Устройство для сушки, асептического хранения и транспортировки эндоскопов

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию и направлена на повышение эффективности, надежности и удобства сушки, длительного хранения и транспортировки гибких эндоскопов и подобных канальных изделий, стерильно обработанных дезинфекцией высокого уровня.
Из уровня техники известно устройство для сушки, асептического хранения и транспортировки эндоскопов, содержащее многоярусную стойку с несущим каркасом, снабженным горизонтальными направляющими, на которых установлены съемные контейнеры для горизонтального хранения эндоскопов, выполненные в виде коробчатого корпуса с крышкой, каждый из которых подключен наружным трубопроводом к системе циркуляции воздуха, которая размещена в закрепленном на каркасе стойки корпусе и включает, по меньшей мере, один компрессор и снабженную герметичным корпусом изолированную камеру бактерицидной обработки воздуха, по меньшей мере, с одной газоразрядной ртутной лампой низкого давления, при этом к входу камеры бактерицидной обработки воздуха подключен выход компрессора, а к выходу из камеры бактерицидной обработки воздуха присоединены наружные трубопроводы, связанные с контейнерами, кроме того, в стенке корпуса каждого контейнера установлен проходной патрубок - фитинг, к которому снаружи подключен соответствующий наружный трубопровод, связанный с выходом из камеры бактерицидной обработки воздуха, а к проходному патрубку - фитингу внутри контейнера подключены внутренние соединительные трубопроводы для присоединения каналов эндоскопов (RU 187268 U1, A61L 2/10, опубл. 28.02.2019). Однако неудобство и сложность качественной стерильной горизонтальной укладки предварительно стерильно обработанных гибких эндоскопов внутрь контейнера и их извлечения после хранения снижает эффективности длительного асептического хранения эндоскопов.
Технический результат, на получение которого направлена полезная модель, заключается в повышении эффективности длительного асептического горизонтального хранения стерильных гибких эндоскопов и подобных канальных изделий путем обеспечения удобства и простоты качественного стерильного горизонтального размещения предварительно стерильно обработанных гибких эндоскопов внутри стерильного контейнера с использованием стерильных лотков и их извлечения после хранения
Решение поставленной задачи и достижение заявленного технического результата обеспечивается тем, что в устройстве для сушки, асептического хранения и транспортировки эндоскопов, содержащем многоярусную стойку с несущим каркасом, снабженным горизонтальными направляющими, на которых установлены съемные контейнеры для горизонтального хранения эндоскопов, выполненные в виде коробчатого корпуса с крышкой, каждый из которых подключен наружным трубопроводом к системе циркуляции воздуха, которая размещена в закрепленном на каркасе стойки корпусе и включает, по меньшей мере, один компрессор и снабженную герметичным корпусом изолированную камеру бактерицидной обработки воздуха, по меньшей мере, с одной газоразрядной ртутной лампой низкого давления, при этом к входу камеры бактерицидной обработки воздуха подключен выход компрессора, а к выходу из камеры бактерицидной обработки воздуха присоединены наружные трубопроводы, связанные с контейнерами, кроме того, в стенке корпуса каждого контейнера установлен проходной патрубок - фитинг, к которому снаружи подключен соответствующий наружный трубопровод, связанный с выходом из камеры бактерицидной обработки воздуха, а к проходному патрубку - фитингу внутри контейнера подключены внутренние соединительные трубопроводы для присоединения каналов эндоскопов, согласно полезной модели, каждый контейнер снабжен лотком для горизонтальной укладки эндоскопа, содержащим дно с бортиком по периметру, торцевые стороны которого выполнены с углублениями, образующими ручки.
При этом дно лотка выполнено с ножками в виде полусферических выступов.
Кроме того, корпус системы циркуляции воздуха выполнен с впускными окнами, снабженными защитными решетками и фильтрами грубой очистки.
Кроме того, на входе перед компрессором установлен фильтр тонкой очистки.
Кроме того, камера бактерицидной обработки воздуха снабжена датчиком потока воздуха.
