УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам для физиотерапевтического воздействия на организм физическими агентами (в частности лазерным излучением и искусственными магнитными полями) в экспериментальных исследованиях и клинической практике.
Известен аппарат для магнитолазерной терапии, предназначенный для комбинированных физиотерапевтических воздействий световым излучением инфракрасного диапазона длин волн и постоянным магнитным полем в экспериментальной и клинической медицине. Аппарат содержит блок управления, терминал с источниками лазерного излучения (ЛИ) и светодиодной матрицей, источник постоянного магнитного поля, выполненный в виде паралелепипедоподобных магнитов, охватывающих по форме квадрата апертуру терминала, при этом ближние концы расположенных перпендикулярно друг к другу магнитов - разнополюсные [1]. Устройство подобной конструкции позволяет повысить эффективность комбинированного терапевтического воздействия электромагнитных полей на организм человека.
Однако функциональные возможности описанного устройства, не обладая в совокупности сочетанными свойствами примененных физических агентов, ограничиваются комбинированным использованием низкоэнергетического светового излучения в инфракрасной (ИК) области спектра (когерентного лазерного - ИКЛИ или некогерентного - светодиодов) и энергии
источника постоянного магнитного поля (ПМП). Последнее не обладает собственными терапевтическими свойствами, но образует в тканевых структурах организма коллинеарно-преимущественные направления распространения светового излучения и способствует резонансному взаимодействию биологических структур [2]. В связи с тем, что резонансно-ориентационные эффекты за счет ПМП уменьшают влияние эффекта Тиндаля на рассеяние светового излучения, радиобиологические эффекты, возникающие в тканях организма, подвергнутых облучению, в бóльшей степени связаны с прямым поглощением электромагнитной (ЭМ) энергии излучения, чем с потерями ее на рассеяние [3].
К основному недостатку аналога следует отнести низкий терапевтический эффект при использовании физических агентов одной природы - светового излучения (ИКЛИ) и светодиодов. Проходя через ткани, ЛИ изменяет свои физические свойства, в первую очередь, теряя когерентность, поэтому характер терапевтического воздействия на полостные ткани организма определяется лишь единственным параметром - монохроматичностью излучения [4]. Поэтому комбинированное применение в конструкции аналога низкоэнергетического (когерентного - лазерного и некогерентного - светодиоды) излучения в ИК области с одной стороны не представляет значительного выигрыша в терапевтическом воздействии, с другой - отсутствует возможность влияния ЭМ излучения на полостные органы и тканевые структуры организма за счет изменения параметров ПМП. Жесткая привязка источников ПМП по отношению к световым излучателям не позволяет эффективно управлять
глубиной проникновения энергии излучения в ткани организма без потери определенной ее доли из-за пространственного распределения силовых линий магнитного поля паралелепипедообразных постоянных магнитов, охватывающих по форме квадрата апертуру терминала, гетерогенного по углам квадрата в отличии от гомогенного характера распределения поля кольцеобразного магнита, равномерно охватывающего конус ИКЛИ.
В качестве прототипа выбрано устройство для полостной магнитолазерной терапии [5], предназначенное для использования в клинической и амбулаторной практике, содержащее лазерный излучатель ИК диапазона и постоянный магнит в качестве воздействующих физических агентов электромагнитной природы. Конструкция этого устройства предусматривает:
- расположение светодиодов и лазера в одной плоскости при контакте с оптически прозрачной гигиенической поверхностью мембраны фонендоскопа;
- увеличение площади кольцевого магнита, улучшающего функциональные возможности устройства.
К недостаткам приведенной конструкции, помимо рассмотренных на примере аналога, следует отнести ограниченный набор источников ЭМ излучения, не позволяющих использования при лечении заболеваний, в частности гастроэнторологического профиля, физических агентов, обладающих форетическим (трансмембранным ионным переносом лекарственных веществ с помощью низкочастотных магнитных полей, перемещающихся в пространстве) воздействием на организм. Подобными свойствами обладают переменные магнитные поля [6], которые синергитически сочетаются с ЛИ и **********
чивают бóльшую эффективность при комплексном применении в отличие от одиночного лечения хронических гастритов посредством только ЛИ [7] или излучения светодиодных матриц [8].
Нами впервые предложено устройство для комплексной магнитолазерной терапии, содержащее источник ПМП, имеющий форму кольца, оптический излучатель с источником ИКЛИ, оснащенное дополнительно магнитным излучателем БПеМП, расположенным между оптическим излучателем и источником ПМП таким образом, что источники ИКЛИ, БПеМП и ПМП имеют общую ось. Оптический излучатель, содержащий источник ИКЛИ и кольцеобразный источник ПМП установлены на корпусе излучателя БПеМП с возможностью перемещения их относительно последнего, причем источник ПМП ориентирован северным магнитным полюсом в направлении распространения лазерного излучения.
Величины площади облучаемой поверхности кожного покрова, проекции внутренних органов макроорганизма или пунктуры, подвергнутой комплексному магнитолазерному воздействию, зависят от изменения положения лазерного излучателя ИКЛИ по отношению к корпусу магнитного излучателя БПеМП. Изменение положения источника ПМП относительно корпуса магнитного излучателя БПеМП варьирует глубину проникновения физических агентов при магнитолазерной полостной терапии.
