СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ СВЧ СИГНАЛА В РАССОГЛАСОВАННОМ ТРАКТЕ

1. Способ измерения мощности СВЧ-сигнала в рассогласованном тракте, по которому подают в тракт сигнал от генератора СВЧ через специальные отрезки линии передачи СВЧ в ваттметр СВЧ и определяют искомую величину по результатам измерений при этих изменениях, отличающийся тем, что, с целью упрощения реализации и расчетов искомой величины, используется всего один отрезок, длину которого выбирают равной ровно половине длины волны в этом тракте (λ в/2) или ее нечетному числу, а измерения мощности производят дважды: Р1 - до включения отрезка, и Р2 - после его включения (или наоборот), а искомую величину Pc определяют как их полусумму или по формуле
Рс=(Р1+Р2)/2.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, с целью измерений в диапазоне частот, указанный отрезок изготавливают для самой короткой длины волны (λ в/2) мин, а затем к нему в соответствии с диапазоном волн и требуемым числом точек измерения добавляют более короткие отрезки, изготовленные и собранные по двоичному закону деления относительно (λ в/2) мин.