Устройство для позиционирования и фиксации штырьковых источников калифорния Cf-252 при проведении брахитерапии рака нижней губы

Полезная модель относится к медицинским устройствам, а именно к лучевой терапии и хирургии, и может быть применена при лечении рака нижней губы, в том числе рецидивного, с применением штырьковых источников калифорния Cf-252.
Уровень техники.
Известен индивидуальный аппликатор для контактной лучевой терапии, изготовленный в виде монолита из биосовместимого материала, содержащий приемные каналы для эндостатов, выполненных с возможностью перемещения ипозиционирования внутри них источников излучения (RU 2254881 C1).
Недостатками известного аппликатора, препятствующими достижению указанных ниже технических (лечебных) результатов является невозможность введения и фиксации источника излучения штырькового типа в каналы аппликатора, поскольку они имеют криволинейную форму, а также принципиально иным подходом контактной лучевой терапии – предлагаемая модель применяется при внутритканевой брахитерапии.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является создание устройства для фиксации штырьковых источников калифорния Cf-252в интрастатах при проведении брахитерапии рака нижней губы.
Суть технического решения заключается в применении заявляемого устройства для позиционирования и фиксации штырьковых источников калифорния Cf-252 в интрастатах, которое состоит из корпуса с направляющими отверстиями для интрастатов и запорной крышки, предотвращающей смещение источников излучения.
Указанный технический результат решается тем, устройство выполнено из стирольного термоэластопласта методом послойного наплавления и состоит из двух элементов: корпуса и запорной крышки, причем корпус выполнен в виде  П-образной формы с боксом, в боковой стенке корпуса и внутренней стенке бокса имеются соосные направляющие отверстия  для крепления интрастатов со штырьковыми источниками калифорния Cf-252,причем на верхней и боковой поверхностях корпуса имеются дополнительные отверстия для фиксации устройства к мягким тканям, а  боковые стенки корпуса снабжены замковыми механизмами для фиксации запорной крышки.
Полезная модель поясняется иллюстрациями, на которых изображено:
Фиг.1 – общий вид устройства для фиксации штырьковых источников калифорния Cf-252: 1 – корпус; 2 – запорная крышка; 3 – направляющие отверстия, 4 - бокс, 5 - замковый механизм, 6 – отверстия для фиксации конструкции к мягким тканям.
Фиг.2 – схема установки источников излучения в ткани нижней губы: 1 – корпус, 2 – запорная крышка, 7 – интрастат, 8 – штырьковый источник, 9 – ткань нижней губы.
Фиг. 3 –фотоиллюстрация установки устройства при проведении брахитерапии рака нижней губы.
Устройство выполнено из стирольного термоэластопласта методом послойного наплавления и состоит из двух элементов (Фиг.1 а): корпуса 1 и запорной крышки 2, причем корпус 1 выполнен в виде  П-образной формы с боксом 4 для отграничения всей конструкции от зубного ряда. В боковой стенке корпуса 1 и внутренней стенке бокса 4 имеются направляющие отверстия 3 для крепления интрастатов 7  со штырьковыми источниками 8 калифорния Cf-252 (Фиг. 2). Боковые  стенки корпуса 1 снабжены замковыми механизмами 5 для фиксации запорной крышки 2. На верхней поверхности корпуса 1 имеются дополнительные  отверстия 6.
Корпус 1 одновременно выполняет функции опоры, фиксации и ограничения положения металлических интрастатов 7, в которые, после внедрения в патологические ткани нижней губы 9, вводят штырьковые источники 8 калифорния Cf-252 (Фиг. 2).
На боковой стенке корпуса 1 и внутренней стенке бокса 4 имеются направляющие отверстия 3 (Фиг. 1 а).  Схема  размещения источников излучения «квадраты», их количество и расстояние между источниками зависят от конкретной клинической ситуации, и может  варьироваться от 10 до 14 мм (Фиг. 1б).
В случае, если необходима дополнительная фиксация всей конструкции к мягким тканям с помощью швов, то в корпусе 1 предусмотрены дополнительные отверстия 6 (Фиг. 1 а). Для надёжной фиксации источников от выпадения и продольного смещения внутри интрастата запорную крышку 2 закрепляют на корпусе 1 с помощью замкового механизма 5.
Предлагаемое устройство используют следующим образом.
Пациент В., 1963 г.р., основной диагноз: рак нижней губы с T1N0M0, стадия 1, заключение по морфологическому исследованию: бородавчатый ороговевающий плоскоклеточный рак.
Проведена внутритканевая нейтронная терапия с использованием штырьковых источников калифорния Cf-252: хирургическим путём с помощью заявляемого фиксирующего устройства (Фиг.1 а) в патологических тканях губы было установлено 6 источников излучения по схеме «два квадрата». Расстояние между соседними источниками - 11 мм (Фиг.3), поглощенная доза по нейтронной компоненте составила 8 Гр, длительность облучения – 39 ч. 12 мин. Пациент перенес лечение без осложнений.
Использование в клинической практике заявляемого устройства позволяет достичь следующих технических результатов:
- равномерно разместить  штырьковые источники излучения с заданным шагом и требуемым  количеством, с учётом индивидуальной клинической ситуации;
- надёжно зафиксировать  источники  излучения во время всей процедуры облучения, которая может длиться до нескольких суток.
Предложенное устройство промышленно применимо, просто  в изготовлении и не требует больших затрат.