МЕТОД РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Метод радиографического контроля кольцевых сварных швов трубопроводов (МРКСШТ), включающий позиционирование цифрового рентгеновского детектора на контролируемом участке сварного шва, экспозицию контролируемого участка и перемещение детектора к следующему участку сварного шва, отличающийся тем, что контроль сварного шва проводится пошаговой съемкой путем поочередной экспозиции отдельных участков сварного шва, при этом цифровой рентгеновский детектор остается неподвижен во время экспозиции каждого из таких участков и перемещается от одного участка шва к следующему участку с помощью системы позиционирования и перемещения после экспозиции каждого из участков сварного шва.
2. Метод по п. 1, отличающийся тем, что изображения соседних контролируемых участков сварного шва перекрываются.
3. Метод по п. 1, отличающийся тем, что источник рентгеновского излучения находится внутри трубы и неподвижен во время экспозиции всех участков сварного шва.
4. Метод по п. 1, отличающийся тем, что источник рентгеновского излучения находится снаружи трубы с обратной стороны трубы по отношению к детектору рентгеновского излучения и перемещается вокруг оси трубы после экспозиции каждого из участков сварного шва с помощью системы позиционирования и перемещения.
5. Метод по п. 1, отличающийся тем, что источник рентгеновского излучения находится снаружи трубы и неподвижен во время экспозиции нескольких участков сварного шва, после чего перемещается с помощью системы позиционирования и перемещения.
6. Система радиографического контроля кольцевых сварных швов трубопроводов (СРКСШТ), содержащая, по крайней мере, одну систему позиционирования и перемещения, по крайней мере, один цифровой рентгеновский детектор, источник рентгеновского излучения, отличающаяся тем, что СРКСШТ содержит устройство для по шагового контроля сварного шва путем поочередной экспозиции отдельных участков сварного шва.
7. СРКСШТ по п. 6, отличающаяся тем, что цифровой рентгеновский детектор выполнен, с соотношением диаметра трубы к линейному полезному размеру детектора, в направлении сварного шва, равным или превышающим 3:1.