Особенности проведения измерений на сети ТСС

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ НА СЕТИ ТСС

Надёжное функционирование системы ТСС на сети связи общего пользования (ССОП) обеспечивается с помощью проведения измерений параметров синхросигналов на сетях электросвязи. В настоящее время, судя по результатам аудита большинство аудиторов (измерителей) используют разные методики измерений параметров синхросигналов и характеристик генераторного оборудования систем ТСС, что снижает объективность получаемых результатов и практически не дает возможность выявлять элементы сети ТСС с некачественными параметрами. В результате снижается надежность системы ТСС, используемой на сетях электросвязи и, соответственно, надёжность предоставляемых потребителю услуг связи.

Проводится анализ методик, используемых при измерениях параметров системы ТСС, и приводятся рекомендации по их правильному использованию при проведении измерений на сети ТСС и сравнении полученных результатов с установленными нормами [1-5].

Показывается особенности, которые необходимо учитывать при проведении измерений на сети ТСС. Если в должной мере не учитывать эти особенности, то результаты проведенных измерений могут исказить качество распределения сигналов синхронизации по сети электросвязи, потребуется проводить излишне длительные измерения, и может быть забраковано исправное оборудование синхронизации. Проанализированы типовые ошибки, которые обычно возникают при проведении измерений параметров системы ТСС, а также влияние этих ошибок на достоверность получаемых результатов.

Для обеспечения высокого качества услуг, которые предоставляет ССОП потребителям, и заблаговременного обнаружения возможных неисправностей, необходимо эффективно проводить измерения параметров системы ТСС на сетях всех операторов связи, подключенных к ССОП.

Данная статья является попыткой показать особенности проведения измерений параметров системы ТСС на ССОП.

Колтунов Михаил Натанович,

к.т.н., Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Россия, Москва, mihnatk@mail.ru

Шварц Михаил Львович,

к.т.н., Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Россия, Москва, Mschwartz@srd-mtuci.ru

Ключевые слова: тактовая сетевая синхронизация, синхросигнал, временной интервал, первичный эталонный генератор, ошибка временного интервала, максимальная ошибка временного интервала, девиация временного интервала, дрейф частоты.

Для цитирования:

Колтунов М.Н., Шварц МЛ. Особенности проведения измерений на сети ТСС // Т-Сотт: Телекоммуникации и транспорт. -

2015. Том. 9. - №3. - С. 38-43.

For citation:

Koltunov M.N., Schwartz M.L. Features of the measurements on synchronization networks. T-Comm. 2015. Vol. 9. No.3. Pp. 38-43. (in Russian).

У

I. Общие положения

Измерения основных параметров синхросигналов на сетях электросвязи проводятся с целью определения соответствия их характеристик требуемым значениям, при которых обеспечивается надежная связь на ССОП. Необходимо учитывать, что проведение сравнения измеренных параметров синхросигналов с установленными для них сетевыми нормами, в большинстве случаев, оказываются недостаточным, так как при этом не выявляются особенности распределения синхроинформации на данной конкретной сети связи.

Одновременно с измерениями основных параметров синхросигналов в характерных точках сети ТСС, должна также проходить паспортизация оборудования, используемого для распределения и восстановления сигналов синхронизации, передаваемых по сети связи. При паспортизации практически не всегда, в должной степени, проверяется пригодность оборудования к выполнению заданных функций.

Например, проведении измерений на сети ТСС используют стандартизированный сигнал синхронизации частотой 2,048 МГц, или сигнал 2,048 Мбит/с представленным в коде НОВЗ, который в отличии от сигнала 2,048 МГц, меньше затухает, и его легче восстанавливать при передачи на большие расстояния, что в большинстве случаев практически не учитывается, т.е. ориентируются только на сигналы 2,048 МГц [1,4 и 5].

При распределении по сети ТСС синхросигнал подвергается фазовым искажениям, которые принято разделять на два вида: быстрое изменение фазы (частота 10 Гц и более), которые называют дрожанием фазы (джиттер), и медленное изменение фазы {частота ниже 10Гц) - блуждание фазы (вандер) [1-6]

Так как дрожание фазы подавляется сетевыми элементами (СЭ) на каждом участке цифровой сети и, следовательно, не накапливается при распределении по сети, то основными характеристиками, определяющими искажения синхросигнала на сети ТСС, являются параметры блуждания фазы. Превышение норм по дрожанию фазы показывает на наличие неисправности в оборудовании, и должно выявляться при анализе исправностей [3].

