УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ У ДЕТЕЙ

Полезная модель относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и предназначено для лечения переломов ключицы у детей.
Известен способ лечения переломов ключицы у детей, в котором для фиксации используют ватно-марлевое кольцо, применяемое при переломах ключицы у детей. Ватно-марлевое кольцо в медицине называют кольцом Дельбе, которое одевается через плечо - одно через левое, другое через правое, и соединяются между собой сзади в области грудных позвонков марлевым бинотванием в положении отведения плечевого пояса /Г.С. Юмашев «Травматология и ортопедия» Москва «Медицина» 1990 г./.
Используя кольца Дельбе, получают удовлетворительное соотношение костных фрагментов, но в периоде фиксации кольцами Дельбе, больные ощущают неудобства, скольжение и деформации кольца. Длительное применение колец приводит к вторичному смещению, после чего приходится применять другие активные методы лечения.
Задача полезной модели - создание малотравматичного устройства для лечения переломов ключицы у детей с обеспечением оптимальных реперативных процессов заживления.
Сущность полезной модели заключается в том, что устройство для фиксации перелома ключицы у детей включает два кольца, каждое из которых имеет внутренний замкнутый каркас из турбокаста в форме надплечья и наружный ватно-марлевый слой, скрепленные между собой в области грудного отдела позвоночника, сзади.
Полезная модель иллюстрируется следующими рисунками:
Фиг. 1 - устройство для фиксации переломов ключицы у детей (кольца Дельбе):
А) - вид спереди,
Б) - вид сзади.
Фиг. 2 - Устройство кольца Дельбе:
А) - внешний вид,
А) - внешний вид,
Б) - внутреннее устройство.
Устройство состоит из 2-х колец Дельбе, каждое из которых имеет внутренний каркас из турбокаста 1 (Фиг. 2, Б), выполненый из остатков материала после изготовления ортезов, которые невозможно применять в изготовлении других изделий, ватно-марлевого слоя 2 (Фиг. 2, Б), который защищает кожный покров.
Устройство работает следующим образом. Оба кольца одевают через плечо - одно через левое, другое через правое. После чего кольца соединяются между собой сзади в области грудного отдела позвоночника, например марлевым бинтованием в положении отведения плечевого пояса. Кольца позволяют жестко и стабильно фиксировать после репозиции фрагменты ключицы. В связи с постоянной формой колец из турбокаста, не меняющих форму, создается возможность фиксировать костные фрагменты ключицы до сроков фиксации. Трубокасту придают форму надплечья для достаточной фиксации надплечья в положении отведения при переломах ключицы, для получения ранней регенерации в области перелома.
В зависимости от возраста можно использовать разные размеры колец, изготовленных из турбокаста.
Технический результат использования полезной модели заключается в удобстве ношения повязки и сокращении времени заживления ввиду исключения возможности сдвига и деформации повязки.
Кроме того, толщина кольца из турбокаста позволяет экономить на ватно-марлевом слое.
Источники информации:
1. Кожевин А.А. Лечение разрывов связочного аппарата ключицы и ее переломов у пострадавших с множественными и сочетанными повреждениями: автореф. дис… канд. мед. наук. - СПб., 2006. 32 с.
2. Козин М.Д., Сергеев А.В. Остеосинтез устройствами с памятью формы в лечении травматологических больных // II Междунар. конгр. «Имплантаты с памятью формы в травматологии и ортопедии» в Новокузнецке (Россия): реф. докл. - Новокузнецк, 1993. С.87
3. Сабаев С.С., Плоткин Г.Л., Саядов Ш.С. и др. Конечно-элементная модель ключицы для оценки параметров имплантатов с памятью формы // Юбил. научн. - практ. конф., посвященная 70-летию кафедры травм., ортопедии и ВПХ РГМУ. Тез. докл. - М., 2003. С. 234
4. Копысова В.А., Каплун В.А., Непомнящих О.В. и др. Остеосинтез ключицы фиксаторами с термомеханической памятью: метод, пособие. Новокузнецк: ВНПЦ ИПФ, 2002. - 14 с.
5. Королюк И.,П. Рентгеноанатомический атлас скелета (норма, варианты, ошибки интерпретации). М.: Видар, 1996. - 192 с.
6. Котенко В.В. Межфрагментарная компрессия в лечении переломов костей // Актуальные вопросы имплантологии и остеосинтеза: сб. науч. тр. Новокузнецк, 2001. - С. 3-5.
7. Соломин Л.Н., Парфеев Д.Г., Д.Г. Коломиец Д.Г. и др. Комбинированный напряженный остеосинтез ключицы. ФГУ «РНИИТОим. Р.Р. Вредена» // Травматология и ортопедия XXI века, Сб. тез. Самара, 2006. - С. 323-324.
8. Tan B.K., Hond S.W., Huand M.H. et al. Anatomic basis of safe percutaneous subclavian venous catheterization // J. Trauma. 2000. - Vol. 48, N1. - P. 8286.