УСТРОЙСТВО ПОВЕРКИ ЧАСТОТНОГО КОМПАРАТОРА

Полезная модель относится к метрологии, а именно к частотным измерениям и может быть использована для поверки частотных компараторов.
Известны частотные методы измерений (Зайцев А.Н., Иващенко П.А., Мельников А.В. Измерения на сверхвысоких частотах и их метрологическое обеспечение. - М: Издательство стандартов, 1989) использующее СВЧ анализ в частотных измерениях.
Известны также (Кузнецов В.А., Долгов В.А., и др. Измерения в электронике. - М.: Энергоатомиздат, 1987) средства метрологического обеспечения для измерения погрешностей частотно измерительной техники.
В устройстве для поверки частотного компаратора (Компаратор частотный Ч7-12 ЕЭ2.721.107 ТО, г. Горький, ГНИИПИ, 1983, стр.54) используются: стандарт частоты, вольтметр среднеквадратического значения, преобразователь и частотомер.
Недостатком указанного устройства является сложность настройки сигнала преобразователя с помощью вольтметра.
Задачей, на решение которой направлено создание полезной модели, является упрощение процедуры поверки при одновременном сохранении метрологических характеристик средств метрологического обеспечения поверки.
Техническими результатами при реализации полезной модели является, в частности, уменьшение инструментальной погрешности поверки частотного компаратора.
Для достижения указанного результата из устройства поверки частотного компаратора изымаются вольтметр, преобразователь и соответствующие им связи и вводятся два идентичных тройника с соответствующими связями. Устройство поверки частотного компаратора, содержит стандарт частоты, частотный компаратор, частотомер, первый и
второй тройники, причем выход стандарта частоты соединен с входом первого тройника, первый выход первого тройника соединен с первым входом частотомера, второй выход первого тройника соединен с входом второго тройника, первый выход второго тройника соединен с первым входом частотного компаратора, второй выход второго тройника соединен со вторым входом частотного компаратора, а выход частотного компаратора соединен со вторым входом частотомера.
На фиг.1 приведена структурная схема устройства поверки частотного компаратора.
Устройство поверки частотного компаратора содержит стандарт частоты 1, первый тройник 3, второй тройник 4, частотный компаратор 2 и частотомер 5. Выход стандарта частоты 1 подключен к первому тройнику 3, первый выход тройника 3 подключен к первому входу частотомера 5, второй выход первого тройника 3 подключен к входу второго тройника 4; первый выход второго тройника 4 подключен к первому входу частотного компаратора 2; второй выход второго тройника 4 подключен ко второму входу частотного компаратора 2; выход частотного компаратора 2 подключен ко второму входу частотомера 5.
Устройство поверки частотного компаратора работает следующим образом. Эталонный сигнал стандарта частоты 1 через тройник 3 поступает на первый вход частотомера в качестве эталонной меры квантованной частоты. Этот же сигнал через тройники 3 и 4 поступает на два входа частотного компаратора 2. Выходной сигнал частотного компаратора 2 измеряется на частотомере 5.