ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕПАРИНА

Полезная модель относится к области потенциометрических методов контроля и управления технологическими процессами, в частности к датчикам для их осуществления. Область преимущественного использования - определение гепарина.
Известен датчик для определения низких концентраций полиионов US 5807471, в том числе гепарина, протопип. Данное устройство состоит из: поливинилхлоридного цилиндрического полого корпуса; ионоселективного элемента, закрывающего нижний торец цилиндрического корпуса, состоящего из внутренней ионоселективной мембраны (замещенный поливинилхлорид, пластификатор, четвертичная соль аммония) и внешней ионоселективной мембраны того же состава, но без пластификатора; внутреннего хлорсеребряного электрода сравнения; крышки.
К существенным признакам прототипа, совпадающим с признаками заявленной полезной модели можно отнести поливинилхлоридный цилиндрический полый корпус, в нижней части которого жестко закреплен ионоселективный элемент внутренняя верхняя поверхность которого контактирует с внутренним хлорсеребряным электродом сравнения.
Недостатком этого устройства является сложность изготовления, недостаточные диапазон линейности отклика и предел обнаружения.
Техническим результатом полезной модели является упрощение конструкции и процесса изготовления электрода, существенное улучшение стабильности отклика, быстрое установление электрохимического равновесия, увеличение диапазона линейности электродной функции и уменьшение предела обнаружения Таблица 1.
Причиной, препятствующей получению требуемого технического результата, является использование в конструкции ионоселективного элемента состоящего из пластифицированной и непластифицированной мембран.
Задачей данного технического решения является улучшение метрологических характеристик электрода за счет замены ионоселективного элемента, состоящего из пластифицированной и непластифицированной мембран, на ионный ассоциат гепарина с тридодециэтил аммонием в виде спрессованного элемента цилиндрической формы.
Поставленная задача решается заменой ионоселективного элемента, состоящего из пластифицированной и непластифицированной мембран, на ионный ассоциат гепарина с тридодециэтил аммонием в виде спрессованного элемента цилиндрической формы.
Заявляемая полезная модель поясняется графическими материалами Фиг.1÷2, Таблица 1.
Фиг.1. Конструкция заявляемого ионоселективного электрода. 1 - поливинилхлоридный цилиндрический корпус.2 - внутренний электрод сравнения. 3 - ионный ассоциат гепарина с тридодециэтил аммонием в виде спрессованного элемента цилиндрической формы.
Фиг.2 Графическая зависимость величины электродного потенциала от логарифма концентрации гепарина, измеренная относительно хлорсеребряного электрода. (Фоновый электролит 0,15 M NaCl). а - заявляемый электрод, б - прототип.
Таблица. 1. Таблица сравнения эксплуатационных характеристик прототипа и заявляемой полезной модели.
Осуществление заявляемой полезной модели и достижение заявляемого технического результата:
Изготовление электрода для определения гепарина Фиг.1.
1. Берем навеску 1 гр. ионного ассоциата гепарина с тридодециэтил аммонием.
2
2. Прессуем на гидравлическом прессе с усилием 4 тс/см.
В поливинилхлоридный цилиндрический корпус плотно закрепляем (например, склейка раствором ПВХ в циклогексаноне) снизу спрессованный элемент цилиндрической формы ионного ассоциата гепарина с тридодециэтил аммонием.
Внутрь заливаем раствор сравнения, состоящий из NaCl С=0,1 моль/л и гепарина С=0,01 моль/л.
В крышке из термопластичного материала (например, ПВХ) закрепляется серебряная проволока диаметром 0,4 мм, покрытая AgCl.
Крышка закрепляется (например, склейка раствором ПВХ в циклогексаноне) в верхней части корпуса так, что проволока погружается во внутренний раствор сравнения.
Построение градуировочного графика
Помещаем заявляемый электрод в серию стандартных растворов гепарина разной концентрации в физиологическом растворе (0,15 M NaCl) и определяем ЭДС в мВ относительно хлорсеребряного электрода потенциометром. На основании полученные данных строим градуировочный график Фиг.2а.
Определение концентрации гепарина в рабочем растворе В раствор, содержащий неизвестную концентрацию гепарина и 0,15 M NaCl, помещаем заявляемый электрод и хлорсеребряный электрод сравнения. Определяем ЭДС и с использованием калибровочного графика Фиг.2а определяем концентрацию гепарина.
Заявляемый электрод может быть изготовлен в условиях стандартной аналитической лаборатории.