УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ ПОДСВЕТКИ СТОЛИКОВ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

Полезная модель относится к области электротехники и может найти применение в медицине для подсветки столиков для препарирования.
Столики для препарирования должны обеспечивать достаточное освещение исследуемого объекта с использованием разнонаправленных источников проходящего света, что особенно важно при препарировании анатомических структур внутри объекта, визуализации анатомических структур в толще объекта низкой световой контрастности и плотности для исследования различных анатомических объектов в проходящем и рассеянном отраженном освещении, для получения большей объемности анатомических препаратов и заключенных в них структур.
Светотеневая картина позволяет выявить объемную конструкцию изучаемой анатомической структуры, визуальное исследование, фотографирование и препарирование структур пластинчатого анатомического объекта в проходящем и рассеянном отраженном свете.
Известно устройство для макромикроскопического исследования и препарирования анатомических препаратов в проходящем и рассеянном отраженном освещении (патент РФ №138504) [1], содержащее источник света (светодиоды) под прозрачной рабочей поверхностью столика и источник света, установленный над исследуемым материалом.
Известно устройство для питания систем подсветки стоматологических наконечников (патент РФ №75264) [2], позволяющее производить подсветку стоматологических наконечников лампой накаливания или светодиодом.
Недостатком этого устройства являются ограниченные функциональные возможности, оно рассчитано для подсветки стоматологических наконечников лампой накаливания или светодиодом.
Задачей предлагаемой полезной модели является расширение функциональных возможностей устройства, позволяющего производить комбинированную подсветку столиков для препарирования, обеспечивающую оптимальную освещенность исследуемого материала в проходящем и рассеянном отраженном освещении
Технический результат достигается тем, что предлагаемое устройство обеспечивает комбинации включения светодиодной ленты и лампы накаливания отдельно и вместе; одновременного включения лампы накаливания и светодиодной ленты с уменьшенной силой света; управляемого освещения без появления мерцания.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются благодаря тому, что в устройстве питания системы подсветки столиков для препарирования, содержащем стабилизированный блок питания, лампу накаливания, светодиодный источник света и переключатель, согласно полезной модели, светодиодный источник света выполнен на светодиодной ленте, переключатель выполнен галетным с возможностью коммутировать осветительные цепи в четырех режимах, кроме того, устройство дополнительно содержит регулировочный переменный резистор, включенный между стабилизированным блоком питания и галетным переключателем, а также кремниевые диоды, включенные в разрыв плюсового провода.
Сущность предлагаемого решения поясняется чертежом, где на фигуре изображено предлагаемое устройство питания системы подсветки столиков для препарирования.
Устройство содержит блок питания 1, регулировочный переменный резистор 2, галетный переключатель 3 на четыре режима (позиции), лампу накаливания 4, светодиодную ленту 5, кремниевые диоды 6 и 7.
Использование кремниевых диодов 5 и 6 позволяет добиться комбинации включения светодиодов светодиодной ленты 4 и лампы накаливания 3 отдельно и вместе, что было бы невозможно без их применения.
Устройство работает следующим образом. Для получения оптимальной освещенности исследуемого анатомического объекта предлагаемое устройство обеспечивает комбинации включения светодиодной ленты и лампы накаливания галетным переключателем 3 в четырех режимах:
- режим А - первый ключ в воздухе (нейтральное положение);
- режим В - второй ключ соединен со светодиодная лентой и минусом кремниевого диода 5 (при данном подключении кремниевый диод 5 в работе не участвует, т.к. включен в обратном направлении);
- режим С - третий ключ соединен с лампой накаливания и минусом кремниевого диода 6 (при работе ключа 3 кремниевый диод 6 не задействован, т.к. включен в обратном направлении и ток через него не протекает);
- режим D - четвертый ключ соединен с плюсами кремниевых диодов 5 и 6 (при подключении работают оба диода, т.к. включены в прямом направлении, пропуская чуть сниженное напряжение на светодиодную ленту 5 и лампу накаливания 4 одновременно. Снижение напряжения питания (для светодиодной ленты 5 и лампы накаливания 4) получается за счет того, что при прямом включении кремниевого диода на нем происходит падение напряжения.
Пример осуществления полезной модели. Имеется столик для препарирования (на фиг. не указан) с источником света (светодиодной лентой 5) под прозрачной рабочей поверхностью столика и источником света (лампой накаливания 4), установленным над исследуемым материалом. Напряжение сети 220 В подается на стабилизированный блок питания 1 (12 В).
Управление освещением происходит с помощью галетного переключателя 3:
- режим А - свет полностью выключен;
- режим В - включается только лампа накаливания 4;
- режим С - включается только светодиодная лента 5;
- режим D - включается одновременно лампа накаливания и светодиодная лента, но в легком режиме, который достигается за счет включения в разрыв плюсового провода кремниевых диодов 6 и 7, для каждой нагрузки свой.
В четвертом положении (режим D) галетного переключателя 3 обе системы подсветки (светодиодная лента 5 и лампа накаливания 4) подключаются через кремниевые диоды 6 и 7.
Из-за наличия падения напряжения на кремниевых диодах (КД 226 Б) 6 и 7 (порядка 0,7 В) напряжение питания для каждой осветительной цепи уменьшается до 11,3 В, что незначительно уменьшает яркость и лампы накаливания (12 В) 4 и светодиодной ленты 5, но повышает долговечность и слегка уменьшает ток потребления (в случае питания от аккумулятора). Используется это потому, что при двойном освещении яркость довольно сильная и поэтому легкое ее уменьшение не вызывает дискомфорта.
Использование регулировочного переменного резистора 2 типа ПП2-12 номиналом 47 Ом позволяет изменять ток в цепи светодиодной ленты от 0,06 А до 0,45 А, соответственно изменяется яркость ленты в 5-6 раз. Использование переменного резистора устраняет мерцание, свойственные схемам с регулировкой яркости светодиодного освещения на ШИМ-контроллерах (широтно-импульсная модуляция) и которое отрицательно сказывается на зрение при выполнении работ высокой точности.
Предлагаемое устройство обеспечивает оптимальную освещенность исследуемого анатомического объекта.