Автоматизированная система измерений параметров магнитомягких материалов

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

УДК 621.3.088.23

Д. В. Рябов

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ

D. V. Ryabov

AUTOMATED MEASUREMENT OF SOFT MAGNETIC MATERIALS

Аннотация. Автоматизированная система предназначается для измерения основных параметров магнитомягких материалов, таких как основная кривая намагничивания, петли гистерезиса по индукции и намагниченности, остаточной магнитной индукции, коэрцитивной силы и т.д., в лабораторных условиях либо в промышленном производстве для контроля параметров магнитных материалов.

Abstract. The automated system is designed to measure the basic parameters of magnetic materials, such as the basic magnetization curve, hysteresis loop induction and magnetization, remanence, coercive force, etc. in the laboratory or in industry to control the parameters of magnetic materials.

Ключевые слова: параметры магнитомягких материалов, автоматизированная система, петля гистерезиса, магнитная индукция, метод измерений.

Key words: parameters of magnetic materials, the automated system, the hysteresis loop of the magnetic induction, the method of measurement.

Введение

Методики выполнения измерений параметров магнитных материалов посредством веберметра регламентируются нормативным документом [1], который не ориентирован на автоматизированные измерения. В то же время современный этап развития техники и технологий диктует необходимость повышения эффективности исследований. Указанная задача решается в настоящей статье посредством предложенной автоматизированной системы. Ее применение позволяет сократить время проведения измерений, минимизировать субъективную составляющую погрешности измерений, проводить обработку результатов измерений, в том числе построение графиков петель гистерезиса, зависимостей магнитной проницаемости от влияющих факторов.

Один из наиболее распространенных методов измерения основной кривой намагничивания основан на использовании амперметра и вольтметра [2]. Исследуемый образец помещается в намагничивающую и измерительную катушки, намагничивающая катушка подключается к автотрансформатору, с помощью которого устанавливают необходимый намагничиваю-

щий ток. Метод заключается в измерении среднего значения ЭДС на измерительной катушке и максимальных значений тока в намагничивающей катушке. Недостатком данного метода является необходимость нанесения на испытуемый образец измерительной катушки, что усложняет процедуру измерения магнитных характеристик образцов из магнитомягких материалов и делает невозможным измерение магнитных характеристик у готовых изделий (электромагнит, статоры электрических машин и т.д.). Кроме того, этот способ не позволяет измерять петлю гистерезиса испытуемого образца, потери на перемагничивание, остаточную магнитную индукцию и коэрцитивную силу. Известен метод определения кривых намагничивания ферромагнитных материалов на образцах в виде тороидов, т.е. в условиях сплошной, однородной в направлении намагничивания среды [3]. Недостатками данного метода являются сложность (иногда и невозможность) изготовления образца материала в виде тороида, а также сложность подготовки образца и ограниченный диапазон намагничивающих полей, обусловленный нагревом обмотки. Известен также метод определения магнитных свойств материалов на «разомкнутых» осесимметричных образцах в виде эллипсоидов вращения, недостатками которого являются сложность изготовления образцов, высокие погрешности измерения (не менее 10 %), обусловленные неточностью определения геометрических параметров эллипсоида, а также ограниченная номенклатура материалов и изделий, из которых могут быть изготовлены эллипсоиды вращения. Осциллографический метод [4] измерения параметров ферромагнитных материалов ограничивается необходимостью нанесения на испытуемый образец измерительной катушки, что усложняет процедуру измерения магнитных характеристик образцов из магнитомягких материалов и по аналогии с методом, изложенном в [2], создает трудности при измерении магнитных параметров готовых изделий. Кроме того, интегрирование сигнала ЭДС измерительной катушки влечет за собой фазовые искажения сигналов и дополнительные погрешности при определении магнитной индукции в образце. Кроме вышеописанных методов, существуют и другие методики выполнения измерений параметров магнитомягких материалов, однако они обладают большими, нежели методика, описанная в [1], погрешностями и недостатками.

Структура автоматизированной измерительной установки

В современных условиях автоматизация процессов измерения достигается за счет применения персональных компьютеров (ПК). В состав предлагаемой автоматизированной системы (рис. 1) входят ПК и измерительный блок, аппаратно реализующий методики измерений [5].

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы для исследования магнитомягких материалов В основу разработанной автоматизированной системы положен принцип косвенных измерений магнитной индукции и коэрцитивной силы посредством интегрирования ЭДС вто-

ричной обмотки и тока намагничивания соответственно. Из исследуемого магнитомягкого материала изготовлен сердечник в виде тороида.

Магнитная индукция пропорциональна магнитному потоку согласно известному выражению

Ф = ББп11,

где Ф - магнитный поток; В - магнитная индукция; ^ - площадь поперечного сечения сердечника; пц - количество витков намагничивающей обмотки.

Для потока магнитной индукции справедливо выражение

С учетом (1) и (2) значение магнитной индукции вычисляется по формуле

В-1**.

Бпъ у ’

Измерительный блок (рис. 2) осуществляет формирование тока намагничивания в обмотке I и преобразование ЭДС обмотки II в код Ыв (функциональная модель преобразования представлена на рис. 3), пропорциональный магнитной индукции в исследуемом материале [6]. Управление установкой и обработка результатов измерения осуществляются от ЭВМ. Управляющие коды и коды, соответствующие измеряемым магнитным величинам, передаются по двунаправленному интерфейсу иБВ от ПК к измерительному блоку и обратно.

