ЩУП ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ

Щуп тензометрический
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использован для контроля настройки любой системы захватов листовых печатных машин.
В машиностроении известно применение щупов для измерения величины зазора в деталях или выставления зазора в соединениях. Щупы представляют собой набор калиброванных по толшине пластин соединенных между собой осью. В зависимости от точности изготовления пластин они различаются по классам 1.
Применение шупов позволяет определить величину зазора или выставить требуемый зазор в соединительных деталях. Однако они позволяют оценить только величину зазора, но не позволяют определить усилие взаимодействия зпругих соединений, например, листозажимных механизмов листовых печатных машин. Надежная работоспособность листопроводяищх систем печатных машин определяет качество печатной продукции.
Листопроводяшие системы предназначены для проводки листов через технологические секции печатной машины. Они представляют собой листотранспортируюшие механизмы, на которых устанавливается листозажимные механизмы (захваты), обеспечиваюпще проводку, передачу и вьтод готовых оттисков.
Для обеспечения высокой точности передачи листов между технологическими секциями захваты должны отличаться высокой надежностью работы во всех диапазонах скоростей и не допускать смещения, деформацию листов и повреждения их кромок.
В современных печатных машинах работа захватов связана с большими динамическими нагрузками, поэтому очень важно обеспечить постоянное и определенной величины усилие фиксации листа каждым захватом. Это обеспечивается индивидуальной настройкой каждого захвата путем установки предварительного зазора 0,2 мм при закрытых захватах, что позволяет обеспечить упругое взаимодействие за счет пружины носика захвата с опорной поверхностью.
Выборка величины этого зазора дает возможность надежно удерживать запечатываемый материал разной толщины от 0,08 мм до 1 мм.
Известный набор щупов позволяет выставить только требуемый зазор, но не позволяет оценить усилие взаимодействия носика захвата с опорной поверхностью.
Применение щупа тензометрического дает возможность установить не только требуемый зазор, но и оценить усилие взаимодействия каждого носика захвата с опорной поверхностью.
На приведенном чертеже изображена принципиальная схема щупа совместно с одним из вариантов захвата, применяемых в листовых печатных мацшнах.
Щуп тензометрический представляет собой набор калиброванных по толщине пластин 1, соединительный элемент в виде оси 2, скобы 3 и кольца 4, связанных со стержнем 5 динамометра 6.
GO 1133/24
вытаскивается из захвата с некоторым усилием, которое фоксируется по шкале, размещенной на стрежне динамометра 6. Аналогично проверяются все захваты, что дает возможность оценить величину их силового замыкания на опорную поверхность.
При настройке захватов требуется обеспечить постоянное и одинаковое силовое замыкание каждого захвата, что достигается их индивидуальной настройкой.
Применение  тензометрического позволяет повысить точность настройки захватов листощюводящих систем листовых печатных машин.
Источник информации: 1. Щупы, ГОСТ 882-91. Автх)р/ Ректор МГУП/vi- y Штх ляков В.И. Цыганенко А.М.