УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
ULTRASONIC FLOW METER-COUNTER

Изобретение относится к ультразвуковым расходомерам-счетчикам для безнапорного потока сточных вод и может быть использовано в других безнапорных потоках. Известные расходомеры-счетчики типа Днепр-7, ISCO 4250, ADFM, ADS 3600, Nivns, Sigma, Piton, Белая мышь и другие. Они имеют датчик измерения скорости, укрепленный на дне коллектора различными устройствами: разжимным диском, разжимным кольцом, распорными обручами, разжимными скобами. Датчик измерения скорости, установленный на дне коллектора сточных вод, обволакивается, так как засоренность сточных вод крайне высока, в результате излученный сигнал многократно отображается. Это приводит к дополнительной погрешности измерения скорости потока.
Таким образом, этот, казалось бы, высокотехнологический метод измерения расхода потока имеет существенные недостатки, и реальная погрешность может достигать 20%. Незаиляющие условия для датчика измерения скорости создаются путем установки шандора с приводом на разжимном диске, патент 2467291 RU, МПК G01F 1/66. Шандор в смотровом колодце установить сложно, так как смотровые колодцы располагаются часто на большой глубине и привод шандора требует эстакады для опор.
Задачей изобретения является повышение точности измерения скорости потока с реальной погрешностью менее 1%.
Для решения этой задачи предлагается датчики измерения скорости и глубины потока установить на перекатной вставке, которая закрепляется на дне коллектора (Фиг. 1)
Здесь показан коллектор 1 с илом на дне 2, перекатной вставкой 3, с датчиками 4 на вершине и безнапорный поток 5 в коллекторе.
Ультразвуковой расходомер-счетчик работает следующим образом. Безнапорный поток сточной жидкости 5 поджимается снизу перекатной вставки 3 с датчиками 4 наверху, и скорость потока увеличивается, он уносит илистые частицы на дне 2 коллектора 1 и струя над датчиками становится чистой, как на речном перекате. Излученные сигналы не нарушаются, и измерение скорости потока становится исключительно точным. Перекатную вставку с датчиками наверху легко устанавливать и передвигать по коллектору в любые нужные сечения. Таким образом, поставленная задача решается технически просто и эффективно.