II. Организация измерений

При организации измерений определяются перечень измеряемых параметров, а также порядок и методы их измерений, которые распространяются на следующие элементы системы ТСС:

- оборудование ТСС, а также коммутационные станции, которые используются при распределении синхросигналов по сети ТСС;

- источники получения эталонных синхросигналов, подключенные к сети ТСС;

- сети ТСС, построенные на базе цифровых транспортных систем.

Проведение измерений на сети ТСС состоит трех этапов:

- на схеме сети ТСС определяются точки, в которых должны измеряться параметры синхросигналов;

- устанавливается последовательность проведения измерений в этих точках (план проведения измерений);

- проводится комплексный анализ результатов проведенных измерений с целью определения качества поверяемой сети ТСС, т.е. выявление существующих недостатков, выдача рекомендаций по их устранению и, в случае необходимости, предложений по дальнейшему развитию данной сети ТСС.

Задачей всех трех этапов состоит в обеспечении качественного и надёжного функционирования сети ТСС, которое определяется параметрами сигналов синхронизации на различных участках этой сети. Необходимые для устойчивого функционирования системы ТСС параметры синхросигналов в различных условиях работы этой системы определяются характеристиками оборудования синхронизации, используемого для получения и восстановления параметров синхросигналов.

Для проверки возможностей оборудования синхронизации эффективно выполнять свои функции, проводят паспортизацию оборудования, измеряя при этом следующие характеристики:

- относительное отклонение частоты синхросигнала от его номинального значения у первичных эталонных генераторов (ПЭГ);

- уровень блуждания фазы синхросигнала на входе и выходе оборудования, преобразующего или использующего сигналы синхронизации, поступающие к нему на вход в синхронном режиме работы от сетевого сигнала и в режиме захвата синхросигнала от измерительного прибора. Уровень допустимых блужданий фазы сигналов синхронизации определяется с помощью определения максимальной ошибкой временного интервала (МОВИ) и девиация временного интервала (ДВИ) для различных интервалов наблюдения;

- точность запоминания и поддержания частоты синхросигнала оборудованием синхронизации в режиме удержания частоты;

- помехоустойчивость к фазовым шумам во входном сигнале синхронизации;

- передаточная характеристика для фазовых блужданий входного синхросигнала в оборудовании ТСС;

- нарушение непрерывности фазы формируемого в оборудовании синхросигнала в моменты перехода на резервный синхросигнал или на резервный комплекты оборудования.

Кроме указанных выше основных параметров синхронизации система ТСС характеризуется:

- формой импульсов и дрожанием фазы синхросигнала, для измерения которых не требуется специальных методик, так как эти измерения не являются специфическими для системы ТСС.

В некоторых случаях необходимо измерять полосу захвата системы ФАПЧ управляемого генератора в оборудовании синхронизации. Эта методика не является специфичной для системы ТСС, но из-за редкого применения в других системах, её целесообразно рассмотреть в данной работе.

Т-Сотт Уо!.9. #3-201 5

Ш. Порядок проведения измерений основных

характеристик системы ТСС

3.1. Измерения параметров блуждания фазы

синхросигнала

Наиболее массовыми и важными измерениями на сети ТСС являются измерения параметров блуждания фазы синхросигнала (характеристики МОВИ и ДВИ), которые вычисляются при проведении прямых измерениях ОВИ приборами, используемыми на сети. Значения МОВИ и ДВИ для различных интервалов наблюдения, рассчитываются по заданной программе, заложенной а измерительный прибор, и выводятся на экран прибора и на печать [I]. Получаемые зависимости МОВИ и ДВИ от длительности интервала наблюдения сравниваются с предельно допустимыми значениями (масками), установленными для различных условий измерения рекомендациями МСЭ-Т. Для оценки результатов проведенных измерений необходимо правильно выбрать «маску» и определить характерные значения параметров МОВИ и ДВИ, которые сравнивают с выбранной «маской», а также правильно установить время измерений.

