СТЕНД ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕСТИРОВАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Заявляемая полезная модель относится к области измерительной техники и предназначена для использования в установках для поверки трехфазных и однофазных электронных и индукционных счетчиков электрической энергии, в частности, к индикации состояния токовой цепи.
В настоящее время известны стенды, используемые в установках для поверки и калибровки счетчиков электрической энергии, например, в установке для поверки счетчиков электрической энергии СУ001[1]. Известные устройства предназначены для использования в установках для поверки трехфазных и однофазных счетчиков электрической энергии как электронных, так и индукционных. В аналогах [1] отсутствует устройство позволяющее контролировать токовую цепь, что затрудняет поиск места разрыва и приводит к снижению производительности. Известные аналоги содержат: вычислитель, блоки обработки информации, коммутатор.
Ближайшим из аналогов - прототипом является стенд, входящий в состав установки для поверки счетчиков электрической энергии СУ001 [1]. Прототип состоит из следующих узлов: вычислитель, блок обработки информации, коммутатор, блок питания.
Недостаток прототипа заключаются в том, что при возникновении разрыва токовой цепи отсутствует сигнал разрыва, что увеличивает время на определение причины отказа и затрудняет поиск места разрыва, что приводит к снижению производительности при тестировании и снижению общей надежности.
Целью заявляемого устройства стенда является создание стенда, имеющего возможность автоматического обнаружения и индикации разрыва токовой цепи, и ее локализация, следовательно, повышается производительность и надежность тестирования счетчиков электрической энергии.
Для реализации цели введено дополнительно устройство контроля токовых цепей, и введены новые связи этого устройства с коммутатором и блоком обработки информации. Вновь введенное устройство контроля токовых цепей осуществляет контроль уровня напряжения в токовой цепи и передает сигнал индикации в зависимости от его значения.
Общие признаки предлагаемой полезной модели с прототипом: это вычислитель, блок обработки информации, коммутатор, блок питания.
Отличительные признаки заключаются в том, что дополнительно введено устройство контроля токовых цепей, и дополнительно введены новые связи его с коммутатором и блоком обработки информации, что обеспечивает обнаружение и индикацию момента разрыва токовой цепи и его локализацию.
На фигуре изображена структурная схема заявляемого устройства.
Питание поступает непосредственно на коммутатор 1, и на устройство контроля токовых цепей 2, затем, сигналы с коммутатора 1 и устройства контроля токовых цепей 2 поступают на блок обработки информации 3 для обработки телеметрической информации и индикации, далее сигнал поступает на вычислитель 4 для дальнейшей ее обработки.
Работа устройства осуществляется при включении питания установки, при этом напряжение и ток для тестируемых счетчиков поступает на коммутатор, с которого основная информация от тестируемого счетчика поступает в блок обработки информации, а устройство контроля токовой цепи передает информацию о состоянии токовой цепи, «Разрыв» или «Норма». Нужная телеметрическая информация о процессе тестирования счетчика передается на вычислитель для необходимой математической обработки.
Таким образом, в предлагаемом устройстве стенда, введено устройство контроля токовых цепей, осуществляющее контроль разрыва токовой цепи, что позволило оперативно определять и локализовать место разрыва для быстрого его устранения, а, следовательно, повышение производительности процесса тестирования счетчиков электрической энергии и надежности.
Заявляемое устройство стенда промышленно применимо при создании стенда к установки для поверки и калибровки счетчиков электрической энергии СУ001 и может быть выполнено с помощью коммутатора 1 входящего в комплект установки СУ001; устройство контроля токовых цепей 2 может быть выполнен на транзисторе IRLU120N International Rectifier, стабилитроне SMAJ7,5 General Semiconductor, оптроне SFH6156-2 Vishay, светодиоде L-53GD; блок обработки информации 3 используется входящий в комплект установки СУ001; вычислитель 4 используется входящий в комплект установки СУ001.
Используемые источники информации:
1. Руководство по эксплуатации ИНЕС.411722.002РЭ. ТУ 4222-036-46146329-2003. Установка для поверки однофазных счетчиков электрической энергии Энергомера СУ001. Изготовитель ОАО «Концерн Энергомера», г. Ставрополь, Россия. http://www.energomera.ru/documentations/su001_re.pdf