АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
MEDICAL AND PREVENTIVE MILKING UNIT

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к ветеринарной гинекологии и акушерству, в частности к аппаратам доильным лечебно-профилактическим, и может быть использовано в качестве высокоэффективной системы профилактических мероприятий, направленных на повышение функциональной активности вымени молочных коров, молочной продуктивности, получения экологически безопасных продуктов питания, а также профилактики и лечения маститов.
Уровень техники
Известно устройство для профилактики мастита у коров, содержащее гибкий световод, узел его крепления, который выполнен в виде пружинной скобы с S-образным кронштейном, на верхнем конце которого закреплен световод, а противоположный конец выполнен в виде упора, выступающего за пределы скобы и установленного с возможностью взаимодействия с гильзой доильного стакана, при этом скобу закрепляют на стакане таким образом, чтобы световод располагался на уровне основания соска, причем при необходимости положение световода регулируется подгибанием кронштейна или изменением положения скобы на стакане с последующим включением источника монохрамического красного света и засвечиванием места у основания соска (см. А.с. SU №1576067, кл. A01J 5/013, опубл. 07.07.1990).
Недостатком данного устройства являются большие трудозатраты, так как процесс доения проводят отдельно от профилактики лечения мастита, для которого требуется ветеринарный специалист, при этом в устройстве, несмотря на наличие узла крепления излучателя, облегчающего направление излучения на рефлексогенную зону или отечную область, использование красного света также ограничивает область применения этого прибора только профилактикой мастита, кроме того, из-за наличия хрупкого световода и блока высокого напряжения для питания газоразрядного лазера применение этого устройства в условиях крупного животноводческого комплекса затруднено, так как невозможно в этих условиях обеспечить соблюдение всех правил безопасности, предотвратить поломку световода, что приводит к вынужденным большим простоям.
Известно устройство для лазерной терапии и стимуляции рефлекса молокоотдачи у животных, включающее источник излучения, блок питания и управления, термоэлектрический холодильник, при этом оно содержит полупроводниковый инжекционный лазерный излучатель, генерирующий монохромический поляризованный когерентный свет в области красного спектра с длиной волны в пределах 0,62-0,92 мкм и имеющий выходную мощность от 100 до 300 мВт, оснащенный схемой стабилизированного питания, термоэлектрический микрохолодильник, снабженный схемой питания и индикатором включения, регулятор тока лазерного диода, причем лазерный излучатель связан с первым выходом схемы стабилизированного питания лазерного излучателя, второй выход которого связан с регулятором тока лазерного диода, а третий выход - со схемой питания термоэлектрического микрохолодильника и с источником питания, термоэлектрический микрохолодильник связан с первым выходом схемы питания термоэлектрического микрохолодильника, второй выход которой связан с индикатором включения микрохолодильника, а третий выход - со схемой стабилизированного питания лазерного излучателя и с источником питания (см. пат. RU №2127136, кл. A61N 5/06, А61М 5/44, А01К 29/00, опубл. 10.03.1999 г.).
Недостатком данного устройства является сложность конструкции, высокая его себестоимость.
Известен аппарат «СТП-3» для воздействия на вымя коровы электромагнитным полем ультрафиолетовыми лучами высокой частоты путем воздействия на молочные железы контактным методом от 1 до 5 мин на каждую точку акупунктуры курсом 7-10 сеансов два раза в день, утром и вечером (см. Наставление по применению лазерных аппаратов марки "СТП" в ветеринарии: Утвержден департаментом ветеринарии Минсельхозпрода 19.03.99 г., М., с.3).
Недостатком данного аппарата являются большие трудовые затраты ветеринарных работников, возникающие при отпуске лечебно-профилактических процедур, что затрудняет его широкое внедрение в сельскохозяйственное производство.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту и принятый авторами за прототип является устройство для стимуляции рефлекса молокоотдачи, профилактики и лечения мастита у коров, содержащее доильный стакан с гильзой и расположенной на ней сосковой резиной, излучатель монохромического света, узел крепления излучателя, содержащий на доильном стакане кольцеобразную насадку, при этом кольцеобразная насадка выполнена в виде конусообразного кольцевого теплоотвода, в котором расположен излучатель монохромического света в виде полупроводникового лазера.