Для оценки результатов измерений в рекомендациях МСЭ-Т установлены два типа «масок», с помощью которых удобно оценивать допустимые значения МОВИ и ДВИ на коротких и на длинных линиях передачи синхросигнала, соответствующей предельно допустимой норме для определенного вида оборудования. Операторы связи, проводящие измерения на сети ТСС практически используют только предельно допустимую маску для данного вида оборудования, полностью пренебрегая первой, т.е. маской МОВИ и ДВИ в начале линии передачи, что затрудняет оценку качества используемой системы передачи. Чем короче цепь из элементов, используемых для передачи сигнала синхронизации, тем ближе должны быть измеренные значения МОВИ и ДВИ к «маске» для начала линии, определяемой выходными параметров ПЭГ, Так как оценка качества системы ТСС проводится в экспертном заключении, то измерителю при распечатке данных измерений необходимо приводить на них оба вида «масок».

Исходя из вида оборудования, на выходе которого проводится измерения, необходимо устанавливать оптимальное время измерения. Для измерений ОВИ на входах любого оборудования, включенного в сеть ТСС, а также на выходах мультиплексоров систем передачи, это время должно устанавливаться приблизительно равным 1200 секунд, исходя следующих положений:

а) фазовые шумы, создаваемые системой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) генераторов сетевых элементов создаются на частотах от 10 Гц до 101 Гц, т.е. обеспечивается практически полная проверка шумов, создаваемых в системах передачи;

б) ошибка измерения за счет не точности установки частоты в генераторе измерительного прибора не оказывает заметного влияния на результаты измерений, так как даже в конце интервала измерения она не превышает 3050 не. На выходах ВЗГ, МЗГ и коммутационных станций, за счет помех, создаваемых собственной системой ФАПЧ, время измерения ОВИ рекомендуется увеличить до 14 400 с.

Если время измерения ОВИ устанавливать больше указанной величины, то результаты измерений могут заметно искажаться за счет неточности установки номинала частоты в опорном генераторе измерительного прибора. Например, при точности установки номинала тактовой частоты измерительного прибора равной 5 10 ', за время измерения 14 400 с, возможная максимальная ошибка измерения в конце интервала наблюдения не превышает 720 не, что составляет приблизительно 1/3 сетевого предела.

aafltáüwi

Завнснмопь-ДВ1Г oí  времавг найпгадення

Рис. I

*¡ ЗЯШ

Зависимость МОВН от времени наблюденля

Рис. 2

При обработке результатов измерений, необходимо учитывать, что характеристика ДВИ обычно имеет сложную форму. Сравнивать с «маской» необходимо максимальные значения ДВИ для всего интервала наблюдения, а не для каждого участка в интервале измерения, как это обычно делается на практике. В соответствии с рис. I для времени наблюдения I > 25 с, ДВИ < 12нс.

3.2. Измерения относительного отклонения частоты синхросигнала относительно его номинального значения

Метод измерения относительного отклонения частоты синхросигнала от номинального значения основан на сравнении частоты синхросигнала с частотой опорного сигнала, в качестве которого должен использоваться поверенный генератор, имеющий точность установки частоты выше, чем у измеряемого сигнала, т.е. не хуже, чем 3*1011 [I].

Относительное отклонение частоты синхросигнала от её номинального значения должно рассчитываться по формуле: ДШн =

где ДГ - отклонение частоты синхросигнала от ее номинального значения; - номинальное значение частоты синхросигнала; (МОВИ), и (МОВИ)н - значения МОВИ, соответствующие началу и концу участка графика зависимости МОВИ от интервала наблюдения «ф, на котором по изменению МОВИ определяется отклонение частоты от его номинального значения (далее - участок графика зависимости); Ткш, - интервал наблюдения, соответствующий концу участка графика зависимости, значение которого выбирается исходя из требуемой точности измерений; т„рч - интервал наблюдения, соответствующий началу участка графика зависимости МОВИ от времени наблюдения, для которого эта зависимость практически перестает зависеть от шумов, вызываемых блужданием фазы сигнала синхронизации. На рис. 2, тнач = 20 с.

т

T-Comm Том 9. #3-2015

У

На практике операторы связи измеряют отклонение частоты от номинального значения по изменению ОВИ на всем интервале наблюдения. Этот метод менее точен, чем рекомендуемый, и для его использования время измерения должно быть всегда не менее суток. Рекомендованный выше метод измерения позволяет уменьшить время измерения в несколько раз, т.к., при его использовании, на результаты измерения может практически исключаться влияет существующие в сигнале блуждания фазы. Если, установка частоты в ПЭИ имеет колебательный характер, то *нпч не должно быть меньше 20часов, а время измерения 24 ч. Для тех ПЭИ, у которых изменение ОВИ происходит сравнительно плавно, что характерно для атомных ПЭИ, т,вч< I час, а время измерения может не превышать 4 ч.

