УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШВОВ И ШОВНОГО МАТЕРИАЛА, СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ ПАРЕНХИМЫ ОРГАНОВ

Полезная модель относится к области медицины, в частности экспериментальной хирургии, и может использоваться при изучении физико-механических характеристик гемостатических швов при операциях на паренхиматозных органах и деформации паренхимы органов при затягивании узлов швов.
Наиболее близким к заявляемому является «Указатель натяжения передачи гибкой связью» RU 2523534 C2.
Однако данное устройство невозможно использовать в области медицины, в частности экспериментальной хирургии в полном объеме, так как позволяет только производить передачу гибкой связью. Наличие рабочей пружины усложняет как использование устройства, так и его обслуживание. Наличие лишь одной стойки ограничивает функцию устройства лишь в одной плоскости. Указанный прототип состоит из большого количества мелких деталей, что также может ограничить область применения. Данное устройство невозможно использовать с дополнительным технологичным оборудованием, как следствие возникают затруднения в объективном графическом отображении исследуемых изменений. Это обусловлено сложностью конструкции прототипа.
Технический результат полезной модели - исследование свойств известных гемостатических швов, а также исследование способности к деформации паренхимы органов при действии на нее механической нагрузки шовным материалом. Это позволит выбирать наименее травматичный вид гемостатического шва, шовного материала, а также подобрать наиболее эффективные методы укрепления швов, что в результате позволит снизить риск послеоперационных осложнений, сократить время реабилитации больных после тяжелых операций на паренхиматозных органах.
Технический результат достигается за счет цельной конструкции, горизонтального основания, к которому прикреплены две нижние стойки, расположенные рядом друг к другу по центру площадки снизу и служащие креплением устройства к горизонтальной поверхности, и две верхние изогнутые полуовалом стойки, расположенные по краям (напротив друг друга). На них расположены пластиковые шкивы. На горизонтальном основании располагается предметный столик, регулируемый по высоте для удобства работы с образцами разных размеров.
Полезная модель поясняется фигурой:
На фигуре изображено устройство для исследования физико-механических характеристик швов и шовного материала, степени деформации паренхимы органов.
Устройство выполнено в виде цельной конструкции, включающей в себя горизонтальное основание (длина 145 мм, ширина 90 мм, толщина 1 мм) (1), к которому прикреплены четыре вертикально расположенные стойки. Две нижние стойки одинаковых размеров (длина 5 мм, ширина 65 мм, толщина 1 мм) (2) расположены рядом друг к другу по центру площадки снизу и служат креплением устройства к горизонтальной поверхности для обеспечения более надежной фиксации, на нижних концах стоек расположены по две пластинки с обеих сторон толщиной 1 мм (3). Две верхние изогнутые полуовалом стойки одинаковых размеров (длина 42 мм, ширина 120 мм, толщина 1 мм) (4), расположенных по краям (напротив друг друга), на которых зафиксированы пластиковые шкивы, диаметр которых 30 мм (5). Они прикреплены с помощью болтов одного диаметра (диаметр головки 8 мм, диаметр резьбы 4 мм, длина 10 мм) с гайками М 4 (6). Через шкивы проводятся нити свободных концов узла. При этом на горизонтальном основании располагается предметный столик (8), регулируемый по высоте для удобства работы с образцами разных размеров. Она представляет собой элемент с двумя горизонтальными основаниями одинаковых размеров (длина 80 мм, ширина 80 мм, толщина 1 мм) и втулкой длиной 45 мм, 23 мм в диаметре (10) с правонаправленной резьбой, а также болт, вкручиваемый во втулку длиной 45 мм, диаметром 8 мм, при помощи которой осуществляется регулировка по высоте.
Работа устройства осуществляется следующим образом. После фиксации устройства на машине испытательной универсальной электромеханической РЭМ - 0,2-1 при помощи нижних стоек свободные концы нитей узла гемостатического шва пропускаются через шкивы и соединяются на верхних тисках машины испытательной универсальной электромеханической РЭМ - 0,2-1. При этом производится затягивание узла машиной с равным усилием во взаимно перпендикулярных плоскостях, что позволяет моделировать процесс затягивания, производимый хирургом.
Пример конкретного использования: на базе Лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии НИИ Экспериментальной медицины ФГБОУ ВО Курского государственного медицинского университета в условиях проведения эксперимента нижние стойки устройства фиксируются в нижних тисках машины испытательной универсальной электромеханической РЭМ - 0,2-1. Верхние тиски испытательной машины устанавливаются на высоте 50 мм над уровнем осей шкивов устройства. В качестве образца используется отделенный участок паренхимы печени человека без патологических изменений размером 75×70×40 мм, на котором моделируется раневой канал длиной 30 мм и глубиной 20 мм. Смоделированный раневой канал ушивается с применением исследуемой техники наложения гемостатического шва Телкова, накладывается один простой полуузел. Используется отрезок шовного материала унифлекс мононить длиной не менее 500 мм. Затем образец помещается на предметный столик устройства, а свободные концы нитей узла гемостатического шва пропускаются через шкивы и фиксируются на верхних тисках испытательной машины. Происходит затягивание узла машиной с равным усилием во взаимно перпендикулярных плоскостях и регистрация показателей силы натяжения на экране испытательной машины.
При этом наблюдается деформация ткани исследуемого образца и шовного материала. Полученные данные регистрируются в протоколе для дальнейшей интерпретации.
Таким образом, предлагаемое устройство позволит изучить степень деформации паренхимы органов шовным материалом во время моделирования затягивания узла шва, исследовать физико-механические свойства швов, выбрать наименее травматичный тип шва и шовный материал, разработать методические рекомендации для практикующих хирургов.