СЕНСОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОТАЛОЛА

Полезная модель относится к области аналитической химии, медицины, фармацевтической химии и может быть использована для количественного определения соталола (сотагексала) - β-адреноблокатора.
Среди широко распространенных способов определения β-адреноблокаторов используют метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (Кокорина Н.О. Исследования по разработке методов анализа некоторых β-адреноблокаторов в биологических объектах // Автореферат диссертации. Самара. 2013), который требует дорогостоящего оборудования, а также отличается длительностью определения. К числу наиболее перспективных методов количественного определения соталола относится потенциометрический способ с использованием ионоселективных мембранных электродов с различными видами электродноактивных веществ. Анализ научно-технической и патентной информации позволяет установить, что для определения соталола отсутствуют устройства с использованием ионоселективных мембран.
В качестве ближайшего аналога (прототипа) выбран сенсор на антибиотики (Патент RU 2469304, опубликовано 10.12.2012 г.) с пластифицированными поливинилхлоридными мембранами. Данное устройство состоит из поливинилхлоридного цилиндрического полого корпуса, один из торцов которого закрыт ионоселективной мембраной, включающей поливинилхлорид (87%), дибутилфталат (36%) и электродноактивное вещество (45%) и размещенного внутри корпуса хлорсеребряного электрода.
К существенным признакам прототипа, совпадающим с признаками заявленной полезной модели, можно отнести поливинилхлоридный цилиндрический корпус и размеры основных частей электрода.
Недостатком прототипа является медленное установление электрохимического равновесия, вымывание электродноактивного вещества из ионоселективной мембраны под действием внутреннего раствора сравнения и, в следствие этого, малое время жизни электрода.
Причиной, препятствующей получению требуемого технического результата, является использование в конструкции сенсора внутреннего электрода сравнения.
Задачей предлагаемой полезной модели является устранение недостатков, отмеченных у прототипа, т.е. создание устройства, в котором достигалось бы улучшение метрологических характеристик сенсора.
Поставленная задача решается за счет исключения из его конструкции внутреннего электрода сравнения и включение в конструкцию полианалиновой пленки, находящейся между внутренней поверхностью пластифицированной мембраны и металлическим токоотводом.
Поставленная задача и технический результат достигаются с помощью сенсора для определения соталола, содержащего корпус с кабелем для подключения к иономеру, пластифицированную мембрану, металлический токоотвод, отличающийся тем, что между пластифицированной мембраной и металлическим токоотводом помещена пленка полианилина в качестве ионноэлектронного трандюссера. Ионоэлектронный трансдюсер на основе электропроводного полимера - полианилина позволяет согласовать ионную проводимость ионоселективной мембраны с электронной проводимостью металлического токоотвода, за счет чего уменьшается время отклика до 25 секунд и, кроме того, за счет прекращения вымывания электродактивного вещества из ионоселективной мембраны увеличивается срок его службы до 1 года.
Техническая сущность и принцип действия предложенного устройства поясняются чертежами:
на Фиг. 1 представлен сенсор для определения соталола, где 1 - корпус, 2 - кабель для подключения к иономеру, 3 - металлический токоотвод, 4 - пленка полианилина, 5 - пластифицированная мембрана;
на Фиг. 2 представлена графическая зависимость величины электродного потенциала от логарифма концентрации соталола, где Е - электродвижущая сила (ЭДС) гальванического элемента, состоящего из сенсора для определения соталола и электрода сравнения, рС - отрицательный десятичный алгоритм концентрации соталола.
Устройство содержит корпус (1), кабель для подключения к иономеру (2), металлический токоотвод (3), пленку полианилина (4), пластифицированную мембрану (5).
Устройство работает следующим образом. Сенсор и внешний электрод сравнения подключаются к иономеру и погружаются в исследуемый раствор. Фиксируется велина ЭДС. Аналитическим сигналом является величина ЭДС, линейно зависящая от логарифма концентрации соталола.
Эффективность данного устройства определяется тем, что наблюдается существенное улучшение стабильности отклика, быстрое установление электрохимического равновесия и существенное увеличение времени жизни сенсора.
Экспериментальная проверка эффективности предлагаемого сенсора осуществлялась при ионометрическом измерении концентрации соталола. Сенсор помещался в серию стандартных растворов разной концентрации. Измерялась зависимость величины ЭДС от логарифма концентрации соталола, при этом электрохимическое равновесие устанавливалось достаточно быстро, наблюдалась стабильность отклика сенсора. Полученный калибровочный график использовался для определения соталола методом прямой ионометрии.