ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРАЦИИ С ВНУТРЕННИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ ДЕФОРМАЦИИ И СПОСОБЫ ЕГО КАЛИБРОВКИ

1. Измерительный пьезоэлектрический преобразователь вибрации с двумя пакетами пьезоэлектрических дисков, один из которых (входной) работает в режиме обратного пьезоэлектрического эффекта, что вызывает деформацию второго (выходного) пакета, работающего в режиме прямого пьезоэлектрического эффекта.
2. Способ "деформационной" калибровки пьезоэлектрического преобразователя вибрации в лабораторных условиях, отличающийся от принятого в настоящее время способа, предусматривающего использование вибростенда, заключается в том, что на входной разъем преобразователя подают измеряемое вольтметром синусоидальное напряжение от генератора и усилителя такой амплитуды, которая обеспечивает амплитуду выходного напряжения на выходном разъеме, равную амплитуде, полученной при калибровке с использованием вибростенда, что приводит к равенству полученного коэффициента преобразования преобразователя вибрации коэффициенту преобразования, полученному при калибровке с использованием вибростенда* (*см. п. 2.1 Калибровка в лабораторных условиях).
3. Способ "деформационной" калибровки пьезоэлектрического преобразователя вибрации в условиях эксплуатации, отличающийся от принятого в настоящее время способа, предусматривающего использование вибростенда, заключается в том, что на входной разъем преобразователя подают измеряемое вольтметром синусоидальное напряжение от генератора и усилителя такой амплитуды, которое обеспечивает амплитуду выходного напряжения узкополосного фильтра равную амплитуде, полученной при калибровке с использованием вибростенда, что приводит к равенству полученного коэффициента преобразования и коэффициента преобразования, полученного при калибровке с использованием вибростенда.** (**См. п. 2.2 Калибровка в условиях эксплуатации.)