ДВУХМЕСТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Полезная модель относится к технике испытания материалов и может быть использована для изготовления контрольных образцов бетона.
Наиболее близким аналогом предлагаемой полезной модели является форма 2ФК-100 (выполненная согласно ГОСТ 22685-89, вариант выполнения представлен на сайте https://2fk-100.com. дата обращения 27.12.2018). Указанная форма представляет собой двухгнездовую форму из оцинкованной стали, предназначенную для получения двух образцов затвердевшего бетона в виде куба с ребром 10 см.
Основным недостатком такой формы является достаточно высокое адгезионное взаимодействие бетона и стали (цинка). Чтобы снизить сцепление поверхностей и распалубить образец без повреждений, необходимо перед каждой операцией укладки бетонной смеси дополнительно смазывать форму разделительной жидкостью, например, машинным или опалубочным маслом. Также к недостаткам можно отнести относительно большой вес формы, затрудняющий процесс формирования образцов, и непрозрачность бортов, не позволяющую оценить качество заполнения формы бетонной смесью.
Другим возможным аналогом является форма C232N Matest (например, вариант, представленный на сайте https://www.dorlab-ltd.ru/katalog/kontrol-kachestva-betona-i-mineralnykh-vyazhuschikh/matest/c232n, дата обращения 27.12.2018) - пластиковая двухсекционная форма, которая позволяет изготавливать образцы из бетона в виде куба с ребром 10 см.
Недостатками такой формы являются невозможность разборки формы и возможность удаления затвердевших образцов из формы лишь сжатым воздухом, который подается в отверстие в дне формы.
Предлагаемым решением является разборная форма из полимерного прозрачного материала с встроенными в ее стенки ультразвуковыми уловителями.
В качестве технического результата, достигаемого заявленной полезной моделью, можно указать повышение качества получаемых образцов - бетонных кубиков, обеспечение возможности динамического наблюдения за процессом набора прочности образцами, а также снижение времени чистки и подготовки форм.
Технический результат достигается тем, что компоненты разборной формы выполнены из прозрачного пластика и имеют в своем составе ультразвуковые преобразователи, а крепежные элементы выполнены в виде поворотных крючковых элементов. Прозрачность стенок дает возможность наблюдения за качеством наполнения формы и процессом образования структуры образца, а ультразвуковые преобразователи, непосредственно прилегающие к бетонной смеси, позволяют динамически оценивать параметры набора прочности образцов бетона ультразвуковым методом. Применение полимерных компонентов формы за счет пониженной адгезии их к бетону позволяет упростить (и в некоторых случаях исключить) операцию смазки формы и снизить время последующей чистки, также рабочая поверхность ультразвуковых преобразователей может быть очищена методом кавитационной очистки ультразвуком в наполненной водой форме. Упругие поворотные крючковые элементы также могут позволить сократить время сборки и подготовки форм. Повышение качества образцов позволяет увеличить точность и адекватность последующих определений прочностных и иных показателей бетона.
На фиг. 1 представлен чертеж предлагаемой формы с обозначениями основных элементов, на фиг. 2 - внешний вид формы в сборе, а на фиг. 3 - вариант выполнения крепления бортов формы.
Предлагаемая форма изготовлена из прозрачного материала на основе полимерной композиции (например, прозрачного АБС-пластика) и представляет собой разборную двухсекционную форму, состоящую из поддона (1), жестко устанавливаемых в него стенок-полуформ (2) и съемной перегородки (3), разделяющей форму на две половины. Для соединения двух полуформ, из которых состоит полезная модель, на стыках стенок предусмотрено поворотно-крючковое крепление (4) с соответствующим зацеплением на другой стенке. В продольные стенки формы с внутренней стороны заподлицо установлены ультразвуковые преобразователи (5) для испытания образцов-кубов способом сквозного прозвучивания согласно ГОСТ 17624-2012. С обратной стороны преобразователи могут быть закреплены материалом стенки, который имеет отверстия для подсоединения проводов контрольного блока ультразвукового прибора. Рабочая поверхность преобразователей при формовании прилегает непосредственно к самому бетону образца, что позволяет не потерять точность результатов испытания, не используя при этом проводящий гель. Геометрические размеры формы могут быть различными, однако размеры камер формы совпадают с требуемыми по ГОСТ размерами образцов и могут составлять 5, 7, 10, 15 или 20 см.