергозатраты
3) Химический - который нас не интересует в данный момент.
Как вы видите, большим преимуществом перед остальными обладает паровой метод стерилизации, или автоклавирование. Короткий цикл и невысокие температуры позволяют использовать этот метод для стерилизации, практически, всех инструментов и расходных материалов, используемых в медицине.
При стерилизации в паровых и воздушных стерилизаторах изделия, как правило, стерилизуют упакованными в стерилизационные упаковочные материалы; при паровом методе, кроме того, используют стерилизационные коробки без фильтров и с фильтрами. (2)
Медицинский инструментарий, стоматологические наборы, простерилизованные в индивидуальной стерилизационной упаковке (двойная мягкая бязь, пакеты из упаковочной бумаги, пергамента) можно хранить в специально выделенном шкафу. При воздушном методе стерилизации, а также в отдельных случаях при паровом методе, допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде (в открытых лотках), простерилизованный инструментарий хранению в стерилизационной камере не подлежит.
Наиболее близкой к заявленной полезной модели среди известных является стерилизационная коробка. Стерилизационная коробка квадратной, прямоугольной или другой формы, выполненная с перфорированными боковыми стенками, снабженными перекрывающими отверстия задвижками, состоящая из нескольких отделений, отличающаяся тем, что вся коробка разделена общей горизонтальной перегородкой на две части, которые, в свою очередь, разделены вертикальными перегородками на отделения, снабженные индивидуальными крышками, открывающимися в противоположные стороны и запирающиеся подпружиненными защелками. Патент USSR 73189 от 26 августа 1947 г. (3)
Недостатком метода на наш взгляд, является применение в данном случае стерилизационных коробок из материалов, подверженных деформациям при воздействии высоких температур и давления с течением времени, а также их большие размеры, что затрудняет транспортировку инструментария; и использование открытых лотков, что может привести к повреждению инструментария, либо к его потере в процессе стерилизации.
Цель работы: Оптимизировать процесс стерилизации стоматологического инструментария.
Предлагаемая полезная модель представлена на фиг. 1 - фиг. 10:
фиг. 1 - вид модели сбоку в собранном состоянии
фиг. 2 - вид основания модели сбоку
фиг. 3 - вид вставки модели сбоку
фиг. 4 - вид совмещенных основания и вставки модели сбоку
фиг. 5 - вид крышки модели сверху
фиг. 6 - вид крышки модели снизу
фиг. 7 - вид вставки модели сверху
фиг. 8 - вид вставки модели снизу
фиг. 9 - вид основания модели сверху
фиг. 10 - вид основания модели снизу
где,
1 - ячейки вставки
2 - вставка
3 - положение вставки «открыто»
4 - основание
5 - отверстия вставки
6 - отверстия основания
7 - положение вставки «закрыто»
После предстерилизационной очистки, дезинфекции и высушивания инструмент помещается в ячейки(1), бокс пластиковый закрывается, вставка (2) передвигается в положение «открыто» (3), при котором основание(4) и вставка смещаются относительно друг друга. Отверстия вставки (5) и отверстия основания (6) в данном положении совмещаются. После проведения стерилизации в автоклаве средняя часть передвигается в положение «закрыто» (7), при котором отверстия на дне вставки и дне основания бокса не совмещены.
Сущность данного изобретения заключается в том, что при стерилизации паровым методом инструментарий подвергается обработке паром внутри предъявленного пластикового бокса через отверстия основания и вставки, которые могут опционально разобщаться после процесса стерилизации и в таком изолированном от внешней среды состоянии может транспортироваться к месту работы врача, минуя стадию фасовки инструментария из стерилизационной коробки младшим медицинским персоналом, при которой имеет место человеческий фактор(потеря, неправильная фасовка).
Преимущества предлагаемой модели:
1) Пластик не изменяет свои физико-химические свойства со временем, не коррозирует и не дает возможности коррозии инструмента.
2) Отверстия для прохождения пара в момент стерилизационного цикла совмещаются между собой, при сдвижении вкладыша с ячейками относительно основания - не совмещаются, закрывая тем самым пространство внутри от попадания нестерильного воздуха снаружи.
3) Отверстия по конфигурации не дают возможности мелкому инструменту проваливаться и деформироваться.
4) Использование бокса увеличивает свободное пространство на рабочем столе за счет уменьшения дополнительных емкостей с инструментами.
5) Легок в изготовлении и использовании персоналом.
Предлагаемое техническое изобретение наиболее удобно в использовании. Изготавливается из медицинского автоклавируемого пластика. Представляет из себя органайзер мелкого инструмента с повторным использованием с возможностью стерилизации и сохранения стерильности вложения на момент использования.
Список использованной литературы:
1) Б.Т. Мороз, О.В. Мироненко. Особенности дезинфекции и стерилизации в амбулаторной стоматологии - Издательство “Человек” Санкт - Петербург 2008 г. - 49-51 с.
2) Е.В. Боровский, Ю.М. Максимовский. Терапевтическая стоматология - Москва «Медицина», 2001 г. - 18-20 с.
3) Стерилизационная коробка - Патент на изобретение СССР №73189, Класс 301, 8в1, 301, 2, заявлено 26 августа 1947 г. за №359452.