КЮВЕТА ДЛЯ ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА ЖИДКОСТНОГО МИКРОКОЛОНОЧНОГО ХРОМАТОГРАФА

Полезная модель относится к области физической химии к разделу флуориметрии растворов методом высокоэффективной жидкостной микроколоночной хроматографии.
Наиболее близким техническим решением является конструкция кюветы для флуориметрического детектора (далее по тексту - кювета) жидкостного микроколоночного хроматографа «Милихром-5».
Однако, корпус кюветы выполнен для вертикального расположения, что создает большие неудобства при эксплуатации, заключающиеся в большой длине подводящих и отводящих капилляров, увеличенных паразитных (мертвых) объемах жидкостной системы, снижающих стабильность и чувствительность детектора.
Конструкция данной кюветы является прототипом предлагаемой полезной модели.
Целью создания полезной модели является повышение надежности работы, универсальности, чувствительности, разрешающей способности и воспроизводимости флуориметрического детектора.
Поставленная цель достигается применением принципиально новой конструкции кюветы.
На фиг.1 представлена кювета, где 1 - кювета стеклянная, 2 - корпус, 3, 4 - фланцы, 5 - штуцер, 6 - гайка, 7, 9 - уплотнительное кольцо, 8 - уплотнение, 10 - заглушка, 11 - штуцер, 12 - кольцо, 13 - линза, 14 - пружинное кольцо, 15, 16 - винты, 17 - капилляр, 18 - винт.
Кювета устанавливается во флуориметрическом детекторе и капиллярами соединяется с жидкостной системой.
Корпус кюветы, изготовленный из химически стойкого к агрессивным средам материала, крепится к детектору, при этом его конструкция, имеющая оптимальные размеры, обеспечивает точное размещение рабочей ячейки по оптической схеме и концентрированно флуоресцентного светового потока за счет специальной линзы.
Выполнение стеклянной кюветы из трех светопрозрачных частей, жестко скрепленных (сваренных) между собой с зауженным отверстием в средней светопрозрачной части, позволило технологически выполнить размер этого отверстия диаметром 0,8 мм и длиной 3 мм и довести массу исследуемой жидкости до минимальной величины, определяемой выражением:
где
m - масса пробы исследуемой жидкости, г
0
3
m - удельный вес (концентрация) исследуемой жидкости, г/мм
D, l - соответственно диаметр и длина рабочей зоны кюветы, мм Значительно уменьшены паразитные (мертвые) объемы, что сокращает внеколоночное уширение, ячейка облучается стабильным световым потоком определенной длины волны, интенсивность флуоресцентного излучения ячейки регистрируется детектором и определяется качество и количество исследуемого вещества.