Так как на сети связи не требуется точного измерения величины отклонения частоты от номинального значения, а необходимо лишь убедиться, что она не превышает I 10" , то для упрощения процедуры измерения ДГ/Гн на выходе ПЭГ допускается использовать в качестве опорного источника неиспользуемый в формировании синхросигнала ПЭИ, входящий 8 состав ПЭГ.

Такое упрощение допустимо, так как относительного отклонения частоты каждого исправного ПЭИ обеспечивает точность установки номинального значения частоты не хуже, чем 5* 10 '*.

Точность запоминания частоты ДД, определяется, как разность значений ДД, до и после отключения внешнего синхросигнала. Каждое значение ДСТИ определяется как изменение значения МОВИ, поделенное на длительность интервала измерения.

Практически можно считать, что в синхронном режиме ДД, =0, то при потере синхросигнала точность запоминания частоты равна ДГД, = (МОВИ2И)0[ - МОВИ30&)/1800с, где МОВИ измеряется в не, а целое значение Д1'Д, выражено в 1012 относительных единицах.

Суточное отклонение частоты определяется, как разность между Д*2/Т„ - ДГД„ где ДМм -(МОВИ^ -МОВИ^5ч)/1вООс. Таким образом, при определении ДГД, значения МОВИ определяют на временном интервале от 200 до 2000 с, а определяют на временном интервале от 23,5 до 24 ч.

Во многих практических случаях на запоминание частоты влияет ее предварительная обработка и в этом случае можно проводить усредненную оценку режима запоминания частоты по данным ОВИ.

Такая оценка определена в стандарте ЕТЭ1 300 462 4, где допустимое значение ОВИ

ДТ

где а,=5-10, а,=2*10"'

Ь =2* 10" /8 день или 2,3* 106нс/с\ с=60 не.

Однако практически во всех устройствах синхронизации величина «с» значительно меньше 60 не можно полагать, что с = 0, а температура окружающей среды стабильна (а, - 0), в этом случае расчетная формула примет следующий вид:

ДТ(8) =|а,5 +0,5Ь5

Эта оценка естественно не учитывает влияние каждого из компонентов и поэтому менее удобна для анализа ра-

боты оборудования синхронизации в режиме запоминания частоты, но для определения работоспособности оборудования этих данных вполне достаточно.

3.3. Измерение помехоустойчивости оборудования по допустимому для него уровню фазовых шумов на входе

Помехоустойчивость оборудования называется такой уровень фазовых шумов в синхросигнале на его входе, при котором обеспечивается поддержание его функционирования в синхронном режиме. Этот параметр определяет возможности использования данного оборудования на сети связи. При паспортизации оборудования синхронизации измеряют этот параметр у конкретного комплекта оборудования и записывают его в протокол. Измерения обычно проводиться путем модуляции входного сигнала синусоидальными сигналами различной частоты, причем амплитуда модулирующего сигнала устанавливается в соответствии с существующими международными рекомендациями [6]. При допустимом уровне шумов входного синхросигнала не должна создаваться аварийная ситуация, при которой оборудование отключается от данного синхросигнала, или частота выходного сигнала отличается от частоты входного сигнала.

Модуляцию входного синхросигнала осуществляют последовательно частотами I Гц с амплитудой 375 не; 0,1 Гц с амплитудой 375 не; 0,01 Гц с амплитудой 1000 не; 0,001 Гц с амплитудой 1000 не и 0,0001 Гц с амплитудой 2500 не.

Примечание; Если частота выходного сигнала отличается от частоты входного сигнала, то для частот I и 0,1 Гц время измерения надо увеличить до I часа.

Для коммутационных станций допустима несколько меньшая помехоустойчивость, что не указывает на неисправность этого оборудования. Измерять ДВИ в выходном сигнале, при такой виде модуляции входного сигнала, бесполезно, так как рекомендованные нормы для ДВИ предполагает другой вид шумовую модуляцию входного сигнала.

