ФИТОСАУНА С ФОТОТЕРАПИЕЙ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно, к физиотерапевтическим аппаратам, принцип действия которых связан с сочетанным воздействием бальнеопроцедур и оптического излучения на организм пациента в целом, в том числе на патологические очаги, биологически активные зоны или точки акупунктуры.
Известны фитосауны, в основу конструкций которых положены бочки изготовленные из колотого или пиленого кедра. Пациент размещается внутри бочки таким образом, что снаружи находится только голова пациента, и в бочку из специального парогенератора подается поток пара с фитодобавками и\или добавками эфирных масел. Температура пара и среды в бочке может поддерживаться автоматически или вручную [1].
Известны также физиотерапевтические аппараты для светотерапии, использующие для воздействия на патологические зоны и очаги поражения, а так же биологически активные зоны и точки оптическое излучение лазерных диодов и светодиодов [2, 3].
Основными недостатками упомянутых фитосаун является отсутствие каких либо физиотерапевтических аппаратов и устройств внутри бочки, обеспечивающих возможность проведения дополнительного сочетанного воздействия на организм пациента высоко эффективными физиотерапевтическими факторами.
Недостатками упомянутых физиотерапевтических аппаратов являются их неприспособленность к эксплуатации в условиях повышенной температуры и влажности окружающей среды из-за питания аппаратов от сети переменного тока и повышенной опасности от использования электрического тока.
Известны также светотерапевтические аппараты с питанием от низковольтных батарей и аккумуляторов. Однако, и эти аппараты, хотя и более безопасны электрически, все-таки конструктивно не приспособлены для эксплуатации в условиях повышенной температуры и влажности окружающей среды, а также сложности работы с аппаратами внутри бочки «вслепую» [2].
Наиболее близким аналогом предлагаемого в данной полезной модели аппарата является фитосауна [1], состоящая из колотых кедровых слоев, качественно подогнанных друг к другу и образующих замкнутый объем, в который посредством патрубка вводится пар от парогенератора. С целью повышения эффективности воздействия паром (повышенной температурой и влажностью) в жидкость парогенератора добавляют фитопрепараты, как правило, в форме высушенных травяных сборов и/или эфирные масла.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое решение состоит в расширении терапевтических возможностей фитосауны и повышении эффективности ее применения, в первую очередь, за
счет создания возможности дополнительного сочетанного воздействия оптическим монохроматическим излучением на патологические очаги и/или зоны, расположенные на теле пациента, обеспечить возможность одновременного или поочередного воздействия на несколько зон, расположенных на некотором удалении друг от друга.
Положительный результат достигается тем, что в конструкцию фитосауны дополнительно введены группы полупроводниковых излучателей, подключенных к источнику питания через блок управления параметрами излучения, причем полупроводниковые излучатели (например, светодиоды и/или лазерные диоды), обеспечивающие в течение процедуры воздействие оптическим излучением на биологически активные зоны, биологически активные точки, зоны проекции внутренних органов, зоны соответствия органов на стопах и/или ладонях пациента, расположены на внутренней поверхности деревянной объемной конструкции и/или выносных влагозащищенных платах, снабженных электрическим шнуром для подведения к группам полупроводниковых излучателей питающего электрического сигнала.
Полупроводниковые излучатели, выбранные из ряда цветов: инфракрасный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, пространственно объединены в группы, расположенные в зонах деревянной объемной конструкции, максимально приближенных к зоне облучения на теле пациента. Полупроводниковые излучатели в указанных пространственных группах соединены в параллельные или параллельно-последовательные цепи, подключенные к источнику питания через блок управления, содержащий устройство, обеспечивающее свечение каждой отдельной группы полупроводниковых излучателей, а также других групп полупроводниковых излучателей в необходимых для терапии сочетаниях или одновременное свечение всех групп полупроводниковых излучателей, а также модуляцию яркости излучения полупроводниковых излучателей биологически активными частотами.
Деревянная объемная конструкция фитосауны с фототерапией может быть выполнена как кедра, так и из других пород дерева (дуба, липы, пихты и пр.) или продуктов их переработки (кедропласт, ДВП и т.п.), а также из синтетических материалов, как целиком, так и в их комбинациях.
На фиг.1 представлен один из возможных вариантов расположения групп полупроводниковых излучателей на стенках деревянной объемной конструкции, на фиг.2 - электрическая блок-схема фитосауны.
Полупроводниковые излучатели, например, двух (инфракрасного 1, красного 2) или трех цветов (инфракрасного 1, красного 2 и синего 3) расположены равномерно по вертикали на внутренней поверхности стенки 4 фитосауны 5 от сидения 6 до верхней крышки 7 фитосауны 5 и утоплены в деревянную стенку 4. Такое расположение полупроводниковых излучателей позволяет обеспечить освещение паравертебральной зоны позвоночника для лечения остеохондроза. Объединение полупроводниковых излучателей в группы по вертикали позволяет подключать их все одновременно или поочередно
по группам, реализуя методики лечения остеохондроза, локализованного в различных зонах позвоночника.
