ЛИГАТОР ЛОМОНОСОВЫХ

Полезная модель относится к хирургии. Лигирование широко используется в хирургии. Остановка кровотечения в эндоскопии осуществляют путем перевязкой сосудов руками хирурга, сшивающими аппаратами, путем электрокоагуляции, клипированием. Лигаторов для петли не разработано.
В качестве прототипа авторы предлагают механический геморроидальный лигатор фирмы Karl Storz (Германия). Он состоит из    цельного цилиндрического изогнутого корпуса 1 см, длиной 15см, втулки с толкателем в виде вилки со стержнем, кольца сбрасывателя латексного кольца, ручки, курка и пружины, латексного кольца.
Недостатком геморроидального лигатора является:
- Геморроидальный лигатор не приспособлен для сбрасывания лигатурной петли.
- стержень - толкатель представлен цельной трубкой, что не позволяет проводить в него свободный конец нити, осуществлять узлоперемещение.
- Конус стержня толкателя позволяет осуществлять сужение петли.
Авторы предлагают лигатор собственной конструкции. Он состоит из цельного металлического корпуса (1), представляющий собой цилиндр длиной 20 см, диаметром 3 мм. К проксимальному концу неподвижно под прямым углом фиксирована цилиндрическая насадка (2) состоящая из двух цилиндров, к  дистальному концу корпуса под прямым углом крепится цилиндрическая ручка(3), внутренний диаметр которой равен 9 мм, наружный 10 мм, длиной 8 см. Дистальный цилиндр насадки имеет длину 1 см, наружный диаметр 9 мм, внутренний 8 мм, и сквозную продольную прорезь (4) шириной 2 мм. Проксимальный цилиндр имеет длину 1 см, внутренний диаметр 8 мм, наружный диаметр 10 см. На дистальный цилиндр насадки одето кольцо - сбрасыватель петли (5) с внутренним диаметром равным диаметру дистального цилиндра, а наружным диаметр, наружному диаметру проксимального цилиндра. Изнутри к кольцу - сбрасывателю петли припаян металлический цилиндрический полый стержень- толкатель (6) длиной 25 см, наружным диаметром 5 мм, внутренним 2 мм, заканчивающийся конусом (7) высотой 3 мм. Внутри стержня располагается свободный конец лигатуры (8),а снаружи узел (9) который находится у конуса, петля (10) одевается на насадку. Устройство поясняется рисунком №1. Лигатора применяется следующим образом. На лигатуре завязывается скользящий узел. В стержень - толкатель вводят свободный конец нити, таким образом, что - бы он вышел из проксимального конца, а снаружи узел уперся в вершину конуса. Петля надевается и затягивается вокруг проксимального цилиндра втулки.  Через  просвет втулки вводят хирургический зажим, и захватывается ткань. Ткань вводят в полость втулки. Надавливают стержень толкатель. Петля кольцом - сбрасывателем с втулки перемещается на объект. Петля суживается вокруг объекта за счет
перемещения скользящего узла стержня - толкателя. Осуществляют легирование объекта.
Преимуществом предлагаемого лигатора Ломоносовых является:
- лигатор позволяет перевязывать ткани петлей нити.
- насадка лигатора позволяет удерживать петлю.
- стержень - толкатель имеет внутренний просвет, что позволяет проводить свободный конец лигатуры.
- конус стержня - толкателя является упором для скользящего узла, что позволяет осуществлять узлоперемещение и осуществлять затягивание петли.