УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

Заявляемый объект относится к области медицинской техники, точнее к рентгеновской и предназначен, в первую очередь, для оснащения рентгенодиагностических аппаратов, применяемых для обследования легких при массовом обследовании населения.
Известно вентиляционное устройство для регулирования воздухообмена в рентгеновских кабинетах с целью создания воздушной среды, благоприятной для здоровья и трудовой деятельности человека (Чикирдин Э.Г., Мишкинис А.Б. Техническая энциклопедия рентгенолога. - МНПИ, 1996. - С. 67 [1].
В аналоге [1] нет узла для защиты воздушной среды от попадания в нее болезнетворных микроорганизмов, выдыхаемых больными туберкулезом, при массовом рентгенологическом обследовании населения, что является его недостатком.
Наиболее близким по конструкции к заявляемому объекту является устройство, содержащее съемный электростатический фильтр из электретного полимера с электрическим потенциалом 10-15 кВ, закрепленный на рентгенодиагностическом аппарате, на уровне головы пациента, на расстоянии 12-15 см от средней точки фиксатора головы пациента (Положительное решение по заявке на полезную модель №02015137914 (058107) от 05.11.2015 г. [2]).
Аналог [2] выбран нами в качестве прототипа.
Статистика показывает, что при массовом рентгенологическом обследовании населения, среди которого значительное большинство здоровых людей, из 1000 человек выявляется только 5-8 человек больных туберкулезом легких. Так как заражение туберкулезом происходит воздушно-капельным путем, существует реальная опасность заражения туберкулезом при массовом рентгенологическом обследовании населения.
Конструкция прототипа [2] не обладает высокой надежностью, так как часть микобактерий, выдыхаемых больным туберкулезом легких, не долетает до электростатического фильтра; их движению к фильтру препятствует воздушный поток, отраженный от поверхности фильтра. Эти микобактерии туберкулеза попадают в воздушную среду и представляют реальную угрозу заражения для здоровых пациентов.
Технический результат заявляемой полезной модели выражается в повышении надежности защиты воздушной среды от инфицирования болезнетворными микроорганизмами. Он достигается тем, что устройство для предотвращения инфицирования воздушной среды при рентгенологическом обследовании, содержащее съемный электростатический фильтр из электретного полимера с электрическим потенциалом 10-15 кВ, закрепленный на рентгенодиагностическом аппарате, на уровне головы пациента, на расстоянии 12-15 см от средней точки фиксатора головы пациента, дополнено воздуховодом, снабженным электровентилятором, в торцевом окне которого закреплен фильтр, образованный набором пластин из электретного полимера, толщиной 1,5-3,0 мм, шириной 20,0-25,0 мм и высотой 180,0-200,0 мм, расположенных взаимно параллельно, с интервалом 8,0-10,0 мм, под углом в 45°-50° к плоскости торцевого окна воздуховода, причем направление поляризации электрических зарядов противоположного знака (+), (-) в электрете проходят параллельно плоскости пластин фильтра, при этом воздуховод изготовлен с возможностью подключения к вентиляционной системе рентгенкабинета.
В-В
Далее описание сопровождается рисунками и пояснениями к ним. На фиг. 1 показана конструкция предложенного устройства, закрепленного на тубусе рентгенофлюорографической камеры, на фиг. 2 - вид по А фиг. 1, на фиг. 3 - сечение  фиг. 1. На фиг. 4 показан принцип работы предложенного устройства.
Устройство для предотвращения инфицирования воздушной среды при рентгенологическом обследовании содержит воздуховод 1, снабженный электровентилятором 2, обеспечивающим однонаправленное движения воздуха. В торцевом части воздуховода 1 выполнен паз 3, в который с помощью рукоятки 4 введен сменный электростатический фильтр 5. Электростатический фильтр 5 образован набором пластин 6 из электретного полимера. В качестве электрета был использован плексиглас, которому в процессе изготовления были приданы электретные свойства с электрическим потенциалом 10-15 кВ. Могут быть использованы и другие материалы с электретными свойствами.
Электреты являются электрическими аналогами магнитов. Они создают постоянное электрическое поле в окружающем пространстве и обладают длительным действием (до многих лет) (Физический энциклопедический словарь. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - С. 862).
Пластины 6 имеют толщину 1,5-3,0 мм, ширину 20,0-25,0 мм и высоту 180,0-200,0 мм; они расположены взаимно параллельно, с интервалом 8,0-10,0 мм, под углом β=45°-50° к плоскости торцевого окна 7 воздуховода 1, причем направление поляризации электрических зарядов противоположного знака (+), (-) в электрете проходят параллельно плоскости пластин 6 фильтра (фиг. 4).
Выходной патрубок 8 воздуховода 1 соединен трубопроводом 9 с вентиляционной системой рентгенкабинета.
Воздуховод 1 установлен на подставке 10, закрепленной на тубусе 11 рентгенофлюорографической камеры 12 (фиг. 1). Расстояние между средней точкой фиксатора 13 головы пациента и электростатическим фильтром 5 составляет 12-15 см.
Физика работы электростатического фильтра 5, показана на фиг. 4.
В момент флюорографии подбородок головы пациента Р должен опираться на фиксатор 4, а грудь пациента Р - прижата к пластине 14, закрывающей входное окно рентгенофлюорографической камеры. В процессе дыхания больного туберкулезом на выдохе в окружающую среду могут попадать микрочастицы жидкости m, содержащие микобактерии туберкулеза, представляющие опасность заражения, как медицинского персонала, так и пациентов, проходящих флюорографическое обследование. При включении электровентилятора 2 в зоне электростатического фильтра 5 создается воздушное разряжение, в результате чего возникеает воздушный поток от пациента Р к электровентилятору 2. Микрочастицы жидкости m переносятся воздушным потоком, содержащим молекулы воздуха α, по направлению пластин 6 электростатического фильтра 5. Вблизи пластин 6 под действием электрического поля, создаваемого высоким электрическим потенциалом (+) электрета из которого изготовлены пластины 6, на поверхности микрочастицы m индуцируется заряд противоположного знака (-), в результате чего под действием кулоновой силы микрочастица m притягивается к пластине 6 и оседает на ее поверхности, имеющей высокий положительный (+) электрический заряд. После окончания флюорографии рентгенолог производит замену электростатического фильтра 5 на новый. Отработавший электростатический фильтр 5 упаковывают в целлофановый мешок и отправляют в лабораторию для санитарной обработки.
Предложенная конструкция электростатического фильтра обеспечивает 100% улавливание вредоносных микроорганизмов, что повышает надежность защиты воздушной среды от инфицирования.