Устройство для настройки и проверки преобразователей

Устройство для настройки и проверки гфеобразователей. Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для оперативной проверки в полевых условиях настраиваемых параметров блоков преобразователей, предназначенных для измерения углов азимута, зенита и отклонителя в забойных телеметрических системах в процессе строительства скважин.
Известно устройство ориентирования азилсутального лимба инклинометрического стола, содержащее корпус, буссоль и узел установки и фиксации буссоли, которое снабжено н ужной и внутренней трубами и базой контроля горизонтальности подвеса узла установки и фиксации буссоли, выполненной в виде двух шайб и двух осей и, расположенной между корпусом и узлом установки и фиксации буссоли, при этом внутренняя труба жёстко связана с корпусом и центрирована в наружной трубе, установленной в зажиме инклинометрического стола, а её ось перпендикулярна осям базы контроля горизонтальности подвеса узла установки и фиксации буссоли (авт. св. СССР Х2 1573152, по кл. Е 21 В 47/02, опубл. 23.06.90г,, бюл. № 23). Диаметр наружной трубы данного устройства равен диаметру поверяемого скважинного прибора.
Недостатком известного устройства является то, что в нём сутсутствует механизм установки угла отклонителя, что снижает функциональные возможности устройства, кроме того, буссоль с уровнем закреплена в осях подвижно, что увеличивает погрешность.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению (прототипом) является установочный стол УСИ-2 (Исаченко В.Х. «Инклинометрия скважин, М., «Недра, 1987 г., стр. 182-183). Установочный стол УСИ-2 состоит из неподвижной и подвижной частей. Неподвижная часть включает колонку на; подставке. Три лапы подставки имеют регулировочные винты для установки колонки в вертикальном положении. Контроль осуществляется по двум взаимно перпендикулярным уровням, распоМПК(7):Е21В 47/02.
ложеннь на плате подвижной части стола. Подвижная часть вьшолнена с возможностью вращения как вокруг горизонтальной, так и вокруг вертикальной оси. Зенитный угол отсчитывается по вертикальному лимбу, а азимут - по горизонтальному. Поверяемый прибор закрепляется в зажиме.
Недосгагком известного установочного стола является значительная погрешность при измерении азил тальных углов из-за неоднородности магнитного воздействия от магнитных предметов вследствие несовпадения осей вращения блока преобразователей и вертикальной оси стойки, а также неудобство в эксплуатации в полевых условиях.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков и создание устройства для настройки и проверки блоков преобразователей, удобного в эксплуатащш в полевых условиях.
Поставленная задача решается за счёт того, что в устройстве для настройки и проверки преобразователей, включающем неподвижную часть, содержащую опору, на которой закреплена колонка и горизонтально расположенный азимутальный лимб, и подвижную часть, с вертикальным лимбом зенитного угла и футляром с цанговым зажимным устройством блока преобразователей, указанная подвижная часть, вьшолнена больщего диаметра, чем колонка, причём шкала азимутального лимба отградуирована на горизонтальной поверхности, а на подвижной части вьшолнены две вертикальные стойки, в которых закреплен горизонтально расположенный вал с лимбом зенитного угла, при этом футляр блока преобразователей с цанговым зажимом и лимбом угла отклонителя закреплён на указанном валу между стойками таким образом, что ось вращения блока преобразователей по азимуту совмещена с осью колонки, а цанговый зажим снабжён упорами, исключающими вьшадение блока преобразователя из зажима в момент установки. Между вертикальными стойками подвижной части и на их верхних поверхностях вьшолнены горизонтальные площадки для установки жидкостного уровня или буссоли при горизонтальном положении футляра
поверхность футляра цангового зажима может бьггь выполнена тёмной.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан общий вид предлагаемого устройства для настройки и проверки преобразователей с установленным в футляре блоком преобразователей, изометрия, на фиг. 2 изображено предлагаемое устройство при горизонтальном положении фугляра, на фиг. 3 изображён цанговый зажим с упорами, на фиг. 4 показано предлагаемое устройство для настройки и проверки преобразователей, вид сверху.
