Световодный адаптер к зеркалу проктологическому

Полезная модель относится к отрасли ручных диагностических инструментов, а именно к световодным адаптерам для проктологических одноразовых зеркал "Ева-про" производства фирмы ООО «Полимерные Изделия», г. Казань и может быть использована для подсветки во время осмотра, при диагностическом обследовании и лечении толстой и прямой кишки в условиях медицинских учреждений.
Разработанный световодный адаптер вставляется в верхнюю часть проктологического зеркала "Ева-про". Преимуществами этой модели являются:
1) крепление позволяет жестко закрепиться к ручке одноразового зеркала "Ева-про",
2) возможность работы с источником света через волоконный кабель,
3) не мешает обзору и работе медицинскими инструментами.
Известен многоразовый, автоклавируемый адаптер, предназначенный для подключения эндоскопических осветителей к одноразовым ректальным зеркалам (зеркала SUYUN, Китай). Возможно подключение осветителей любых производителей с помощью световодного жгута.
Известен также осветительный стержень с подсоединением для стекловолоконного световода, выпускаемый фирмой «Karl Storz», модель 24960 к тубусам проктоскопа по MORGAN модели 24950-24959.
В качестве прототипа выбран адаптер для подключения к осветителю одноразовых ректальных (проктологических) зеркал, фирма «Азимут плюс», СПб. Данный адаптер предназначен для подключения эндоскопических осветителей к одноразовым ректальным зеркалам
(http://www.anoscope.ru/products/bycategory/2/57/anoskopy.htm).
Однако приведенные модели не позволяют работать с проктологическими одноразовыми зеркалами "Ева-про" производства фирмы ООО «Полимерные Изделия», г. Казань.
Задачей полезной модели является повышение функциональности проктологических одноразовых зеркал при диагностике и проведении манипуляций, улучшение освещенности рабочего поля.
Поставленная задача достигается за счет конструкции адаптера к зеркалу "Ева-про".
Техническим результатом полезной модели является крепление световодного адаптера в удобном для врача положении, не мешающего при диагностике и проведении манипуляций.
Осуществление полезной модели.
Полезная модель поясняется рисунками фиг. 1-фиг. 3, где:
фиг. 1 - конструкция светового адаптера, вид спереди, сверху и сбоку, соответственно,
фиг. 2 - световой адаптер с проктологическим зеркалом в сборе, вид сбоку и сверху, соответственно,
фиг. 3 - световой адаптер отдельно и в сборе с проктологическим зеркалом, в режиме подсветки, соответственно.
На фиг. 1 приведен световой адаптер к проктологическому зеркалу, где: 1 - световод, 2 - держатель, 3 - фиксирующий винт, 4 - штуцер, 5 - крепежный винт держателя к световоду.
Световод 1 состоит из световодного волокна, вмонтированного в трубку из медицинской нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77. Концы световода проклеены и отполированы. Дистальный конец загнут под углом 125-130° для направления светового потока в рабочее поле проктологического зеркала вдоль его нижней створки. Преимущество такой конструкции заключается в том, что, рабочее поле остается свободным для обзора и манипуляций с инструментами и, при этом, хорошо освещено.
Световой адаптер работает следующим образом. Держатель 2 световодного адаптера (28*20*16 мм) устанавливают в паз одноразового проктологического зеркала, закрепляют при помощи фиксирующего винта 3 (диаметр 8 мм с резьбой М2,5 мм), световод 1 в держателе 2 крепится винтом 5. Установку проводят таким образом, чтобы световод был направлен к объекту исследования, т.е. световой поток проходил в рабочее поле проктологического зеркала. Соединительные размеры разъема штуцера 4 соответствуют ГОСТ 18250-80 "Приборы медицинские. Волоконные световоды. Присоединительные размеры".