СЧЕТЧИК РАСХОДА ЖИДКОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

СЧЕТЧИК РАСХОДА ЖИДКОГО ТЕПЛОИОСИТЕЛЯ
Полезная модель относится к области приборостроения и может быть использована для измерения и регистрации расхода теплоносителя в потребительских сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Известен однострунный счетчик воды (жидкого теплоносителя), содержащий регистратор и корпус, имеющий с противоположных сторон входной и выходной патрубки, расположенные на оси, проходящей через ось вращения крыльчатки, размещенной в герметичном корпусе (RU, патент № 2146040, МПК G 01 F 1/06, пр. 13.08.98).
Недостатком известного счетчика является его ограниченная способность измерять лишь объем жидкости без учета ее теплосодержания, т.е. температуры.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является счетчик расхода жидкого теплоносителя, содержащий установленную на оси крыльчатку и счетный механизм, размещенные в герметичном корпусе и связанные посредством магнитной муфты с возможностью взаимодействия через стенку корпуса. Счетчик снабжен также рассекателем (вариатором), размещенным в корпусе со стороны входного отверстия и кинематически связанным со свободным концом термобиметаллической пружины, противоположным концом жестко закрепленной на перегородке корпуса, с которой жестко соединена ось крыльчатки. В корпусе установлен регулировочный механизм (винт), связанный с перегородкой посредством вилки (RU, патент № 2135967, МПК G 01 К 17/14, G 01 F 1/08, опубл. 27.08.99г.) - прототип.
Данный счетчик позволяет измерять и регистрировать расход теплоносителя с учетом его теплосодержания, однако он не обеспечивает
стабильной точности измерений из-за изменения геометрических размеров узлов и деталей, расположенных во внутреней полости проточной частикорпуса счетчика, в частности рассекателя, вследствие
появления на их поверхностях прочных механических отложений (чаще всего, накипи), образующихся в процессе эксплуатации в результате контакта с горячим теплоносителем (горячей водой). Изменение геометрических размеров рассекателя способно в значительной мере воздействовать на гидравлические характеристики потока жидкости, направляемого на крыльчатку счетчика, влиять на ее вращение, искажая результаты измерения и регистрации.
Кроме того затруднена регулировка биметаллической пружины в режиме реальной работы, т.к. для этого требуется остановка процесса и разборка корпуса счетчика, что создает большие неудобства, например, при проведении его периодической поверки.
Задачей полезной модели является создание счетчика, способного измерять и регистрировать расход горячей воды у потребителя.
Технический результат, который будет достигнут от использования данной полезной модели, заключается в расширении технологических возможностей счетчика.
Технический результат достигается тем, что в счетчике расхода жидкого теплоносителя, включающем заключенные в герметичный корпус крыльчатку, установленную на оси и связанную через герметичную перегородку со счетным механизмом, вариатор и термочувствительный элемент, в корпусе выполнена карманная полость, в которой расположен термочувствительный элемент, кинематически связанный с вариатором. Вариатор выполнен в виде передаточного механизма.
Расположение в корпусе карманной полости с помещением в нее термочувствительным элементом, кинематически связанного с вариатором, выполненным в виде передаточного механизма, позволяет с высокой точностью осуществлять измерение и регистрацию расхода теплоносителя в зависимости от его текущего теплосодержания, т. е. температуры, давая потребителю полное представление о качестве потребляемого теплоносителя (продукта).
Из анализа научно-технической и патентной литературы заявленной совокупности конструктивных признаков не выявлено, что позволят
сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна.
Полезная модель поясняется чертежом, где на фиг. изображен разрез общего вида счетчика.
Счетчик расхода жидкого теплоносителя состоит из герметичного корпуса 1, в котором на оси 2 установлена крыльчатка 3 с магнитной полумуфтой 4, взаимодействующей через герметичную перегородку 5 с магнитной полумуфтой 6. Последняя кинематически связана через вариатор 7 и скользящую муфту 8 со счетным механизмом 9. В корпусе 1 выполнена карманная полость 10, расположенная в потоке теплоносителя ( на входе или выходе крыльчатки 3). В карманной полости 10 установлен термочувствительный элемент 11, кинематически связанный с вариатором 7 через регулировочный винт 12, рычаг 13 и поводок 14. Свободный конец рычага 13 связан с перегородкой 5 возвратной пружиной 15. Вариатор 7 представляет собой передаточный механизм и состоит из дискового вала 16, жестко соединенного с магнитной полумуфтой 6, и кинематически - с фрикционным роликом 17, один конец оси которого снабжен скользящи муфтой 8, а другой - поводком 14.
%OOJ
Полезная модель осуществляется следуюпщм образом.
Поток жидкого теплоносителя (жидкости) входит в штуцер герметичного корпуса 1 и пройдя через полость крыльчатки 3, установленной на оси 2, приводит ее во вращение с угловой скоростью, эквивалентной расходу жидкости (теплоносителя), проходягцей через счетчик. Вращение крыльчатки 3 передается, посредством магнитных муфт 4 и 6, через герметичную перегородку 5, на дисковый вал 16 вариатора 7 и далее, через фрикционный ролик 17 и скользящую муфту 8 - на счетный механизм 9, регистрирующий измерение объема теплоносителя, проходящего через счетчик. В свою очередь, термочувствительный элемент 11, расположенный в термокармане 10, воздействует на ось фрикционного ролика 17 через регулировочный винт 12, рычаг 13, пружину 15 и поводок 14.
При изменении температуры потока теплоносителя проходящего через счетчик, термочувствительный элемент И воздействует на вариатор 7, что приводит к изменению передаточного отношения скоростей вращения крыльчатки 3 и счетного механизма 9. В результате, при одном и том же расходе теплоносителя, относительное увеличение его температуры приводит к завышению показания счетчика, а ее уменьшение - к снижению последнего, отражая тем самым изменение теплосодержания измеряемого расхода теплоносителя.
Данная конструкция счетчика проста и надежна в эксплуатации и регулировке и обладает точностью измерений, достаточной для практического применения в существующих системах теплоснабжения и горячего водоснабжения коммунальной и промышленной сферы.