МОДИФИКАЦИЯ КАПСУЛЬНОГО КОЛЬЦА

Полезная модель относится к области офтальмохирургии и может быть использована при проведении операции факоэмульсификации катаракты с дефектами связочного аппарата хрусталика для обеспечения стабильности капсульного мешка во время факоэмульсификации при слабых цинновых связках или их диализе.
Известно капсульное кольцо (см. каталог ЭТП «Микрохирургия глаза», 2002, №15-11). Данное внутрикапсульное кольцо содержит корпус, выполненный в виде криволинейной плоской разомкнутой фигуры, каждый из концов которой снабжен фиксационными отверстиями.
Однако данное устройство обладает существенными недостатками: наличием операционных осложнений в виде разрывов капсулы.
Указанная техническая задача решается тем, что в модификации капсульного кольца, содержащего корпус, выполненный в виде криволинейной разомкнутой фигуры, каждый из концов которой снабжен фиксационными отверстиями, удлиненная часть плоского корпуса выполнена в виде разомкнутой спирали, а укороченная часть плоского корпуса расположена вертикально, причем один из концов снабжен овалом с фиксационным отверстием в центре.
Предложенная полезная модель поясняется чертежом, приведенным на фигуре 1.
Модифицированное капсульное кольцо (фиг.1), содержит корпус 1, выполненный в виде криволинейной разомкнутой фигуры, каждый из концов 2,3 которой снабжен фиксационным отверстием 4,5. Удлиненная часть 6 плоского 7 корпуса выполнена в виде разомкнутой спирали 8. Укороченная часть 9 (фиг.2) плоского корпуса 7 расположена вертикально. Один из концов 2 снабжен овалом 10с фиксационным отверстием 11 в центре. Другой конец 3 также снабжен фиксационным отверстием 12.
Работа с предложенной полезной моделью производится следующим образом. Выполняется круговой непрерывный капсулорексис диаметром 3-6 мм. Через боковой парацентез тонким пинцетом с плоскими браншами вводится внутренний конец спирали и заводится за край капсулорексиса. Кольцо постепенно продвигается вращательным движением, закручиваясь по радиусу спирали касательно к экватору капсульного мешка. Поскольку в начале вводится часть витка с меньшим радиусом, при имплантации дистального конца нет давления на экватор мешка. Кольцо растягивает и фиксирует капсульную сумку, располагаясь в цилиарной борозде. После этого эвакуируют ядро, кортикальные массы и имплантируют ИОЛ.
Использование предложенной полезной модели позволяет уменьшить количество операционных осложнений, связанных с возможностью повреждений капсулы хрусталика.