ПРОТЕЗ ДИСТАЛЬНОЙ ГОЛОВКИ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ

Полезная модель относится к области медицины, конкретно, к травматологии и ортопедии и может быть использована при лечении суставов локтевой кости.
Известен эндопротез локтевого сустава, содержащий локтевую и плечевую ножки, соединенные шарнирно с возможностью разъединения. Для обеспечения естественной биомеханики сустава шарнир протеза выполнен шаровым и содержит чашку из высокопрочного полиэтилена, стопорное кольцо и шар с коническим углублением для взаимодействия с соответствующей частью локтевой ножки. При этом в сагиттальной плоскости угол между продольной осью плечевой ножки и продольной осью шарнира составляет 8-15 градусов (RU 2107475) - прототип.
Однако использование данного эндопротеза локтевого сустава дает длительный период заживления, так как возникают осложнения в виде воспалительных процессов за счет возникновения эрозии костной ткани в связи с подвижностью данного эндопротеза.
Задачей предлагаемого протеза дистальной головки локтевой кости является сокращение сроков послеоперационного заживления за счет исключения воспалительных осложнений в процессе его использования, так как он надежно фиксируется в костных каналах и не трется о его стенки, а также за счет того, что он монолитный и выполнен из диоксида циркония, который обладает более высокой биосовместимостью по сравнению с металлами.
Поставленная задача решается предлагаемым протезом дистальной головки локтевой кости, имеющим ножку и головку, ножка выполнена в виде конуса с углом при вершине 6 градусов, длиной L, равной 29,4 мм и диаметром d на конце, равным 4,5-6,2 мм, на ножке выполнено 36 круговых канавок глубиной 0,1-0,3 мм каждая, головка выполнена в виде части сферы с радиусом R, равным 7,3-8,8 мм, диаметр головки D равен 16,5-20,0 мм, высота головки / равна 12,0 мм, на головке выполнено сферическое углубление глубиной, равной 0,6-0,8 мм, протез монолитный и выполнен из диоксида циркония.
Новизна заявляемого протеза заключается в том, что ножка выполнена в виде конуса с углом при вершине 6 градусов, длиной L, равной 29,4 мм и диаметром d на конце, равным 4,5-6,2 мм, на ножке выполнено 36 круговых канавок глубиной 0,1-0,3 мм каждая, головка выполнена в виде части сферы с радиусом R, равным 7,3-8,8 мм, диаметр головки D равен 16,5-20,0 мм, высота головки / равна 12,0 мм, на головке выполнено сферическое углубление глубиной, равной 0,6-0,8 мм, протез монолитный и выполнен из диоксида циркония.
На фиг. 1 изображен заявляемый протез дистальной головки локтевой кости.
Протез дистальной головки локтевой кости имеет ножку 1 и головку 2. Ножка 1 выполнена в виде конуса с углом при вершине 6 градусов, длиной L, равной 29,4 мм и диаметром d на конце, равным 4,5-6,2 мм, на ножке 1выполнено 36 круговых канавок 3 глубиной 0,1-0,3 мм каждая, головка 2 выполнена в виде части сферы с радиусом R, равным 7,3-8,8 мм, диаметр головки D равен 16,5-20,0 мм, высота головки / равна 12,0 мм, на головке выполнено сферическое углубление 4 глубиной, равной 0,6-0,8 мм, протез монолитный и выполнен из диоксида циркония.
Предлагаемый протез дистальной головки локтевой кости используют следующим образом: устанавливают и капсулу связки зашивают.
Вышеописанные новые признаки предлагаемого протеза дистальной головки локтевой кости обеспечивают высокую первичную стабильность и функциональную нагрузку на суставы в ранний послеоперационный период.
Все перечисленные новые признаки являются существенными, так как позволяют получить положительный клинический результат, выраженный в увеличении скорости и прочности срастания. Это в результате позволяет сократить сроки послеоперационного заживления, а также исключить воспалительные осложнения в процессе использования заявляемого протеза дистальной головки локтевой кости (отсутствует эрозия костной ткани) за счет обеспечения его надежной фиксации в костных каналах.
Предлагаемый протез дистальной головки локтевой кости использован у 5 больных. Клинические результаты показали более эффективную компенсацию поврежденного (разрушенного) связочного аппарата, что сокращает сроки реабилитации (восстановления движения) в послеоперационный период, а также исключает воспалительные осложнения за счет обеспечения его надежной фиксации в костных каналах.