КОНСОЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ

Полезная модель относится к оборудованию больничных палат в медицинских учреждениях, а именно к медицинскому консольному устройству, в котором установлены клапаны подачи газа и электрические розетки.
Известен аналог – консоль медицинская – RU2697982, 03.08.2018, содержащая несущий корпус, выполненный односекционным в виде полузамкнутого фасонного профиля, съемную панель, установленную с открытой стороны полости профиля, и торцовые панели, установленные по боковым сторонам несущего корпуса, при этом торцовые панели выполнены с проемами, оборудование консоли размещено на упомянутой съемной передней панели с линиями коммуникаций в полости профиля, а система очистки воздуха содержит блок очистки и вентилятор, размещенные в полости упомянутого профиля так, что блок очистки, включающий в себя по меньшей мере молекулярный фильтр в виде фотокаталитического фильтра и источник УФ-излучения А диапазона, располагается между упомянутыми проемами в торцовых панелях, а вентилятор размещен над блоком очистки у приточного проема, выполненного в верхней стенке несущего корпуса.
Недостатками аналога является сложность замены оборудования консоли и малая надежность крепления оборудования консоли. Клапаны подачи газа, являющиеся оборудованием консоли, имеют круглую форму. Для установки нового элемента оборудования необходимо снять съёмную переднюю панель, вырезать в ней отверстие под клапан и установить в него новый клапан. Если клапан необходимо убрать с консоли нужно либо заглушить отверстие, либо заменить панель. Необходимость применения дополнительных элементов или использование новой панели является
недостатком. Крепление клапана к передней панели является ненадежным, так как она обладает меньшей жесткостью, чем несущий корпус.
Известен аналог – консоль медицинская производства ООО “МЕГАСАН” – https://megasan.tiu.ru/p28161060-reanimatsionnaya-konsol- nastennaya.html, принятая в качестве прототипа, содержащая несущий корпус, выполненный в виде полузамкнутого фасонного профиля, съемную панель, установленную с открытой стороны полости профиля, в фасонном профиле выполнены выступы, образующие закрытые пазы, в которые установлены квадратные закладные гайки, оборудование  консоли закреплено винтами, вкрученными в эти гайки.
Недостатком прототипа является повышенная трудоемкость замены оборудования консоли, которая выражается в большом количестве операций, необходимых для замены. Для установки нового элемента оборудования необходимо снять боковую крышку, вставить гайки. Если местоположение нового элемента находится за другими элементами, то придется снять эти элементы для перераспределения закладных гаек. После этого установить новое оборудование и прикрутить его винтами, вкручивая их в закладные гайки.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в снижении трудоемкости замены оборудования консоли.
Технический результат достигается в консоли медицинской, содержащей несущий корпус, выполненный в виде полузамкнутого фасонного профиля, съемные панели, установленные с открытой стороны полости профиля корпуса, в фасонном профиле выполнены продольные выступы, в корпусе закреплены клапаны, корпус изготовлен из алюминиевого сплава технологией экструдирования, расстояние между выступами, образующее продольный паз, выбрано с обеспечением
вкручивания в паз саморезов, толщина каждого выступа, образующего паз, равна 1,54 мм, форма клапанов – квадратная, клапаны закреплены к корпусу с помощью саморезов, вкрученных в вышеописанные пазы.
На фиг.1 изображен внешний вид консоли медицинской.
На фиг.2 изображено сечение консоли медицинской в месте установки клапана.
Консоль медицинская содержит несущий корпус 1, как показано на фиг.1, 2, выполненный в виде полузамкнутого фасонного профиля, съемные панели 2, 3, 4, установленные с открытой стороны полости профиля корпуса 1, в фасонном профиле 1 выполнены продольные выступы 5, как показано на фиг.2, к корпусу закреплены клапаны 6, расстояние B между выступами 5, образующее продольный паз 7 выбрано с обеспечением вкручивания в паз 7 саморезов 8, толщина C каждого выступа 5, образующего паз 7, равна 1,54 мм, форма клапанов 6, как показано на фиг.1, – квадратная, клапаны 6 закреплены к корпусу 1 с помощью саморезов 8, вкрученных в вышеописанные пазы 7.
Рассмотрим пример конкретной реализации консоли медицинской. Корпус 1 в виде полузамкнутого фасонного профиля и съемные панели 2, 3, 4 изготовлены из алюминиевого сплава технологией экструдирования. Толщина C каждого выступа 5, образующего паз 7, равна 1,54 мм. При данной толщине обеспечивается необходимая упругость выступа, обеспечивающая возможность ввинчивания саморезов 8 и снижающая усилие закручивания. Это оказывает влияние на снижение трудоемкости замены оборудования консоли. Клапаны 6 закреплены к корпусу 1 с помощью саморезов 8, вкрученных в пазы 7. Такой тип крепления наиболее прост в исполнении и позволяет разместить клапан 6 очень быстро, не снимая при этом другие клапаны или оборудование, закрепленное в консоли.
Форма клапанов 6 – квадратная. Такая форма исключает необходимость сверления круглых отверстий в съёмных панелях 3. Клапаны 6 ставятся между панелями 3. Это упрощает замену клапанов консоли.