В устройстве лазер выбран с рабочим диапазоном излучаемых длин волн от 0,62 до 1,06 мкм.
В устройстве использован полупроводниковый непрерывный лазер.
В устройстве использован полупроводниковый импульсный лазер.
В устройстве в теплоотводе установлен, по крайней мере, один дополнительный полупроводниковый лазер (см. пат. RU №2216931, кл. A01J 5/013, опубл. 20.12.2001 г.).
Недостатком данного устройства является относительно невысокая эффективность стимуляции рефлекса молокоотдачи, профилактики и лечения мастита у коров, так как излучатель монохромического света расположен на конусообразном кольцевом теплоотводе, что дает возможность попаданию излучения только в области точек акупунктуры у основания вымени коровы.
Раскрытие изобретения
Задачей предлагаемого изобретения является разработка аппарата доильного лечебно-профилактического, обладающего упрощением конструкции, снижением трудозатрат и высокоэффективной системой профилактических мероприятий, направленных на повышение функциональной активности вымени молочных коров, молочной продуктивности, получения экологически безопасных продуктов питания, а также лечения маститов.
Технический результат, который может быть получен с помощью предлагаемого изобретения, сводится к упрощению конструкции, снижению трудозатрат, повышению функциональной активности вымени молочных коров, молочной продуктивности, получению экологически безопасных продуктов питания, лечению и профилактике маститов.
Технический результат достигается с помощью аппарата доильного лечебно-профилактического, содержащего доильный стакан с гильзой и расположенной на ней сосковой резиной, излучатель, коллектор, соединенный с гильзой доильного стакана, при этом он дополнительно снабжен вторым излучателем, установленном на гибком кронштейне, блоком питания с проводами и выключателем излучателей, причем один конец гибкого кронштейна закреплен к гильзе доильного аппарата, а на другом конце закреплен излучатель на диске, при этом первый излучатель установлен во внутреннюю стенку сосковой резины, а блок питания с проводами и выключателем расположены на коллекторе.
В аппарате излучатели установлены с возможностью контактирования с точками акупунктуры в верхней части вымени и на уровне основания сосков вымени.
В аппарате излучатель использует ток постоянного магнитного поля с напряжением 12 V.
Таким образом, технический результат достигается за счет влияния электрических импульсов электроакупунктуры электромагнитного поля по предлагаемому изобретению на функциональное состояние молочной железы, о чем свидетельствуют многие авторы (см. Иноземцев В.П., Балковой И.И., Крылова Т.В. и др. Опыт применения лазерного аппарата СТП-3 в ветеринарной практике // Ветеринария, 1997 г., 5, 32-36 с.; Казеев Г.В. Ветеринарная акупунктура. Научно-практическое руководство. - М.: РИО РГЗУ. - 2000 г. - 398 с.; Казеев Г.В. Акупунктура - безмедикаментозный метод лечения животных / Ветеринария. - №7, 2010 г. - 44-45 с.; Ливерко И.В. Физиологическое обоснование применения магнитно-инфракрасно-лазерного излучения для повышения функциональной активности вымени у коров: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. биологических наук, Казань, 2011 г., 118 с.)
Применение аппарата доильного лечебно-профилактического с встроенными излучателями в практике молочного скотоводства позволяет усилить эффект активности в альвеолярных структурах молочной железы и, как следствие, увеличить время релаксации, индуцированной таким образом после прекращения воздействия внешнего физического фактора, что свидетельствует о биорезонансном характере этого процесса.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 дан аппарат доильный лечебно-профилактический, общий вид.
На фиг.2, то же, установка аппарата доильного лечебно-профилактического на вымя коровы, разрез.
