Штифт для остеосинтеза

ШТИФТ для ОСТЕОСИНТЕЗА
Полезная модель относится к области медицины, а именно, к травматологии и ортопедии.
Известен штифт для остеосинтеза, выполненный в виде полого стержня с сечением в виде многолепесткового профиля (1).
Недостатком данного штифта является сложность конструкции.
Известен также штифт для остеосинтеза, выполненный в виде стержня со сквозным продольным пазом и заостренными концами (2).
Недостатком данного штифта является возможность ротационных смеш,ений внутри костномозгового канала.
Целью создания полезной модели является повышение надежности использования штифта за счет исключения возможности ротационных смещений внутри костномозгового канала.
Эта цель достигается тем, что штифт в поперечном сечении выполнен Sобразной формы.
Полезная модель поясняется графическим материалом. На фиг.1 изображен штифт для остеосинтеза, обший вид; на фиг.2 - поперечное сечение штифта для остеосинтеза.
Штифт состоит из металлического стержня 1 с заостренными концами 2 и 3. В поперечном сечении стержень 1 выполнен S- образной формы.
М.Кл. A 61 B17/58
Перед его введением рассекают мягкие ткани, в кости сверлят отверстия и вводят спицу-направитель. Затем по спице-направителю в костномозговой канал забивают штифт. При этом боковые стенки 4 и 5 плотно прижимаются к стенкам канала, пружинят и тем самым создают надежное соединение кости с стержнем 1, плотное сопоставление отломков кости, исключается ротационное смещение внутри костномозгового канала. После консолидации в области перелома штифт извлекают одним из известных методов.
Предлагаемый штифт прост в изготовлении и использовании. Его применение позволит повысить надежность использования штифта за счет исключения возможности ротационных смеш:ений внутри костномозгового каИсточники информации:
1.Авт. свид. СССР№562273, М.Кл. А61В17/18, 1975г.
2.Zimmer fracture equipment, Англия, 1964, № 900, с. 60-61 Соавторы:.jTT rr:- Галеев Ф.Ш,
Патентовед: --х:  Перевозчиков Б.Г.
« « 2002г.
Измалков Н.С.