Вторая базовая группа 8 полупроводниковых излучателей расположена в сиденье 6 и зоной облучения является промежность пациента. Указанное расположение полупроводниковых излучателей позволяет применить фитосауну 5 в комплексном лечении простатита, а так же обширного спектра гинекологических заболеваний.
Третья базовая группа 9 полупроводниковых излучателей расположена в полу 10 фитосауны 5 в месте расположения стоп ног. Как вариант, эта группа 9 полупроводниковых излучателей может быть расположена в подставке под ногами пациента. Полупроводниковые излучатели шести основных цветов видимой части спектра, кроме фиолетового, распределены по площади стопы, расположены в местах стопы и имеют цвет, соответствующий методикам Су-Джок терапии.
Четвертая базовая группа 11 полупроводниковых излучателей расположена в подставках 12 под руками (ладонями) пациента. Как и в третьей базовой 9 группе полупроводниковые излучатели шести основных цветов видимой части спектра, кроме фиолетового, распределены по площади ладони, расположены в местах ладони и имеют цвет, соответствующий методикам Су-Джок терапии.
В зависимости от профиля клиники, перечня заболеваний, в лечении которых специализируется клиника, могут быть созданы и другие группы полупроводниковых излучателей, расположенные в различных местах фитосауны для лечения различных заболеваний.
Одна или несколько групп полупроводниковых излучателей могут быть расположены на влагозащищенных платах, которые с помощью эластичного фиксатора закрепляются на нужном месте тела пациента, например, в области проекции больного органа или на крупных суставах (локтях, коленях и пр.) для лечения суставных патологий.
Группы полупроводниковых излучателей 1, 2, 3, 8, 9, 11 с помощью, например, электрического шнура 13 через блок управления параметрами излучения 14 подключены к источнику питания 15, размещенных в специальном корпусе 16.
Корпус 16 размещается снаружи фитосауны 5 и может быть как самостоятельным блоком, так и конструктивно совмещен с парогенератором 17.
Полупроводниковые излучатели в каждой из групп 1, 2, 3, 8, 9, 11, с целью повышения эксплуатационной надежности, соединены в одну или более параллельные цепи, которые, в свою очередь, соединены последовательно, и подключены к источнику питания 15 через блок управления параметрами излучения 14.
Блок управления параметрами излучения 14 обеспечивает выполнение следующих основных функций:
- с помощью специального переключателя 18 последовательное поочередное или одновременное подключение групп полупроводниковых излучателей
1, 2, 3, 8, 9, 11 к источнику питания 15, таким образом, что в каждый данный момент времени может светить одна или несколько групп;
- с помощью специального генератора 19 синтез переменного напряжения (тока), управляющего параметрами излучения, например синтез одной или нескольких биологически активных частот. В качестве генератора можно использовать, например, классический транзисторный мультивибратор. В более сложном случае можно использовать микросхему программируемого запоминающего устройства (ПЗУ), в которую записан более сложный сигнал модуляции, содержащий набор биологически активных частот. При необходимости специальный генератор-синтезатор частот может синтезировать любой сигнал модуляции необходимый для повышения эффективности лечения той или иной патологии, причем в спектр такого сигнала обязательно входят одна или несколько биологически активных частот.
- модуляцию синтезированным управляющим сигналом постоянного тока, питающего полупроводниковые излучатели, что приводит к модуляции выходного оптического излучения по тому же закону, что и модуляция тока, питающего полупроводниковые излучатели.
Фитосауна 5 с фототерапией работает следующим образом. При включении парогенератора 17 вырабатываемый пар по патрубку 20 подается внутрь фитосауны 5. Фитосауна 5 в течение некоторого времени, определенного инструкцией, прогревается и в нее помещается пациент. Пациент в фитосауне 5 размещается в положении сидя на сиденье 6, причем голова пациента через отверстие 21 в верхней крышке 7 размещается снаружи фитосауны 5, а отверстие 21 термоизолируется, например, полотенцем. В дозатор фитопрепаратов и эфирных масел 22 парогенератора 17 вводят необходимые фитопрепараты и/или эфирные масла, затем путем подачи насыщенного парами фитопрепаратов и эфирных масел пара от парогенератора 17 поднимают температуру внутри фитосауны 5 и доводят ее до рабочей, указанной в методиках лечения. В зависимости от заболевания и в соответствии с методиками лечения различных заболеваний с помощью переключателя 18 включают одну или несколько соответствующих групп полупроводниковых излучателей и проводят запланированную процедуру в течение указанного в методических рекомендациях времени.
Источники информации:
1. Описание на сайтах http://kedry.ru/, http://sibkedr.ru/, http://www.medicus.ru/wellness/pats/?cont=article&art_id=6586.
2. Патент РФ №2144396 с приоритетом от 18.02.97 на «Физиотерапевтический аппарат».
3. «Аппараты цветотерапии светодиодные для воздействия на БАТ и БАЗ портативные «Геска-полицвет», технические условия ТУ 9444-013-07543077-02.