СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Заявляемая полезная модель - относится к области измерительной техники и предназначена для испытаний электрических устройств. Может быть применена, в установках, с помощью которых осуществляется поверка и регулировка счетчиков электрической энергии.
В настоящее время известны стенды для поверки и регулировки счетчиков электрической энергии такие как: стенд установки МТЕ-Е3-10.10 [1] и испытательная стойка установки PYC 5050 [2]. Стенды входят, как правило, в состав установок для поверки и регулировки счетчиков электрической энергии. Одной из важнейших характеристик установок является их производительность, зависящая от ряда факторов, в числе которых количество счетчиков в стендах, поверяемых на установке или регулируемых с ее помощью в единицу времени. Стенды позволяют осуществлять одновременную поверку и регулировку до 10 однофазных или трехфазных счетчиков переменного тока. Конструкция стендов такова, что поверочные места размещены в один ряд, поэтому для увеличения количества поверяемых устройств, необходимо наращивать число стендов, для чего необходимы дополнительные площади.
Ближайшим из аналогов - прототипом, является стенд установки для автоматической поверки однофазных или трехфазных счетчиков электрической энергии типа МТЕ-Е3-10.10 [1]. Стенд предназначен для автоматической поверки и регулировки электронных и индукционных счетчиков. Прототип состоит из жесткой металлической рамы, которая является несущей основой всего стенда. Столешница закреплена на раме - для повышения удобства в работе при замене калибруемых или поверяемых счетчиков. На раме закреплено место для навески счетчика, таких мест установлено десять в один ряд. Каждое место содержит: контактирующее устройство, для подачи испытательных сигналов тока и напряжения на поверяемый или регулируемых счетчик; блок обработки информации, обеспечивающий считывание выходных сигналов счетчиков и вычисление их погрешностей; передвижную механическую конструкцию для крепления фотоголовки с возможностью регулировки по глубине и высоте.
Недостаток аналогов и прототипа заключается в том, что они не позволяют проверять счетчики на шунтовых элементах и дополнительные параметры - работу реле нагрузки. Конструкция стенда содержит поверочные места, установленные в один ряд. Это увеличивает габариты стенда и требует применения их в большем количестве для увеличения производительности установок, особенно в серийном производстве счетчиков.
Целью заявляемого устройства является повышение производительности установки, путем устранения переналадки, за счет подключения дополнительных приборов для дополнительных проверок, уменьшения габаритов стенда и соответственно возможности подключения большего количества стендов на той же площади.
Указанная цель достигается тем, что в стенд включены устройства для проведения дополнительных проверок: блок питания реле управления нагрузкой, далее - БПРУН [3], трансформатор тока гальванической развязки, далее - ТТГР [4]. Создан второй ряд поверочных мест для навески поверяемых электрических устройств.
Общими с прототипом признаками являются: наличие жесткой металлической рамы, в которой установлены поверочные места для навески электрических устройств. На раме закреплена столешница, на которой можно расположить электрические устройства перед их навеской на поверочные места или, при необходимости, при их поверке и регулировке. На каждом поверочном месте установлен блок обработки информации, передвижная механическая конструкция для крепления фотоголовки, а также блок подключения поверяемых электрических устройств.
К общеизвестным признакам дополнительно введены отличительные признаки заявляемой полезной модели, такие как: введение блоков - БПРУН и ТТГР, установленных под столешницей, при этом БПРУН установлен на подвеске, ТТГР - на полке. В металлической раме создано двухрядное расположение поверочных мест для навески электрических устройств.
На фиг.1 изображена структурная схема заявляемого устройства.
Металлическая рама 1, содержит двухрядное расположение поверочных мест 2. На каждом поверочном месте 2 закреплен блок обработки информации 3, передвижная механическая конструкция для крепления фотоголовки 4, блок подключения поверяемых электрических устройств 5. Столешница 6 закреплена на металлической раме 1. Под столешницей 6 на подвеске установлен БПРУН 7, а на полке - ТТГР 8.
Работа устройства. Поверку и регулировку электрических устройств осуществляют следующим образом. На поверяемые электрические устройства, например, счетчики электрической энергии, установленные на двухрядных поверочных местах 2, которые закреплены в раме 1, подают испытательные сигналы напряжения и тока от источника питания установки и БПРУН 7. Испытательные сигналы тока, за счет соответствующих соединений, развязываются через ТТГР 8, что позволяет поверять или калибровать счетчики с измерителями типа шунт. Если у счетчика нестандартная колодка подключения, его можно поверять расположив на столешнице 6 и подключив к блоку подключения 5 кабелями. Вычисление погрешностей поверяемых устройств осуществляют блоками обработки информации 3. Фотоголовка, закрепленная на передвижной механической конструкции 4, необходима для поверки индукционных счетчиков.
Пример реализации заявляемого устройства. Металлическая рама 1 может быть изготовлена, например, из гнутых листов ГОСТ 19904-90 из стали марки 10 кп по ГОСТ 16523-89. Поверочное место 2 и крепежные элементы могут быть изготовлены из стали марки 10 кп по ГОСТ 16523-89 и литьем из пластмассы ABS. Блок обработки информации 3 может быть применен тот, который, входит в состав стенда для установки поверки однофазных счетчиков ЭНЕРГОМЕРА СУ001/3-02-РО-К [5]. Передвижная механическая конструкция для крепления фотоголовки 4 может быть изготовлена, например, литьем из пластмассы ABS и стали марки 10 кп по ГОСТ 16523-89. Блок подключения 5 может быть построен на разъемах LB-I4R и SLB4-F фирмы «Multi-Contact» и дискретных элементах фирмы «Analog Devices». Столешница 6 может быть изготовлена, например, из постформинга, а каркас, на котором она крепится - из металла. Для реализации БПРУН 7 может быть использовано техническое решение по патенту на полезную модель РФ №76194 [3]. Для реализации ТТГР 8 может быть использовано техническое решение по патенту на полезную модель РФ №78364 [4].
Таким образом, благодаря включению в стенд дополнительных блоков БПРУН и ТТГР, а также созданию двухрядного расположения поверочных мест для подключения электрических устройств, увеличена производительность стендов и в целом установки для поверки и регулировки счетчиков. Одновременно, уменьшение габаритов стенда сократило площади для их размещения.
Использованная информация:
1. Стенд установки МТЕ-Е3-10.10, фирмы МТЕ, Швейцария, http://www.meter-test.ru/products/stat/standart/mtee1010_107.html
2. Испытательная стойка установки PYC 5050, http://actaris.tg-c.ru/electricitytestbenches.html
3. Полезная модель «Блок питания реле управления нагрузкой», патент РФ №76194, МПК Н05К 7/00, пр.09.04.2008 г.
4. Полезная модель «Трансформатор тока гальванической развязки», патент РФ №78364, МПК Н01F 38/28, пр.16.06.2008 г.
5. Установка поверки однофазных счетчиков ЭНЕРГОМЕРА СУ001/3-02-РО-К, ТУ 4222-036-46146329-2003, выпускаемая ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь.