КОММУТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДУПЛЕКСНОЙ РАДИОСТАНЦИИ

Полезная модель относится к области электротехники, связи и телекоммуникации, в частности к устройствам, используемых при диагностике и настройке параметров радиосигнала дуплексной приемопередающей радиостанции MultiCom MCRM-110D системы линейной телемеханики магистрального газопровода (далее - МГ).
В настоящее время выполнение работ, связанных с диагностикой и настройкой радиостанции [1] производят в лабораторных или полевых условиях с использованием модуля телемеханики [2] и измерительной аппаратуры [3]. В процессе проведения работ проверяют и настраивают нормативные параметры, а также производят подстройку приемопередающих параметров радиостанции. При использовании существующего метода для проверки и контроля электрических параметров радиостанции задействуются измерительные кабели [4]. Процесс настройки и проверки всегда связан с необходимостью подачи и получения эталонных сигналов между радиостанцией и измерительной аппаратурой. При этом затрачиваемое время на сборку, настройку и контроль проверяемой радиостанции существенны.
Недостатками данного способа диагностики и настройки являются:
- возможность ошибочных подключений при подготовке к проведению измерений;
- низкая надежность соединений между контактами измерительных кабелей и оборудованием;
- трудоемкий алгоритм настройки измерительных приборов и радиостанции, который может привести к сбою работы оборудования и продолжительным простоям системы линейной телемеханики МГ.
Задачей полезной модели является оптимизация процесса диагностики и настройки радиостанции MCRM-110D.
Технический результат - сокращение времени проведения диагностики и настройки радиостанции за счет одновременного подключения оборудования к коммутационно-диагностическому устройству.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается созданием устройства, состоящего из корпуса, внутри которого размещена печатная плата для коммутации разъемов, предназначенных для подключения модуля телемеханики, радиостанции и измерительного прибора, при этом параллельно разъемам подключены два светодиода, один из которых предназначен для сигнализации о подачи эталонного сигнала от измерительного прибора на вход радиостанции, второй о получении ответного сигнала с выхода радиостанции.
Схема принципиальная устройства представлена на фиг. 1.
Фотография заявленного устройства представлена на фиг. 2.
Устройство 1 состоит из металлического корпуса, внутри которого размещена печатная плата для коммутации разъема (11), (12), (18), (19). Параллельно разъемам подключены два светодиода (13) и (15), один из которых сигнализирует о подачи эталонного сигнала от измерительного прибора (10) на вход радиостанции, второй о получении ответного сигнала с выхода радиостанции. Последовательно светодиодам подключены токоограничительные резисторы (14) и (16). Встроенный тумблер (17) предназначен для запуска передатчика радиостанции. Разъемы (18) и (19) расположены на верхней панели устройства (1) и предназначены для подключения модуля телемеханики (6) и радиостанции (5), разъемы (11) и (12) расположены по бокам корпуса устройства (1) и предназначены для подключения измерительного прибора (10) (радиокоммуникационного сервисного тестера РСТ-430 или осциллографа).
Работа устройства (1) осуществляется следующим образом.
На встроенные разъемы устройства (11) и (12) типа BNC-F подключают радиокоммуникационный сервисный тестер (10) через линии связи (кабели) (2) и (3) и разъемы тестера (8) и (9). На встроенный разъем (18) типа DB15F подключают модуль телемеханики (6) через разъем (7), а на встроенный разъем (19) типа DB15M радиостанцию (5) через разъем (4). Встроенным тумблером (17) вручную запускают передатчик радиостанции (5). При включении данного тумблера происходит подача потенциала «земля» разъема (19) типа DB15M на разъем (4), в результате чего каскады передатчика получают напряжение питания, и передатчик начинает вырабатывать высокочастотный сигнал, частота которого определяется схемой интерфейса. Модулирующий генератор с радиокоммуникационного радиотестера (10) с разъема (9) типа BNC-F поступает на разъем (12) типа BNC-F с переходом на разъем (19) типа DB15M для измерения и настройки параметров передатчика (5). Для регулировки уровня сигнала передачи с модуля телемеханики (6) разъем (8) типа DB15M параллельно соединен с разъемом (19) типа DB15F. Для измерения и настройки параметров приемника радиостанции (5) сигналы передачи разъема (19) типа DB15M поступают на разъем (12) типа BNC-F. Разъем (19) типа DB15M параллельно соединен с разъемом (18) типа DB15F для подключения к модулю телемеханики (6). Свечение диода (15) сигнализирует о подключении на устройство (1) измерительного прибора (10), а свечение диода (13) о запуске передатчика радиостанции (5).
Список источников:
1. Техническая документация. Дуплексная стационарная телемеханическая радиостанция типа MCRM-110-D/4W. - Будапешт: 1999. -20 с.
2. Руководство по эксплуатации. Модем на выделенную линию. Модуль 5902. - Москва: 2001. - 43 с.
3. Радиотестер РСТ-430 [Электронный ресурс]. URL: http://www.radio-tester.com/download/rst430_user_manual.pdf (дата обращения: 01.12.2020).
4. Соединительный кабель BNC to BANANA HB-N100 [Электронный ресурс]. URL: http://www.chipdip.ru/product0/9000342092 (дата обращения: 01.12.2020).