На Фиг.1 представлена конструкция предлагаемого устройства, где:
1 - корпус устройства для комплексной магнитолазерной терапии;
2 - магнитный излучатель БПеМП;
3 - источник ПМП в форме кольца;
4 - лазерный излучатель ИКЛИ;
5 - устройство перемещения лазерного излучателя относительно корпуса магнитного излучателя БПеМП;
6 - устройство перемещения кольцевого магнита относительно корпуса магнитного излучателя БПеМП.
Устройство работает следующим образом: благодаря интерференционному (взаимовлияющему) характеру ЭМ полей лазерного излучателя ИКЛИ (4) и магнитного излучателя БПеМП (2) возникает зона комплексного магнитолазерного воздействия. Размер (диаметр) этой зоны и, соответственно, энергетические параметры ИКЛИ на определенной частоте следования импульсов, регулируются при помощи устройства перемещения (5) лазерного излучателя ИКЛИ (4) относительно корпуса магнитного излучателя БПеМП (2). При совмещении плоскостей обоих излучателей (касании кожного покрова) диаметр облучаемой зоны порядка 1,5÷2,5 мм используется для пунктурного воздействия на кожные покровы организма больного (магнитолазеропунктура). При подъеме лазерного излучателя ИКЛИ (4) посредством устройства перемещения (5) относительно корпуса магнитного излучателя БПеМП (2), диаметр облучаемой зоны изменялся от 60 мм (при угле расхождения конуса ЛИ в 30°) до диаметра зоны в 20 мм (при подъеме лазерного излучателя ИКЛИ (4) на высоту 35 мм относительно последнего). Источник ПМП (3) в форме кольца, установленный на внешней цилиндрической поверхности магнитного излучателя БПеМП (2) и обращенный северным полюсом
в направлении распространения лазерного излучения, предназначен для изменения глубины распространения физиотерапевтических агентов в организме больного. Напряженность поля источника ПМП (3) изменялась по отношению к облучаемой поверхности в пределах 50÷5 мТл при перемещении кольцевого магнита устройством (6) на 5÷35 мм относительно корпуса магнитного излучателя БПеМП (2). Этим обеспечены оптимальные условия для активации обменных процессов, явившихся прямым следствием комплексного магнитолазерного воздействия (ИЮЛИ и БПеМП) в присутствии коллинеарного им ПМП. В клетках патологических субстратов больного органа, подвергнутого комплексному воздействию скрещенных в пространстве ЭМ полей, возникают электрофизиологические, магнитобиологические, фотохимические и термогенные процессы, резонансные эффекты, повышающие роль биологического воздействия физических агентов на этот орган. Конструктивно все элементы устройства для комплексной магнитолазерной терапии объединены в корпусе (1).
Комплексное воздействие ЭМ полей - ИКЛИ и БПеМП в присутствии коллинеарного им ПМП с ориентировкой северного магнитного полюса источника ПМП в направлении распространения лазерного излучения, примененное при физиотерапевтическом лечении заболеваний гастроэнтерологического профиля, сократило время экспозиции в четыре раза по сравнению с одиночным лечением хронических гастритов (посредством только излучения лазера или светодиодов). Лечение гастродуоденальной патологии проведено посредством комплексного наружного магнитолазерного воздействия на
внешнюю проекцию антрального отдела желудка в зоне сильного болевого ощущения. После полного курса лечения (6÷10 сеансов) наблюдалось улучшение самочувствия больных, исчезновение болей в эпигастральной области, улучшение аппетита, исчезновение отрыжки, тошноты и изжоги. Список литературы:
1. RU 2134601 С1 Христофоров В.Н., Христофорова Т.В., Грабовщинер А.Я. Аппарат для магнитолазерной терапии 1993.
2. Боголюбов В.М., Зубкова С.М. Пути оптимизации параметров физиотерапевтических воздействий. // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 1998. - №2. - С.3-6.
3. Тифлова О.А. Бактериальная модель влияния лазерного излучения на интенсивность клеточного деления // Радиобиология. - 1993. Т.33, вып.3. С.323-327.
4. Лобко В.В., Кару Т.И., Летохов B.C. Существенна ли когерентность низкоинтенсивного лазерного света при воздействии его на биологические объекты?. Биофизика. 1985. Том XXX, вып.2. С.366-371.
5. RU 2061512. Гринь В.Н. Устройство для магнитолазерной терапии. 1991.
6. Брискин Б.С., Полонский А.К., Алиев И.М. и др. Магнитолазерное облучение печени при лечении и профилактике печеночной недостаточности при механической желтухе. // Хирургия. - 1991. - №2. - С.73-74.
7. Осадчук М.А., Горемыкин В.И., Козлова Н.В. Гастроэнтерология. Часть 1. Саратов. Изд - во Саратовского Мед. Университета. 1998. С.352-354.
8. RU 2051664 Шустов Л.П., Харламова Т.И., Крицкая Н.Г. и др. Способ лечения хронического гастрита. 1989.