Устойчивость оборудования к входным помехам определяется путем наблюдением за формой сигнала синхронизации на выходе испытываемого оборудования, которая должна в среднем сохранять исходную частоту синхросигнала 2,048 МГц.

3.4. Измерения полосы подавления фазовых шумов входного синхросигнала

Хотя оборудование допускает значительный уровень фазовых шумов на своем входе, но для надежной работы оборудования на сети ТСС этого недостаточно. В функции оборудования стоит задача уменьшения уровня шумов на его выходе, т.е. по максимально возможно очистить формируемый синхросигнал от шумов, поступающих к нему на вход. Данная характеристика определяется полосой подавления фазовых шумов входного синхросигнала.

Алгоритм измерения данной характеристики во многом аналогичен, алгоритму, рассмотренному ранее в разделе 3,3.

При проведении измерений осуществляют модуляцию входного синхросигнала последовательно частотами I; 0,1; 0,01; 0,001 и 0,0001 Гц, но при этом для всех частот

Т-Сотт Уо!.9. #3-201 5

модуляции устанавливается одинаковая амплитуда, которая меньше максимально-допустимых. Рекомендуется установить амплитуду модуляции равной 200 не. Длительность измерений, как в предыдущей методике устанавливается равной:

Наблюдается выходной синхросигнал, который должен в среднем сохранять исходную частоту синхросигнала 2,048 МГц. При этом амплитуда модуляции выходного сигнала, должна уменьшаться с повышением частоты модуляции. Частота, для которой амплитуда модуляции выходного синхросигнала равна приблизительно 140 не, определяет полосу подавления фазовых шумов.

При измерении полосы подавления шумов для ВЗГ и МЗГ, необходимо полученный результат сравнивать с нормами, которая для ВЗГ равна 3 мГц, а для МЗГ - 20 мГц, Примечание:

1. Если полоса подавления шумов относительно широкая, то нет необходимости устанавливать частоты модуляции с частотами 0,001 и 0,0001 Гц.

2. Для более точного определения полосы подавления фазовых шумов допустимо устанавливать дополнительные модулирующие частоты входного синхросигнала.

3.5. Измерения величины нарушений непрерывности фазы у формируемого синхросигнала при переключениях

Данный параметр служит для определения допустимости проведения переключений в цепи формирования и передачи синхросигнала. Для большинства видов оборудования синхронизации нарушение фазы синхросигнала при переключениях не должно превышать 60 не. У мультиплексоров систем передачи и в оборудовании, используемом для размножения синхросигналов, нарушение непрерывности фазы не должно превышать 120 не. Нарушения непрерывности фазы выходного синхросигнала в оборудовании возникают при переключениях на резервный синхросигнал или на резервный комплект оборудования.

Данные измерения не должны предусматривать анализ всего процесса переключения, так как режим запоминания частоты синхросигнала проверяется отдельно, а процесс перехода на резерв определяется нарушение фазы сигналов только в момент переключения. Скачки фазы выходного синхросигнала рекомендуется определять по изменению характеристики ОВИ на интервале времени, в течение которого происходит данное переключение.

Измерение рекомендуется начинать за 2-3 минуты до момента проводимого переключения и заканчивается спустя 5 минут после окончания процесса переключения на резервный синхросигнал и комплект оборудования. Определяется величина изменения фазы выходного синхросигнала в моменты переключения (скачок фазы).

3.6. Измерение полосы захвата системы ФАПЧ управляемого генератора

Этот параметр определяет надежность синхронизации данного комплекта оборудования от сети ТСС. Для проведения измерений устанавливают допустимые отклонения частоты входного сигнала синхронизации относительно

номинального его значения для данного вида оборудования. При этом можно считать, что измерительный прибор в нормальном режиме работы формирует сигнал с частотой достаточно близкой к её номинальному значению. Синхросигнал, формируемый прибором, подключают на вход испытываемого оборудования.

За тем изменяют относительную частоту синхросигнала в сторону её увеличения: для ВЗГ это +1 10е, потом изменяют частоту относительно её исходного значения в сторону уменьшения на - I I0"8.