Предпочтительно, каркас многоярусной стойки выполнен сборным из круглых труб в виде тележки с поворотными самоориентирующимися колесами, снабженными тормозами, и включает две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками и верхней горизонтальной перекладиной, к вертикальным стойкам которых с их внутренней стороны прикреплены стыковочными отгибами, загнутыми вниз по радиусу, несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек из круглых труб с образованием направляющих полозьев для контейнеров, при этом боковые стенки корпуса и крышка контейнеров выполнены с отогнутыми по периметру кромками, края которых загнуты вниз эквидистантно боковой поверхности круглых труб горизонтальных стяжек-направляющих полозьев.
При этом в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса и крышки контейнеров с двух противоположных сторон в направлении установки между вертикальными стойками боковых П-образных рам выполнены соосные отверстия, в которые вставлены фиксаторы, снабженные маркировкой-индикатором «чистый» или «грязный», которые выполнены в виде фигурного ступенчатого тела вращения.
Кроме того, в изолированной камеры бактерицидной обработки воздуха может быть установлен датчик температуры.
Наличие стерильных лотков с ручками, на плоское дно которых предварительно горизонтально укладывают стерильно обработанные гибкие эндоскопы, и затем за ручки устанавливают лотки внутрь каждого чистого - стерильного контейнера, обеспечивает как простоту и удобство стерильного горизонтального размещения обработанных гибких эндоскопов в корпусе контейнера, так и простоту и удобство стерильного извлечения за ручки лотков с эндоскопами на после хранения из корпуса контейнера и снимания эндоскопов с лотков, что повышает эффективность асептического хранения и транспортировки эндоскопов в целом.
На Фиг. 1 представлена схема устройства для сушки, асептического горизонтального хранения и транспортировки эндоскопов; на Фиг. 2 - общий вид лотка; на Фиг. 3 - общий вид устройства.
Устройство для сушки, асептического горизонтального хранения и транспортировки эндоскопов содержит многоярусную стойку 1 с несущим каркасом, снабженным горизонтальными стяжками - направляющими полозьями 2, на которых установлены съемные контейнеры для горизонтального хранения эндоскопов, содержащие корпус 3 с крышкой 4, и систему циркуляции воздуха, размещенную в закрепленном на каркасе стойки 1 коробчатом корпусе 5, внутри которого расположены один или несколько компрессоров 6 (предпочтительно, мембранные насосы) с установленными на входе фильтрами 7 тонкой очистки, и снабженная герметичным корпусом 8 изолированная камера 9 бактерицидной обработки воздуха, по меньшей мере, с одной газоразрядной ртутной лампой 10 низкого давления, в которой установлен датчик 11 циркулирующего потока воздуха, предпочтительно, выполненный в виде дифференциального датчика давления. К входу - входным штуцерам камеры 9 бактерицидной обработки воздуха подключены трубопроводами 12 выходы компрессоров 6, а к выходу - выходным штуцерам камеры 9 бактерицидной обработки воздуха присоединены наружные трубопроводы 13, связанные с контейнерами. Корпус 5 системы циркуляции воздуха выполнен с впускными окнами 14, расположенными, предпочтительно, на боковых - торцевых стенках, которые снабжены защитными решетками 15 и фильтрами 16 грубой очистки. В стенке корпуса 3 каждого контейнера установлен проходной патрубок - фитинг 17, к которому снаружи подключен наружный трубопровод 13, связанный с выходом - выходным штуцером камеры 9 бактерицидной обработки воздуха, а внутри контейнера к проходному патрубку - фитингу 17 подключены внутренние соединительные трубопроводы 18 для присоединения каналов эндоскопов. В корпусе 3 каждого контейнера размещен лоток 19 для горизонтальной укладки эндоскопа, содержащий дно 20 с бортиком 21 по периметру, торцевые стороны которого выполнены с углублениями, образующими ручки 22 (Фиг. 2), при этом дно 20 лотка выполнено с ножками 23 в виде полусферических выступов.
Кроме того, в изолированной камере 9 бактерицидной обработки воздуха может быть установлен датчик температуры (на чертеже не показан).