ПІ

РО

РОК

„ иЕВ к ПК .. ,

У

г*

"Ж"

1

МК ФТ и.и БП

ил

иь

Л

Объектизъерения

Лгк1?Н7РтЬ2ІЇ

Шс

11

ИНТ ККМ

Рис. 2. Структурная схема измерительного блока

Ток намагничивающей обмотки I создается формирователем тока (ФТ) пропорционально напряжению цифроаналогового преобразователя Ццш, поступающего с микроконтроллер-ного модуля (МК). Из формирователя тока с токового датчика поступает на вход аналогоцифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера (МК) напряжение ин, пропорциональное напряженности магнитного поля. ЭДС обмотки II поступает на интегратор ИНТ, формирующий напряжение иВ, пропорциональное магнитной индукции. АЦП МК осуществляет преобразование напряжения иВ в код, который затем передается через интерфейс иБВ персональному компьютеру, в котором программно осуществляется расчет магнитной индукции. Для задания тока намагничивания предусмотрены три предела: 0,5; 5; 50 А.

Рис. 3. Функциональная модель преобразования ЭДС е обмотки II в код N в :

Ку - коэффициент усиления операционного усилителя в составе интегратора; т - постоянная времени

интегрирования; ^ - длительность импульса на входе интегратора; q - ступень квантования АЦП

Напряжение на входе АЦП определяется выражением

иь = ББпц,

т

при этом допускается относительная погрешность модели интегратора 8м = —, обуслов-

Ку т

ленная допущением

—2— >> 1 .

t„

Номинальная функция преобразования е в код Ыв математически описывается следующим выражением:

NB = Ent

^ + 0,5q _г__________

q

где Ent [•] - символ целой части.

Инструментальная погрешность измерения магнитной индукции обусловлена погрешностями интегратора на основе операционного усилителя, АЦП, погрешностью измерения площади поперечного сечения S. Значительно снизить погрешность интегрирования возможно применением интегратора, в котором разряд конденсатора осуществляется обратным напряжением. Это напряжение может быть сформировано разряжающим каскадом на операционном усилителе по выходу интегратора [6].

Обеспечение норм качества электрической энергии в сети согласно ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 52002-2003 и ГОСТ 19880-74 достигается применением корректора коэффициента мощности (ККМ) в цепи питания измерительного блока от сети. В схеме ККМ переменное напряжение питающей сети поступает через сетевой фильтр синфазных и дифференциальных помех на выпрямитель, и далее выпрямленное напряжение повышается импульсным преобразователем ККМ до напряжения UDC, равного 380 В. С помощью ККМ достигается коэффициент мощности питающей сети не менее 0,98.

Обработку результатов измерений, проведенных предлагаемой автоматизированной системой, осуществляет разработанное программное обеспечение. Результаты измерений сохраняются в базе данных. Результаты обработки экспериментальных данных могут быть представлены таблично, в виде графиков, а также экспортированы для дальнейшей работы в .txt или .xml файлы. Возможны построение семейства частных петель гистерезиса, основных кривых намагничивания, а также анализ параметров петель гистерезиса нескольких материалов (рис. 4).

Рис. 4. Окно программы, позволяющей анализировать графики петель гистерезиса двух образцов

Заключение

Автоматизированная система осуществляет не только измерения параметров магнитомягких материалов, но и позволяет проводить обработку результатов измерений. Ее внедрение позволит ведущим отечественным производителям изделий из магнитных материалов конкурировать на мировом рынке. Областью применения данной автоматизированной системы могут служить как научные, так и производственные лаборатории при разработке экспериментальных образцов изделий на основе магнитомягких материалов.

Список литературы

1. ГОСТ 8.377-80. Государственная система обеспечения единства измерений. Материалы магнитомягкие. Методика выполнения измерений при определении статических магнитных характерик.

2. Кифер, И. И. Испытания ферромагнитных материалов / И. И. Кифер. - М. : Энергия,

1969. - 240 с.

3. Лившиц, Б. Г. Физические свойства металлов и сплавов / Б. Г. Лившиц [и др.]. - М. : Металлургия, 1980. - 368 с.

4. Чернышев, Е. Т. Магнитные измерения / Е. Т. Чернышов, Е. Н. Чечурина, Н. Г. Чернышева, Н. В. Студенцов. - М. : Изд-во стандартов, 1969. - 183 с.

5. Рябов, Д. В. Автоматизированная система для исследования магнитомягких материалов в сильных магнитных полях / Ю. А. Вареник, Д. В. Рябов, А. М. Метальников // Методы создания, исследования микро-, наносистем и экономические аспекты микро-, наноэлектроники : сб. тр. III науч.-техн. конф. - Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. - С. 39-41.

6. Автоматизированная установка для исследования магнитомягких материалов /

Ю. А. Вареник, А. М. Метальников, Д. В. Рябов, А. В. Чижов // Университетское образование (МКУО-2012) : сб. ст. - Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. - 176 с.

Рябов Дмитрий Викторович Ryabov Dmitriy Viktorovich

аспирант, postgraduate student,

Пензенский государственный университет Penza State University

E-mail: dmitry.destroyer@gmail.com

УДК 621.3.088.23 Рябов, Д. В.

Автоматизированная система измерений параметров магнитомягких материалов /

Д. В. Рябов / / Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. - 2013. - № 1(3). - С. 60-65.