Устройство для измерения углов и глубины окклюзионной поверхности

Полезная модель относится к медицине, а именно к устройствам, применяемым в ортопедической стоматологии.
Современная методика протезирования несъемными конструкциями требуетзнания четкого рельефа окклюзионной поверхности,
индивидуальных окклюзионных взаимоотношений,что имеет
исключительно важное значение для изготовления и полноценного длительного пользования протезом.
В качестве прототипа заявляемого устройства авторы предлагают транспортир - инструмент для построения и измерения углов на чертежах. Транспортир состоит из линейки и полукруга, разделенного на градусы от 0° до 180°. Точность транспортира возрастает с увеличением его размеров (чем больше полукруг, тем меньше цена одного деления.)
Транспортир для очень точных построений снабжают прозрачной линейкой с угломерным нониусом (верньером), враш;ающейся вокруг центра./ЛБольшая Советская Энциклопедия, М., Издательство «Советская энциклопедия, 1977, стр.459//.
Однако для применения в практике стоматологов-ортопедов, зубных техников транспортир имеет определенные недостатки, главные из которых неудобство в пользовании, неточность измерений углов окклюзионной поверхности, невозможность определения глубины окклюзионной поверхности и т.д.
Для формирования четкого рельефа окклюзионной поверхности авторы предлагают собственное устройство для измерения углов и глубины окклюзионной поверхности.
Устройство представляет собой прозрачную линейку (1) с делениями от О до 8 см и нониусом и полукруг (2), разделенный на градусы.
Длина линейки - 8 см, ширина - 1.3 см, толщина - 0.2 см. Линейка снабжена нониусом (3), расположенным на 4-х сантиметровой отметке ее нижнего края. В отверстие нониуса вставлен винт (4) длиной 1.0 см, закрепленный гайкой (5) диаметром 0.5 см. Винт с гайкой подвижно крепит стрелку (6) из прозрачной пластмассы длиной 5.0 см в форме неправильного ромба, длина короткой части которого равна 1.5 см и длинной части - 3.0см со срезанными концами и шириной основания 0.5 см. По всей длине на середине стрелки проходит борозда (7) глубиной 0.1 см, окрашенное в синий цвет. В торцевую часть стрелки по одной линии с бороздой впаяна игла (8) с притупленным кончиком длиной 3.0 см, диаметром сечения 0.1 см.
На иглу надета резиновая манжета (9) высотой 0.2 см диаметром 0.2 см, свободно перемещаюш,аяся по всей длине иглы.
На верхнем крае линейки, также на 4-х сантиметровой отметке ввернут штифт (10) длиной 2.5 см, диаметром 0.3 см, с резьбой на расстоянии 0.5 см.
На полукруг нанесена шкала с делениями от 0° до 70° , причем нулевая отметка совпадает с нанесенной на стрелку бороздой и иглой.
С помош,ью предлагаемого устройства легко измеряются углы окклюзионной поверхности в полости рта, при перемещении резиновой манжеты по длине иглы измеряется глубина окклюзионной поверхности.
При изготовлении несъемных протезов устройство за штифт крепится в параллелометре и при моделировании окклюзионной поверхности протезов легко достигается точность исполнения.
Очевидными преимуществами предлагаемого устройства являются простота и легкость измерения углов и глубины при моделировании окклюзионной поверхности несъемных конструкций.