Для МЗГ и для коммутационных станций рекомендуется изменять относительную частоту на величины ±1 IО

Наличие надёжного захвата определяется по характеристике ОВИ для выходного синхросигнала, значение которой должна соответствовать установленному отклонению частоты входного синхросигнал. Если выходной сигнал повторяет форму (установленное отклонение частоты) входного сигнала, то произошел захват, т.е. полоса захвата не уже, чем установленное отклонение частоты. Если же частота выходного сигнала перестает четко определяться установленной частотой входного сигнала, то необходимо повторить измерения, установив при этом меньшее отклонение частоты. (Возможно также наличие асимметрии, когда допустимое отклонение частоты в одну сторону отличается от допустимого отклонения в другую сторону). В этом случае требуется специальный анализ полученных результатов, и, возможно, подстройка частоты задающего генератора в испытуемом оборудовании.

Выводы

1. Для обеспечения высокого качества услуг, которые предоставляет ССОП потребителям, и заблаговременного обнаружения возможных неисправностей, необходимо эффективно проводить измерения параметров системы ТСС на сетях всех операторов связи, подключенных к ССОП.

2. Осуществлять эффективные измерения невозможно в отсутствии утвержденных методик измерения.

3. Данная статья является попыткой показать особенности проведения измерений параметров системы ТСС на ССОП.

Литература

1. Колтунов М.Н., Леготин H.H., Шварц МЛ, Сетевая синхронизация в системах связи. - М.: изд. SYRUS SYSTEMS, 2007. - 240 с,

2. Приказ Мининформсвязи №161 от 07.12.2006 г, об утверждении Правил применения оборудования тактовой сетевой синхронизации.

3. Мельниково Н.Ф. Метрологическое обеспечение системы тактовой сетевой синхронизации на цифровой сети общего пользования Российской Федерации. Метрология и измерительная техника, 1999. - №6. - С. 18-27.

4. РД 45.230.2001 «Аудит системы тактовой сетевой синхронизации» Минсвязи России. - М., 2001.

5. Колтунов М.Н. Организация измерений при эксплуатации системы тактовой сетевой синхронизации II Электросвязь 2010, №12.

6. Рекомендация отрасли Р45.09-2001 «Присоединение сетей операторов связи к базовой сети тактовой сетевой синхронизации». Минсвязи России. - М., 2001,

T-Comm Том 9. #3-2015

U

FEATURES OF THE MEASUREMENTS ON SYNCHRONIZATION NETWORKS

Koltunov M., Moscow, Russia, mihnatk@mail.ru Schwartz М., Moscow, Russia, Mschwartz@srd-mtuci.ru

Abstract

Reliable functioning of the TSS in the public communication network (JMPR) is provided by the measurement of parameters clock on telecommunication networks. Currently, according to the results of the audit, most auditors (meters) use different methods of measurement of parameters and characteristics of clock generator equipment of TCC, which reduces the objectivity of the results and practically does not allow to identify the network elements TCC with poor quality parameters. This reduces the reliability of the system TSS used on telecommunication networks and, accordingly, the reliability of communication services provided to the consumer. It shows features that must be considered when measuring on CNS network. If not adequately take account of these characteristics, the results of the measurements can distort the quality clock distribution network for telecommunication need to spend too long dimension and can be discarded operative equipment synchronization. Analyzed typical mistakes that typically occur in the measurement of parameters of TSS, and the impact of these errors on the accuracy of the results.

Keywords: Network timing, Timing signal, Timing interval, Primary Referents Clock, Timing interval Error, Maximum Time interval Error, Time deviation, Frequency drift.

References

1. Koltunov M.N., Legotin N.N. Schwartz M.L Network synchronization in communications systems. Moscow. Ed. SYRUS SYSTEMS. 2007. 240 p. (in Russian).

2. Order of the Ministry of Communications is number 161 from 07.12.2006g. approving the Rules for the equipment clock network synchronization. (in Russian).

3. Melnikova N.F. Metrological provision of clock network synchronization to digital public network of the Russian Federation. Metrology and Measuring Equipment number in June 1999. Pp. 18-27. (in Russian).

4. RD 45.230.2001 "Audit system clock network synchronization" Russian Ministry of Communications. Moscow. 2001. (in Russian).

5. Koltunov M.N.Organizatsiya measurements during operation of the system clock network synchronization. Moscow / Electrosvyaz' 2010. No 12. (in Russian).

6. Recommendation industry R45.09-200I "Connection carrier networks to the core network clock synchronization network." Russian Ministry of Communications. Moscow. 2001. (in Russian).

T-Comm Vol.9. #3-201 5