УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНОГО СВЯЗЫВАНИЯ КОЛЛАГЕНА РОГОВИЦЫ

Полезная модель относится к медицине, в частности к офтальмохирургии, и может быть использована для перекрестного связывания коллагеновых волокон роговицы при кератоконусе.
Прототипом полезной модели является устройство для перекрестного связывания коллагена роговицы немецкого производства (Am J Ophthalmol 2003. - Vol.l35. - P.620-627). Устройство представляет собой два светодиода ROITHNER LASERTECHNIK марки UVLED 370-10, закрепленных на держателе, обеспечивающем пучок ультрафиолетового света с длиной волны 370 нм диаметром 10 мм на расстоянии 10 мм от светодиодов. Питание устройства осуществляется аккумуляторной батареей на 3,9 В. Недостатком этого устройства является дороговизна, неудобство в эксплуатации и несоответствие стандартам отечественных электрических сетей.
Задачей полезной модели является разработка устройства с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Технический результат - расширение технических возможностей устройства, постоянный и по таймеру режимы работы устройства, удобство в использовании, стабильность параметров.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве, содержащем два светодиода, закрепленных на эластичном держателе под углом, обеспечивающем пучок ультрафиолетового света с длиной волны 370 нм диаметром 10 мм на расстоянии 10 мм, которые соединены с блоком управления, задающим постоянный режим работы и подключенным к источнику питания, в блок управления введены таймер, стабилизатор тока, а источник питания выполнен в виде блока питания на 12 В.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется следующими фигурами:
на фиг.1 изображен общий вид устройства, на фиг.2 - светодиоды, на фиг.3 - светодиоды на держателе, на фиг.4 - блок управления, на фиг.5 - блок питания, на фиг.6 - электрическая схема устройства.
Предлагаемое устройство представляет собой два светодиода 1 ROITHNER LASERTECHNIK марки UVLED370-10 (фиг.2), закрепленных на эластичном держателе 2 (фиг.3) под углом, обеспечивающем пучок ультрафиолетового света с длиной волны 370 нм диаметром 10 мм на расстоянии 10 мм от светодиодов. Диоды соединены с блоком управления 3 (фиг.4). Питание устройства осуществляется блоком питания 4 на 12 В (фиг.5). Блок управления предназначен для периодического включения на определенное время двух ультрафиолетовых светодиодов, имеет два режима работы:
1) постоянный (положение тумблера 5 «П») - в этом режиме светодиоды горят постоянно;
2) по таймеру (положение тумблера «Т») - светодиоды горят заданное время.
В постоянном режиме таймер устройства не задействован, и светодиоды отключаются переключением тумблера в положение «ОТКЛ». В режиме «по таймеру» включение светодиодов осуществляется нажатием кнопки «ПУСК». Время их работы задается подстроечным резистором на корпусе таймера. Включенный таймер можно досрочно остановить с помощью кнопки «СТОП».
Схема:
В устройстве использованы два ультрафиолетовых светодиода фирмы ROITHNER LASERTECHNIK марки UVLED370-10 (VD1 и VD2). Данные светодиоды при токе 10 mA дают необходимую длину волны 370 nm.
Так как необходимо строго соблюдать выходные параметры светодиодов, то в данном устройстве построен стабилизатор тока, а питание
осуществляется от стабилизированного источника питания на 12 В.
Для стабилизации тока на светодиодах использована микросхема КР142ЕН12А (DA1). Данная микросхема представляет собой регулируемый стабилизатор напряжения компенсационного типа. Схема построения такого стабилизатора отличается простотой (микросхема и один резистор), компактностью и надежностью. Надежность дополнительно обусловлена развитой системой защиты от перегрузок и перегрева, встроенной в микросхему стабилизатора (фиг.6).
Как следует из характеристик микросхемы, сопротивление внешнего резистора R1 берется из расчета напряжения на нем 1,2 вольта. Для задания на светодиодах тока 10 mA, сопротивление рассчитывается по следующей формуле:
Таким образом, при Uвых.ном=1.2 В, а Iвых=0,01 А, R=1.2/0,01=120 Ом. Но так как в устройстве предусмотрена возможность использования светодиодов других производителей, то R1 является переменным резистором, для возможности задания других значений выходного тока.
В качестве таймера применен модуль «Мастер Кит» МК113 - таймер (ТТ1), предназначенный для включения на заранее заданное время различных устройств. С помощью подстрочного резистора, расположенного на боковой поверхности корпуса модуля, опытным путем устанавливается время работы таймера. К соответствующим выводам таймера подключены две кнопки без фиксации, одна из которых служит для пуска таймера (SA1), другая - для остановки таймера (SA1) (используется в случае, когда необходимо прервать работу таймера).
Тумблер S1 имеет три положения и задает режим работы устройства.
Устройство используется следующим образом: проводят облучение роговицы при кератоконусе в течение 6 интервалов по 5 минут с одновременной инсталляцией раствора рибофлавина 0,1% с 20% раствором декстрана. Общее время экспозиции ультрафиолетового облучения составляет 30 минут.
Предлагаемое устройство было использовано у 2-х больных при операции по поводу кератоконуса. Во всех случаях был достигнут указанный технический результат.