УСТРОЙСТВО МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОЙ ЛАМПЫ С ПОЛЫМ КАТОДОМ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ФОТОТЕРАПИИ

1. Мультиспектральная лампа с полым катодом для спектральной фототерапии, состоящая из анода и катода с цилиндрической полостью, размещенных в герметичном баллоне, наполненном инертным газом и снабженным выходным окном из увиолевого или кварцевого стекла, отличающаяся тем, что, с целью получения мультиспектрального излучения, часть полого катода заполнена мелкодисперсной смесью, состоящей из порошкообразной металлической основы, порошкообразных солей химических элементов и порошкообразных чистых химических элементов, дающих в совокупности многоэлементый спектр излучения требуемых элементов, при этом массовая доля металлической основы составляет 0,3÷0,8.
2. Устройство мультиспектральной лампы с полым катодом по п.1, отличающееся тем, что, с целью повышения яркости спектральных линий, прессование проводится непосредственно в полости полого катода, внутренний диаметр которого составляет 4÷5,5 мм, при этом на поверхности порошкообразной массы формируется соосная с катодом дополнительная полость конической формы с углом раствора 90÷120°.
3. Устройство мультиспектральной лампы по п.1, отличающееся тем, что, с целью повышения спектральной яркости спектральных линий, на выходе цилиндрической полости катода установлена металлическая диафрагма с цилиндрическим отверстием 1,6÷2,4 мм и высотой 0,5÷2 мм.
4. Устройство мультиспектральной лампы по п.1, отличающееся тем, что, с целью получения в многоэлементном спектре дополнительных спектральных линий излучения (например, меди и марганца), диафрагма выполнена из чистого металла или сплава требуемых химических элементов.
5. Устройство мультиспектральной лампы по п.1, отличающееся тем, что для СФТ при дисфункции щитовидной железы в катод прессуется смесь в составе:
2
CuJ-(11±1)%
Se-(11±1)%
Pt-(20±2)%
Bi-(58±5)% - наполнитель
и диафрагма из сплава медь-марганец.
6. Устройство мультиспектральной лампы по п.1, отличающееся тем, что для СФТ при дисфункции позвоночника (опорно-двигательного аппарата) в катод прессуется смесь в составе:
NaCl-(9±1)%
КСl-(9±1)%
2
CaCl-(4,5±0,5)%
2
MgCl-(4,5±0,5)%
Sn-(73±7)% - наполнитель
и диафрагма из сплава медь-марганец.
7. Устройство мультиспектральной лампы по п.1, отличающееся тем, что для СФТ при дисфункции нервной системы в катод прессуется смесь в составе:
2
CuBr-(21±2)%
LiCl-(21±1)%
Sn-(58±5)% - наполнитель
и диафрагма из сплава «Ковар».