Кроме того, в корпусе 5 размещены блоки питания (с пускорегулирующим аппаратом газоразрядной ртутной лампой 10, например ЭПРА), управления и контроля работы устройства для сушки и асептического хранения эндоскопов (на чертеже не показано).
Предпочтительно, корпус 5 системы циркуляции воздуха, корпус 3 и крышка 4 контейнеров и лотки 19 выполнены из пластика, герметичный корпус 8 изолированной камеры 9 бактерицидной обработки воздуха выполнен из металлического листа.
При выполнении системы циркуляции воздуха с несколькими (предпочтительно, по количеству контейнеров) параллельно включенными компрессорами 6 обеспечивается возможность регулирования и поддержания одинакового, необходимого для эффективной сушки и длительного хранения стерильных гибких эндоскопов, расхода обеззараженного нагретого воздуха, подаваемого из камеры 9 бактерицидной обработки в каждый контейнер при различном количестве их размещения на многоярусной стойке и подключения к системе циркуляции воздуха.
Каркас многоярусной стойки 1 (Фиг. 3) выполнен сборным в виде тележки из круглых труб и включает две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками 24 и верхней горизонтальной перекладиной 25. К вертикальным стойкам 24 каркаса с их внутренней стороны прикреплены стыковочными отгибами, загнутыми вниз по радиусу, несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек 2 из круглых труб с образованием направляющих полозьев для контейнеров, при этом боковые стенки корпуса 3 и крышка 4 контейнеров выполнены с отогнутыми по периметру кромками, края которых загнуты вниз эквидистантно боковой поверхности круглых труб горизонтальных стяжек-направляющих полозьев 2.
При этом в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса 3 и крышки 4 контейнеров с двух противоположных сторон в направлении установки между вертикальными стойками 24 боковых П-образных рам выполнены соосные отверстия (на чертеже не показано), в которые вставлены фиксаторы 26, снабженные маркировкой-индикатором «чистый» или «грязный», которые выполнены в виде фигурного ступенчатого тела вращения.
Предпочтительно, корпус 5 системы циркуляции воздуха, корпус 3 и крышка 4 контейнеров и лотки 19 выполнены из бактерицидного пластика - полимера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки, в том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634. 643-647; или RU 104835 Ul, A47G19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки AlphaSan MB 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-631. 643-647).
Предпочтительно, каркас тележки многоярусной стойки 1, выполненный из круглых металлических труб, и герметичный корпус 8 изолированной камеры 9 бактерицидной обработки воздуха, выполненный из металлического листа, снабжены антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра (например, краска порошковая эпокси-полиэфирная марки «2080 Бирюса» с наночастицами серебра (AgNP) производство фирмы «Научно-производственная компания «Наномет» http://www.nanomet.ru/; эпоксидно - полиэфирная порошковая краска марки «ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8238» производство фирмы «TEKNOS» http://www.teknos.com/).
Кроме того, каркас тележки многоярусной стойки 1 снабжен поворотными самоориентирующимися колесами 27 с тормозами, а шины колес 27 выполнены из термопластичного эластомера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки, в том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634. 643-647; или RU 104835 U1, A47G 19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки AlphaSan MB 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-631. 643-647).
Заявленное устройство для сушки, асептического горизонтального хранения и транспортировки эндоскопов работает следующим образом.
В корпус 3 чистого - стерильного контейнера за ручки 22 осторожно устанавливают стерильный лоток 19 с предварительно аккуратно горизонтально уложенным на плоское дно 20 стерильно обработанным гибким эндоскопом (или несколько эндоскопами), подключают входы каналов эндоскопа к разъемам внутренних соединительных трубопроводов 18, присоединенных к проходному патрубку - фитингу 17, закрывают крышкой 4 и вставляют фиксаторы 26, снабженные маркировкой - индикатором «чистый», в соосные отверстия, выполненные с двух противоположных сторон в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса 3 и в горизонтальной части отогнутых кромок крышки 4 контейнера.