На фиг.3, то же, расположение точек акупунктуры на вымени у коровы, разрез.
Осуществление изобретения
Аппарат доильный лечебно-профилактический состоит из доильного стакана 1, подсоединенного к вымени 2 коровы (на фиг. не показана), причем вымя 2 имеет точки 3 акупунктуры, которые расположены в верхней части вымени 2 и в области присоски на уровне основания 4 сосков (на фиг. не обозначены) (см. Казеев Г.В. Ветеринарная акупунктура. Научно-практическое руководство. - М.: РИО РГЗУ. - 2000. - 398 с.), причем точки 3 акупунктуры, которые расположены в верхней части вымени 2, являются наиболее активными, при этом доильный стакан 1 содержит гильзу 5 и расположенную на ней сосковую резину 6, выполненную совместно с молочной трубкой 7 путем плавного перехода в молочную трубку 7, а во внутренние стенки сосковой резины 6 в области присоски на уровне основания 4 сосков установлен излучатель 8 с возможностью контактирования с точкой 3 акупунктуры на уровне основания 4 сосков вымени 2, при этом аппарат снабжен вторым излучателем 9, установленном на гибком кронштейне 10, блоком питания 11 с проводами 12 для подсоединения излучателей 8 и 9 и выключателем 13 излучателей 8 и 9, которые расположены вдоль гильзы 5 доильного стакана 1 и кронштейна 10, причем один конец гибкого кронштейна 10 закреплен к гильзе 5 доильного стакана 1, а на другом конце гибкого кронштейна 10 установлен диск 14, на котором закреплен излучатель 9 с возможностью контактирования с точкой 3 акупунктуры в верхней части вымени 2, а блок питания 11 с проводами 12 и выключателем 13 расположены на коллекторе 15, который соединен с гильзой 5 доильного стакана 1, при этом коллектор 15 снабжен также шлангом (на фиг. не обозначен) вакуумным, который соединен с доильным стаканом 1.
Аппарат доильный лечебно-профилактический эксплуатируют следующим образом.
При включении доильного аппарата в работу доильный стакан 1 с гильзой 5, которых взято четыре по количеству сосков, каждый из которых подсоединяют к вымени 2 коровы, следя, чтобы диск 14 с излучателем 9 на гибком кронштейне 10 каждого доильного стакана 1 оказался в верхней части вымени 2 с возможностью контактирования с наиболее активной точкой 3 акупунктуры, а излучатель 8, установленный во внутренние стенки сосковой резины 6, в области присоски, на уровне основания 4 сосков, с возможностью контактирования с точкой 3 акупунктуры на уровне основания 4 каждого соска вымени 2 и плотно прилегали к коже, этого легко достигают за счет гибкости кронштейна 10 и сосковой резины 6, затем включают с помощью выключателя 13 блок питания 11, соединенного проводами 12 с излучателями 8 и 9, расположенных на коллекторе 15, при этом, следовательно, одновременно с процессом доения происходит обработка точек 3 акупунктуры излучением в мягкие ткани вымени 2 коровы электрическим током с напряжением 12 V, при этом молоко попадает в коллектор 15 по молочной трубке 7, выполненной совместно с сосковой резиной 6, а по окончании доения производят отключение блока питания 11 с помощью выключателя 13 и соответственно излучателей 8 и 9, после чего отсоединяют доильные стаканы 1 от вымени 2 коровы, при этом аппараты, генерирующие данные излучения, применяют в начале и конце лактационного периода, которые повышают молочную продуктивность коров на - 11,8; жирность молока на 2% и содержание белков на 3,2%, что удерживается в течение трех недель после излучения, излучение в конце лактации предотвращает преждевременный самозапуск коров (см. Ливерко И.