Устройство для настройки и проверки преобразователей включает в себя колонку 1 (фиг. 1), закреплённую на опоре 2, вьшолненной в виде треноги (фиг.4). На колонке 1 установлен горизонтально азимутальный лимб 3. В отверстии колонки 1 установлена с возможностью вращения в подпшпниках скольжения (на чертежах не показаны) подвижная часть 4, которая выполнена большего диаметра, чем колонка 1. Диаметр ази 1угального лимба по сравнению с известными устройствами аналогичного назначения также выполнен увеличенным, что повьппает точность установки азимута и удобство считывания показаний, особенно при работе в полевых условиях. На подвижной части 4 выполнены две вертикальные стойки 5, в которых закреплен вал 6 с лимбом 7 зенитного угла. Вал 6 вьшолнен с возможностью вращения рукояткой 8. На валу 6 закреплён футляр 9 с цанговым зажимом 10 (фиг.З) блока преобразователей 11. Верхние поверхности 12 стоек 5 выполнены горизонтальными для возможности установки на них уровня или буссоли. На нижней поверхности между стойками 5 на подвижной части 4 выполнена вторая горизонтальная поверхность 13, также предназначенная для установки на ней уровня или буссоли. Установка буссоли на поверхности 13 возможна при нахождении фугляра 9 цангового зажима 10 в горизонтальном положении (фиг. 2). Фугляр 9 с зажимом блока преобразователей закреплён на валу 6 таким образом, что центральная ось устройства совмещена с осью азимутального лимба, что позволяет исключить какую-либо погрешность при измерении азимутальных углов, и лежит в одной плоскости с центральной осью (пересекает её) настраиваемого блока преобразователей, что, в свою очередь, позволило значительно снизить погрепшость поверочно-настроечных работ по углам в комплексе: азимут - зенит - отклонитель. Цанговый зажим 10 снабжён упорами 14, исключающими вьшадение блока преобразователей из футляра в момент установки. Наличие упоров 14 позволяет поворачивать блок преобразователей в футляре вокруг своей оси без завфепления блока в цанговом зажиме, благодаря чему облегчается работа в полевых условиях и повышается производительность. Фиксация зенитного угла осуществляется зажимом 15. На футляре 9 выполнен механгом установки угла отклонителя, который состоит из лимба 16 и риски 17, по которой снимают с лимба значения угла отклонителя, и устройства крепления. Наружная поверхность футляра может быть выполнена тёмной для повьппения контрастности и улучшения условий работы в полевых условиях
Предлагаемое устройство для настройки и проверки преобразователей работает следующим образом. Предварительно всё устройство устанавливают и горизонтируют по известной методике с помощью жидкостных уровней или буссоли и ориентируют по азимуту. Затем в футляр 9 помещают поверяемый блок преобразователей 11 и с помопц ю квадранта или угломера устанавливают нулевую отмет отсчёта зенитного угла. Поворачивая подвижную часть 4, устанавливают настраиваемые углы азимута, поворачивая вал 6 с помощью рукоятки 8, устанавливают угол зенита и, поворачивая BOKpjT своей оси блок преобразователей в футляре 9, устанавливают угол отклонителя. При работе в стационарных условиях блок преобразователей закрепляют в цанговом зажиме, а при работе в полевых условиях можно проводить настройьо и проверку и не закрепляя блок преобразователей. При этом центр тяжести всей конструкции вместе с установленным блоком преобразователей значительно приближен к вертикальной оси колонки 1, в результате чего повьппена устойчивость предлагаемого устройства, что особенно важно при работе в полевых условиях.
Предлагаемая конструкция устройства для настройки и проверки преобразователей позволяет оперативно осуществлять провер в полевых условиях настраиваемых пгфаметров блока преобразователей, при этом существенно снижена погрепшость настройки, повышено удобство в работе, улучшены эргономические х актеристики. Кроме того, все детали, которые в аналогичных устройствах выполнялись из медных сплавов, в предлагаемом устройстве вьшолнены из алюминиевых, что улучшает технологичность конструкции и снижает её стоимость.