УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Полезная модель относится к средствам диагностики и может быть использована в медицине и здравоохранении.
Известны устройства диагностики состояния биологических объектов на основе измерения электрического сопротивления (проводимости) отдельных участков кожного покрова [1]. Например, диагностика по методу Фоля основана на измерении проводимости (в условных единицах) участка меридиана и динамики установления тока в точках акупунктуры. При этом используются слабые постоянные токи (до 1,5 мкА) и напряжения (до 1,5 В). Чем меньше величины используемых токов и напряжений, тем точнее диагностика.
Известно устройство для измерения энергетических параметров точек акупунктуры биологических объектов [2], содержащее активный и пассивный электроды, стабилизированный источник электрической энергии, преобразователь ток - напряжение, усилитель, индикатор и устройство выборки и хранения аналогового сигнала. Однако данное устройство имеет низкую точность диагностики, обусловленную влиянием активного электрода. Также ограничены и функциональные возможности устройства из-за того, что нельзя одновременно осуществлять измерения в нескольких точках объекта. Кроме того, отсутствует возможность подключения к устройству компьютера, позволяющего осуществлять автоматический анализ полученных результатов.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой полезной модели является устройство для диагностики состояния биологической ткани [3], которое содержит датчиковое устройство, устройство обработки сигналов и компьютер. При этом устройство обработки сигналов содержит аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, коммутатор, интерфейс и таймер, а датчиковое устройство содержит, по крайней мере, две пары электродов и два эталонных резистора. Однако данное решение имеет сложную конструкцию устройства обработки сигналов и датчикового устройства.
Предлагаемая полезная модель направлена на упрощение конструкции при сохранении высокого качества диагностики. Технический результат достигается тем, что в состав устройства обработки сигналов вместо цифро-аналогового преобразователя и таймера введен микроамперметр, а датчиковое устройство упрощено и представляет собой лишь измерительные электроды, выполненные из разнородных металлов. При подключении к биологическому объекту электродов, между ними возникает контактная разность потенциалов, при этом дополнительный источник электрической энергии не требуется. При подключении электродов к микроамперметру, находящемуся в устройстве обработки сигналов, в цепи потечет ток, величина которого характеризует состояние биологического объекта. В связи с тем, что контактная разность потенциалов не превышает десятых долей вольта, достигается высокое качество диагностики.
На Фиг.1 схематично представлена полезная модель.
Обозначения позиций на Фиг.1:
1 - датчиковое устройство;
2 - устройство обработки сигналов;
3 - компьютер;
4 - интерфейс;
5 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
6 - коммутатор;
7 - микроамперметр.
Устройство диагностики состояния биологических объектов состоит из датчикового устройства, устройства обработки сигналов и компьютера.
Датчиковое устройство содержит электроды, выполненные из разнородных металлов (например, медь - серебро), с возможностью их установки на биологическом объекте, и соединяется проводами с устройством обработки сигналов, содержащим интерфейс, АЦП, коммутатор, микроамперметр. Устройство обработки сигналов представляет собой электронное устройство, размещенное в пластмассовом корпусе, и соединяется через интерфейс с компьютером.
Работа устройства диагностики состояния биологических объектов происходит следующим образом.
Измерительные электроды дачикового устройства устанавливаются в соответствующих точках биологического объекта. По программе диагностики из компьютера через интерфейс в коммутатор поступает команда на подключение необходимых электродов к микроамперметру. Величина тока, протекающего в образовавшейся цепи, зависит от состояния объекта и измеряется микроамперметром. Затем через АЦП и интерфейс результат измерения поступает в компьютер для запоминания и анализа.
Источники информации:
1 Д.М.Табеева. "Руководство по иглорефлексотерапии". Москва, "Медицина", 1982 г.
2 Патент на полезную модель RU №30549, МПК А61В 5/053, А61Н 39/02, 2003 г.
3 Патент на полезную модель RU №32381, МПК А61В 5/053, 2003 г.