В. Физиологическое обоснование применения магнитно-инфракрасно-лазерного излучения для повышения функциональной активности вымени у коров: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. биологических наук, Казань, 2011, с.). Воздействие электромагнитного поля на организм коров через биологически активные точки 3 акупунктуры молочной железы повышает в крови содержание сегментоядерных нейтрофилов на 29,6%; альбуминов 26,9%; гаммаглобулинов в 2,6 раза; иммуноглобулинов G в 2 раза; бактерецидная активность сыворотки крови в 1,47; ЦИК средних и малых размеров, и гемоглобина. Излучение электромагнитного поля и электроакупунктура усиливают отток лимфы от вымени 2 в течение 24 часов, в зависимости от периода лактации после излучения изменяется белковое состояние оттекающей лимфы, понижается концентрация общего белка в начале и конце лактации по сравнению с серединой на 9,1 и 6,7% соответственно, а в конце лактации альбуминов на 19,6%; гаммаглобулинов на 14,7%. Излучение повышает содержание в лимфе альбуминов в 1,3 раза, Y-глобулинов в 1,1 раза и глюкозы в 1,7 раза, снижает в молоке количество соматических клеток на 22,4-32,8%, повышает содержание мурамидазы в 1,72 раза, лизоцима М в 1,14 раза, иммуноглобулинов в 1,6 раза. Элетроакупунктура действующая на биологически активные точки 3 в мягкие ткани вымени 2 коровы вызывает повышение иммуноглобулинов G на 8,6%, ЦИКЗ - 2,54%, ЦИК4 - 4,7%, в лимфе возрастает количество общего белка на 17,6%, альбуминов на 20,95%, гаммаглобулинов на 10,74%, глюкозы в 1,63 раза, при этом функциональная активность вымени 2 коровы повышается при воздействии электроакупунктуры на биологически активные точки 3 вымени 2 на 16,2% (см. Ливерко И.В. Физиологическое обоснование применения магнитно-инфракрасно-лазерного излучения для повышения функциональной активности вымени у коров: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. биологических наук, Казань, 2011 г., с). Клиническая эффективность электроакупунктуры при мастите крупного рогатого скота составляет (субклиническом и серозно-катаральном) 97,9 и 92,0% (см. Иноземцев В.П., Балковой И.И., Крылова Т.В. и др. Опыт применения лазерного аппарата СТП-3 в ветеринарной практике // Ветеринария, 1997, 5, с.32-36). Таким образом, предлагаемый аппарат позволяет исключить трудозатраты ветеринарного врача при массовых лечебно-профилактических обработках дойного стада, направленных на повышение молочной продуктивности, резистентности, профилактики и лечения маститов, при этом он имеет упрощенную конструкцию и невысокую себестоимость. Предлагаемый доильный стакан 1 можно использовать в двух- и трехтактных доильных аппаратах, используемых в молочном скотоводстве.
Предлагаемое изобретение по сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества:
- упрощение конструкции изготовления аппарата доильного лечебно-профилактического;
- невысокая себестоимость;
- повышение молочной продуктивности и резистентности коров;
- профилактика и лечение маститов;
- исключение трудозатрат ветеринарного врача при массовых лечебно-профилактических обработках дойного стада.
Список литературы
1. Иноземцев В.П., Балковой И.И., Крылова Т.В. и др. Опыт применения лазерного аппарата СТП-3 в ветеринарной практике // Ветеринария, 1997 г., 32-36 с.
2. Казеев Г.В. Ветеринарная акупунктура. Научно-практическое руководство. - М.: РИО РГЗУ. - 2000 г., 398 с.
3. Казеев Г.В. Акупунктура - безмедикаментозный метод лечения животных / Ветеринария. - №7, 2010 г., 44-45 с.
4. Ливерко И.В. Физиологическое обоснование применения магнитно-инфракрасно-лазерного излучения для повышения функциональной активности вымени у коров: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. биологических наук, Казань, 2011 г., 118 с.
5. Наставление по применению лазерных аппаратов марки "СТП" в ветеринарии: Утвержден департаментом ветеринарии Минсельхозпрода 19.03.99, М., 3 с.
6. Плахотин М.В. Иглотерапия в ветеринарии. - М.: Колос, 1966 г. - 264 с.