ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к области измерительной техники, а именно к электроразрядным устройствам, измеряющим давление газов, и может быть использована для измерения барометрической высоты.
04
Известны устройства для измерения давления газов, основанные на функциональной зависимости значения пробивного напряжения от давления газовой среды, содержащие электрический разрядник и выходной контур (см. авт. свид. СССР №131527, класс 42k, 14, Б.И. №17, 1960).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства для измерения давления газов, относится ограниченный срок работы вследствие интенсивного износа электродов разрядника.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному газоразрядному преобразователю давления по совокупности признаков является устройство для измерения давления газов, содержащее электрический разрядник, подключенный к вторичной обмотке высоковольтного трансформатора, параллельно первичной обмотке которого включен переход эмиттер-коллектор шунтирующего транзистора, база которого соединена с выходом ждущего мультивибратора, запускаемого падением напряжения на цепочке RC в начальный момент пробоя, которая включена в разрядный контур, а в цепь первичной обмотки трансформатора последовательно включен отсекающий диод. Выходной контур содержит дополнительную обмотку трансформатора, подключенную через выпрямитель и фильтр к индикатору (см. авт. свид. СССР №286301, G01L 11/00, Б.И. №34, 1970) и принятое за прототип.
Благодаря автоматическому поддержанию тока газового разряда на заданном уровне ограничивается износ электродов, что приводит к увеличению срока работы устройства для измерения давления газов.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже результата при использовании известного устройства для измерения давления газов, принятого за прототип, относится отсутствие гальванической развязки входа ждущего мультивибратора от импульсов высокого напряжения в цепи электрического разрядника.
Технический результат - гальваническая развязка входа ждущего мультивибратора от импульсов высокого напряжения в цепи электрического разрядника.
Указанный технический результат при осуществлении полезной модели достигается тем, что известное устройство для измерения давления газов содержит электрический разрядник, подключенный через RC цепочку к высоковольтному блоку, выходное напряжение которого регулируется схемой управления, соединенной с ждущим мультивибратором и выходным контуром.
Особенностью является то, что в цепи управления ждущим мультивибратором включен радиоприемник электромагнитного излучения газового разряда.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где представлена функциональная схема газоразрядного преобразователя давления.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели с получением вышеуказанного технического результата, заключаются в следующем.
Газоразрядный преобразователь давления содержит электрический разрядник 1, размещенный в газовой среде, давление Ρ которой подлежит измерению, подключенный через резисторы 2, 3 и накопительный конденсатор 4 к выходу высоковольтного блока 5. Выход схемы управления 6 подключен к входам высоковольтного блока 5 и выходного контура 7. К входу схемы управления 6 подключен выход ждущего мультивибратора 8. К входу ждущего мультивибратора 8 подключен выход радиоприемника 9 электромагнитного излучения газового разряда. К входу радиоприемника 9 подключена антенна 10, воспринимающая электромагнитное излучение при пробое электрического разрядника 1.
Газоразрядный преобразователь давления работает следующим образом.
При включении преобразователя давления начинает расти напряжение U на выходе высоковольтного блока 5. От этого источника высокого напряжения через резистор 3 заряжается накопительный конденсатор 4. Напряжение на электродах разрядника 1 возрастает. При достижении напряжения пробоя конденсатор 4 разряжается через резистор 2 и межэлектродный промежуток электрического разрядника 1.
Электромагнитное излучение разрядника 1 воспринимается антенной 10 радиоприемника 9. Продетектированный сигнал с выхода приемника 9 поступает на вход ждущего мультивибратора 8 и открывает его. Сигнал с выхода ждущего мультивибратора 8 поступает на вход схемы управления 6 высоковольтного блока 5. Под действием этого сигнала напряжение U на выходе высоковольтного блока 5 начинает уменьшаться. Начавшийся газовый разряд на электродах разрядника 1 прекращается.
После прекращения газового разряда начинает расти напряжение U на выходе высоковольтного блока 5 и процесс повторяется.
В выходном контуре 7 формируется низковольтное напряжение постоянного тока, пропорциональное пробойному напряжению на электродах разрядника 1, т.е. пропорциональное давлению Ρ газовой среды, в которой помещен разрядник 1.
Предлагаемый газоразрядный преобразователь давления может найти применение на транспорте для измерения барометрической высоты летательного аппарата.