СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ИМПАКЦИИ ВЕРТЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА ЭНДОПРОТЕЗА
METHOD FOR DETERMINATION OF ENDOPROSTHESIS ACETABULAR COMPONENT OPTIMAL IMPACTION

Изобретение относится к медицине, а именно к артропластике тазобедренного сустава.
Артропластика тазобедренного сустава позволяет добиться значительного улучшения качества жизни пациентов с деструктивно-дистрофическими поражениями тазобедренного сустава. Однако эффективность данной хирургической технологии зависит от правильности установки компонентов эндопротеза. Установка вертлужного компонента относится к одному из важных этапов операции, и определение плотности посадки при артропластике по технологии press-fit позволяет ортопеду добиться оптимального положения имплантата.
В ходе проведения патентного поиска выявлен ряд способов определения правильности установки вертлужного компонента.
Прототипами являются:
- способ определения правильности положения компонентов эндопротеза тазобедренного сустава (RU 2143860), авторы: Медведев А.П., Данилова Н.А., Куров О.В., 2000;
- полезная модель на устройство для определения глубины посадки неперфорированного вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава (109660), авторы: Куропаткин Г.В., Куропаткин А.Г., 2011.
В отличие от прототипов, наш способ позволяет за минимальное время определить оптимальность импакции вертлужного компонента по акустическим характеристикам без дополнительной инвазии и лучевой нагрузки на пациента.
При проведении спектрального амплитудно-частотного анализа звука установлено, что в начальной стадии установки вертлужного компонента отмечается преобладание высокочастотных колебаний с доминирующей частотой 2950 Гц (рис. 1 (а, б)). Импакция имплантата в костную ткань сопровождается снижением частоты звуковых колебаний с доминирующей частотой 850 Гц (рис. 2 (а, б)). Таким образом, при установке вертлужного компонента эндопротеза оптимальность импакции вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава считают достаточной при достижении преобладания частоты колебаний в диапазоне 600-800 Гц.
Предлагаемая методика позволяет более точно определить оптимальность импакции имплантата, положение вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава, уменьшить вероятность ошибки и программирует действия хирурга.