ПРОТЕЗ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Полезная модель относится к области медицины, конкретно, к травматологии и ортопедии и может быть использована при лечении суставов лучевой кости.
Известен эндопротез головки лучевой кости, содержащий ножку и головку (шляпку) (RU 2362516) - прототип.
Однако использование данного эндопротеза лучевого сустава дает длительный период заживления, так как возникают осложнения в виде воспалительных процессов за счет возникновения эрозии костной ткани в связи с подвижностью данного эндопротеза.
Задачей предлагаемого протеза проксимальной головки лучевой кости является сокращение сроков послеоперационного заживления за счет исключения воспалительных осложнений в процессе его использования, так как он надежно фиксируется в костных каналах и не трется о его стенки за счет того, что на ножке выполнено шесть продольных выступов, которые обеспечивают осевую стабильность протеза после установки; а также за счет того, что он монолитный и выполнен из диоксида циркония, который обладает более высокой биосовместимостью по сравнению с металлами.
Поставленная задача решается предлагаемым протезом проксимальной головки лучевой кости, имеющим ножку и головку, ножка представляет собой усеченный конус с углом при вершине 2°, длиной L, равной 25,0 мм, и диаметром меньшего основания d, равным 4,8-6,4 мм, на ножке выполнено шесть продольных выступов, головка имеет ширину I, равную 12,0 мм, кроме того, головка имеет на одном конце коническую форму, а на другом - сферическую, причем коническая форма имеет угол при вершине 40°, сферическая форма имеет диаметр D2, равный 18,6-23,0 мм, также на сферической форме головки выполнено сферическое углубление глубиной 2,0 мм, на конической форме головки выполнена сетчатая структурная поверхность.
Новизна предлагаемого протеза проксимальной головки лучевой кости заключается в том, что ножка представляет собой усеченный конус с углом при вершине 2°, длиной L, равной 25,0 мм, и диаметром меньшего основания d, равным 4,8-6,4 мм, на ножке выполнено шесть продольных выступов, головка имеет ширину I, равную 12,0 мм, кроме того, головка имеет на одном конце коническую форму, а на другом - сферическую, причем коническая форма имеет угол при вершине 40°, сферическая форма имеет диаметр D2, равный 18,6-23,0 мм, также на сферической форме головки выполнено сферическое углубление глубиной 2,0 мм, на конической форме головки выполнена сетчатая структурная поверхность.
На фиг. 1 изображен заявляемый протез проксимальной головки лучевой кости.
Заявляемый протез проксимальной головки лучевой кости содержит ножку 1 и головку 2. Ножка 1 представляет собой усеченный конус с углом при вершине 2°, длиной L, равной 25,0 мм, и диаметром меньшего основания d, равным 4,8-6,4 мм. На ножке 1 выполнено шесть продольных выступов 3. Головка 2 имеет ширину I, равную 12,0 мм. Кроме того, головка 2 имеет на одном конце коническую форму, а на другом - сферическую. Коническая форма имеет угол при вершине 40°. Сферическая форма имеет диаметр D2, равный 18,6-23,0 мм. На сферической форме головки 2 выполнено сферическое углубление 4 глубиной 2,0 мм, На конической форме головки 2 выполнена сетчатая структурная поверхность 5.
Протез проксимальной головки лучевой кости выполнен из диоксида циркония.
Предлагаемый протез проксимальной головки лучевой кости используют следующим образом: устанавливают протез и капсулу связки зашивают.
Вышеописанные новые признаки предлагаемого протеза проксимальной головки лучевой кости обеспечивают высокую первичную стабильность и функциональную нагрузку на суставы в ранний послеоперационный период.
Все перечисленные новые признаки являются существенными, так как позволяют получить положительный клинический результат, выраженный в увеличении скорости и прочности срастания. Это в результате позволяет сократить сроки послеоперационного заживления, за счет исключения воспалительных осложнений в процессе использования заявляемого протеза проксимальной головки лучевой кости (отсутствует эрозия костной ткани) за счет обеспечения его надежной фиксации в костных каналах, так как на ножке выполнено шесть продольных выступов, которые обеспечивают осевую стабильность протеза после установки; а также за счет того, что он монолитный и выполнен из диоксида циркония, который обладает более высокой биосовместимостью по сравнению с металлами.
Предлагаемый протез проксимальной головки лучевой кости использован у 5 больных. Клинические результаты показали более эффективную компенсацию поврежденного (разрушенного) связочного аппарата, что сокращает сроки реабилитации (восстановления движения) в послеоперационный период, а также исключает воспалительные осложнения за счет обеспечения его надежной фиксации в костных каналах.