ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Полезная модель относится к медицине, а именно к профилактике варикозного расширения вен и хронической венозной недостаточности, и может быть использована для усиления регионарного кровотока, лимфодренажа и увеличения оттока крови из венозных сосудов, в том числе для послеоперационной реабилитации и для индивидуального использования пациентом.
Известен пневмомассажер для индивидуального использования [1], состоящий из компрессора, однокамерной манжеты, блока управления компрессией с таймером процедуры массажа. Данное устройство позволяет производить массаж всей конечности, что вполне достаточно для профилактики варикозной болезни и венозной недостаточности.
Недостатками данного устройства являются:
- невозможность индивидуального использования в режиме постоянного ношения из-за больших габаритов и массы.
- невозможность мобильного использования из-за необходимости сетевого электропитания компрессора;
- использование надувной манжеты приводит к малой надежности и небольшому ресурсу устройства (как правило, ресурс манжеты при постоянном использовании не превышает 2 лет);
- необходимость использования манжет разного размера для пациентов разной конституции.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является серийно выпускаемый портативный пневмомассажер [2] с возможностью индивидуального использования и постоянного скрытого ношения благодаря малой массе и небольшим габаритам (прототип). Устройство содержит однокамерную манжету шириной 50 мм с возможностью регулировки диаметра, насос, блок управления компрессией и режимами работы, панель управления и источник питания в виде батареи, причем все узлы устройства интегрированы в одном конструктиве.
Достоинствами данного устройства являются:
- возможность использования при постоянном ношении, во время длительных путешествий для устранения застоя крови и лимфы, во время операций для вспомогательного кровообращения;
- регулировка диаметра манжета позволяет использовать ее для людей разной конституции.
Недостатками данного решения являются:
- малая ширина манжеты, что позволяет производить массаж только ограниченных участков конечности;
- малая надежность и небольшой ресурс устройства из-за использования механических деталей - компрессора и надувной манжеты.
Известны электроактивные полимеры (ЭАП) - материалы, способные изменять свои геометрические размеры под действием электричества. ЭАП выпускаются в виде пленки толщиной в 80 микрон, способной удлиняться при воздействии напряжения от 500 до 2500 В на 5% [3].
Задачей создания полезной модели является расширение функциональных возможностей индивидуального массажера для больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) за счет использования нескольких независимых манжет, а также увеличение надежности устройства и увеличение технологичности его изготовления за счет перехода от пневматического способа создания давления к применению электроактивных полимеров, а также уменьшение массы и габаритов устройства.
Поставленная задача достигается тем, что индивидуальный массажер для больных с хронической сердечной недостаточностью, включающий манжету с возможностью регулировки диаметра, блок управления компрессией и режимами работы, панель управления и источник питания в виде батарейки, согласно заявляемому техническому решению, индивидуальный массажер дополнительно содержит, как минимум, одну манжету, преобразователь напряжения питания, узел регулировки напряжения, поступающего с преобразователя напряжения питания,причем манжеты выполнены одинаковыми, раздельными и изготовлены из пленки из электроактивных полимеров(ЭАП) и способны изменять свой диаметр при изменении напряжения , подающегося на них с узла регулировки напряжения и изменяющегося под управлением блока управления компрессией и режимами работы, а количество узлов регулировки напряжения равно общему числу манжет.
Манжета может быть выполнена с использованием нескольких слоев ЭАП-пленки, в зависимости от нужной величины давления.
Преобразователь напряжения питания, блок управления, источник питания и узлы регулировки напряжения могут быть интегрированы с одной из манжет.
Сущность полезной модели поясняется функциональной схемой устройства, приведенной на фиг.1.
Устройство содержит: манжеты M1 и М2, узлы регулировки напряжения У1 и У2, преобразователь напряжения питания 1, блок управления компрессией и режимами работы 2, панель управления 3, источник питания 4.
Узлы регулировки напряжения У1 и У2, преобразователь напряжения питания 1, блок управления компрессией и режимами работы 2, панель управления 3, источник питания 4 интегрированы с манжетой M1 в корпусе 5.Манжеты M1 и М2 содержат несколько слоев ЭАП-пленки 6.
Увеличение надежности и технологичности по сравнению с прототипом достигается за счет того, что манжеты M1 и М2 выполнены из ЭАП-пленки и не подвергаются растяжению нагнетаемым воздухом, функции электромеханического изделия - компрессора выполняет преобразователь напряжения питания 1, выполненный в виде высокотехнологичной, надежной и миниатюрной интегральной схемы.
Кроме того, все манжеты выполнены одинаковыми для увеличения технологичности изготовления и увеличения ремонтопригодности устройства. Увеличение функциональности достигается за счет применения нескольких (как минимум, двух) манжет.
Преобразователь напряжения питания 1 служит для получения максимально допустимого напряжения на обкладках ЭАП-пленки 6 из напряжения источника питания 4. Узлы регулировки напряжения У1 и У2 служат для изменения напряжения на обкладках ЭАП-пленки 6 манжет M1 и М2 от максимально допустимого до минимального значения. Изменение напряжения производится блоком управления 2 в соответствии с режимом работы, выбранным пользователем на панели управления 3. При изменении напряжения на обкладках ЭАП-пленки 6 манжет Ml и М2 происходит изменение длины ЭАП-пленки 6 и изменение давления на конечность. Источник питания 4, выполненный в виде стандартной батареи, служит для электропитания всех узлов устройства.
Индивидуальный массажер для больных с ХСН работает следующим образом. Предварительно на конечность надевается манжета M1 со встроенной электронной частью в корпусе 5, а также желаемое число независимых манжет М2. Каждая манжета плотно закрепляется на конечности с помощью застежек любого известного типа. Независимые манжеты М2 подключаются к выходам узлов регулировки напряжения У2. Пользователь выбирает нужный режим работы на панели управления 3. В соответствии с выбранным режимом блок управления 2 с помощью узлов регулировки напряжения У1, У2 начинает изменять напряжение на обкладках ЭАП-пленки 6 в манжетах M1 и М2, регулируя этим давление каждой манжеты на конечность. Режим работы определяет амплитуду и длительность воздействия, длительность паузы, скорость изменения давления в каждой манжете. За счет этого возможна организация таких режимов, как перемежающая и прерывистая компрессия в разных участках конечности, «бегущая волна» и т.п., что создает увеличение венозного потока
и устранение застоя крови и лимфы, а также способствует ускоренному снятию отеков конечностей [4].
Индивидуальный массажер для больных с ХСН в зависимости от цели использования можно применять как в виде одноманжетного устройства, выполненного в корпусе5, так и с несколькими дополнительными манжетами.
Положительный эффект в предлагаемой полезной модели основан на совокупности конструктивных и схемотехнических решений, позволяющей увеличить функциональность индивидуального массажера для больных с хронической сердечной недостаточностью, увеличить надежность и технологичность устройства, снизить его массу и габариты.
Дополнительный положительный эффект в предлагаемой полезной модели состоит в раздельном изготовлении манжет, что позволяет делать между ними желаемый зазор, например, при проведении операций на конечности.
Источники информации
1. Доктор Жизнь DL2002B - Домашний аппарат для прессотерапии. http://www.loza.ru/item/Categories/103/Item/961/.
2. Пневмомассажер Nissei AM-7. http://bestmeteo.ru/product/am-7/.
3. DEAP technology for innovative product solutions. http://www.polypower. com/Home. aspx?ID=243
4. Малинин А.А. Метод "бегущей волны". // Научный центр сердечнососудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, http://www.acvita.ru/st_bd.html