Контейнеры с эндоскопами вдвигают по горизонтальным стяжкам - направляющим полозьям 2 в каркас тележки многоярусной стойки 1 между вертикальным стойкам 24 боковых П-образных рам. Затем к установленному в стенке корпуса 3 каждого контейнера проходному патрубку - фитингу 17 снаружи подключают наружный трубопровод 13, подсоединенный к соответственному выходу - выходному штуцеру камеры 9 бактерицидной обработки воздуха, установленного в стенке герметичного корпуса 8, и включают посредством блока управления в работу компрессоры 6 и подключенную к пускорегулирующему аппарату (предпочтительно, электронному - ЭПРА) блока питания газоразрядную ртутную лампу 10 камеры 9 бактерицидной обработки воздуха. При этом воздух из окружающей среды проходит через защитные решетки 15 и фильтры 16 грубой очистки впускных окон 14 во внутренний объем корпуса 5 системы циркуляции воздуха и через фильтры 7 тонкой очистки поступает на вход компрессоров 6, сжимается и с выхода компрессоров 6 по трубопроводам 12 поступает в изолированную камеру 9 бактерицидной обработки воздуха, где под действием ультрафиолетового бактерицидного потока излучения, генерируемого газоразрядной ртутной лампой 10 низкого давления, обеззараживается. Обеззараженный и нагретый теплом, выделяющимся при работе лампы 10, воздух, не смешиваясь с воздухом внутреннего объема корпуса 5, проходит по наружным трубопроводам 13, через проходные патрубки - фитинги 17 и по внутренним соединительным трубопроводам 18 поступает в подсоединенные к последним обрабатываемые каналы эндоскопов, обеспечивая из сушку Выходящий из обработанных каналов эндоскопов воздух попадает в корпус 3 контейнеров под избыточным давлением, создаваемым компрессором 6, и через неплотности - щели между корпусом 3 и крышкой 4 контейнера выходит наружу в окружающую среду, исключая подсос «загрязненного» воздуха из окружающей среды помещения в контейнер. В результате вышеуказанной циркуляции нагретого и обеззараженного воздуха происходит обработка и сушка в объеме стерильного контейнера как внутренних полостей каналов, так и наружных поверхностей эндоскопов, что обеспечивает длительное надежное асептическое хранения стерильных эндоскопов в обеззараженной среде под избыточным давлением к контейнерах.
В процессе работы устройство для сушки, асептического горизонтального хранения и транспортировки эндоскопов посредством блока контроля, к которому подключен датчик потока 11, предпочтительно, выполненный в виде дифференциального датчика давления, контролируют работоспособность компрессоров 6 и наличие циркулирующего воздушного потока через камеру 9 бактерицидной обработки воздуха, а также определяют время наработки газоразрядной ртутной лампы 10 и срок хранения эндоскопов. Кроме того, при наличии датчика температуры, можно определять температуру воздухе, циркулирующего в камере 9 бактерицидной обработки и поступающего в контейнеры.
Для перемещения контейнеров с эндоскопами из одного помещения в другое производят отключение наружного трубопровода 13 от установленного в стенке корпуса 3 контейнера проходного патрубка - фитинга 17, затем заглушают специальным средством - заглушкой проходной патрубок - фитинг 17 и отключенный наружный трубопровод 13 (на чертеже не показано), что обеспечивает сохранение стерильность внутри контейнеров и, соответственно, эндоскопов.
При размещении на стойке заявленного устройства различного количества контейнеров (например, трех, двух, или одного контейнера), подключенных к системе циркуляции воздуха, выполненной, например, с тремя компрессорами 6, в работу включают количество компрессоров 6, равное количеству используемых контейнеров (например, три, два, или один компрессор), что за счет подачи одинакового расхода обеззараженного нагретого воздуха в каждый контейнер обеспечивает эффективную сушку и длительность асептического хранения эндоскопов.
Для использования эндоскопов после хранения контейнеры с эндоскопами выдвигают по горизонтальным стяжкам - направляющим полозьям 2 каркаса тележки многоярусной стойки 1 между вертикальным стойкам 24 боковых П-образных рам, снимают крышку 3 с корпуса 4 контейнера и осторожно за ручки 22 вынимают лоток 19 с эндоскопом. При этом стильный эндоскоп удобно и просто снимается с плоского дна 22 лотка 19.