Электрод для мониторинга электрической активности желудочно-кишечного тракта лошади в физиологическом эксперименте

Полезная модель относится к экспериментальной физиологии и может быть использована для исследований в области физиологии питания при изучении электрической активности желудочно-кишечного тракта лошадей с использованием электромиографии.
Лошадь по адаптационным способностям пищеварительной системы принадлежит к травоядным животным. Поедание корма зависит от многих экзогенных и эндогенных факторов (Скопичев В.Г. Зоотехническая физиология: учеб. пособие для академического бакалавриата / В.Г. Скопичев, Н.Н. Максимюк, Б.В. Шумилов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. 192-195 с.).
Одно из первых мест среди незаразных заболеваний в коневодстве занимают болезни пищеварительной системы, в частности болезни желудка и кишечника с явлениями колик. Среди них наиболее часто встречаются острое расширение желудка, химостазы и копростазы, причиной которых являются различные погрешности в кормлении, содержании и эксплуатации лошадей. Появление расстройства пищеварения на почве других болезней ухудшает течение первичного процесса и вызывает летальный исход (Жаргалов Ц.Ж. Секреторно-моторная деятельность желудка лошадей забайкальской породы в норме и при остром расширении / Ц.Ж. Жаргалов, Ю.А. Тарнуев, С.С. Тармакова, Ж.Ж. Жаргалов. Монография. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА, 2005. 18-19 с.).
Известно устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах (пат. РФ №2102005), содержащее клетку для размещения крыс, которая выполнена с отверстием под втулку, игольчатые электроды для вживления в серозно-мышечный слой желудка и тонкой кишки, каждый из которых выполнен в виде двух изолированных параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл электрода после вживления, втулку, состоящую из цилиндрической части с двумя ограничительными фланцами и имеющую осевое сквозное отверстие для расположения хвоста крысы Электрод, вживляют в серозно-мышечный слой желудка или тонкой кишки при исследовании электрической активности отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а затем для записи сигнала электрической активности подключают к средствам регистрации,
В этом устройстве для расположения игл электрода на постоянном расстоянии относительно друг друга используют самотвердеющую пластмассу, например протакрил, которым заливают форму с иглами. Однако протакрил, изготовленный без полимеризации, имеет пониженные физико-механические свойства (ударную вязкость, прочность на изгиб, модуль упругости, прочность и др.), имеет высокую пористость и не достаточно надежен при эксплуатации, что ведет к пониженным срокам сохранения расстояния между иглами электрода и к недостаточным срокам его службы, что является недостатком данного электрода.
Известно электродное устройство для электрофизиологических исследований (пат. РФ 2317000) содержащее корпус и смонтированные в нем один или два игольчатых электрода для вживления в серозно-мышечный слой желудка и тонкой кишки, каждый из которых выполнен в виде двух изолированных; параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл электрода после вживления, к каждому из которых подсоединен отдельный провод с выходом последнего за пределы корпуса, а также средство фиксации устройства на объекте исследования выполненного в виде съемного элемента из эластично-упругого материала в форме, например, пластинки, надетой (наколотой) на свободные концы игольчатых электродов. Данное устройство выбрано в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является соединение иглы электрода с проводом при помощи пайки. С учетом того, что игла электрода выполнена из платины необходим соответствующий припой, например выполненный по патенту; РФ 2116876, включающий кремний, палладий и платину. Однако доказательств отсутствия токсичности припоя в прототипе не приводится, хотя известно, что тяжелые металлы(их катионы и анионы) все токсичны.
Технический результат заключается в возможности эффективного проведении физиологических экспериментов на лошадях с наиболее полным рассмотрением характерных причин нарушений электрической активности желудочно-кишечного тракта в норме, патологии и раннем послеоперационном периоде с возможностью исследования влияния проведенного вмешательства либо его отсутствия на электрическую активность желудочно-кишечного тракта лошади.
Технический результат достигается за счет того, что электрод для мониторинга электрической активности желудочного-кишечного тракта лошади в физиологическом эксперименте выполненный из платины, снабженный средством для фиксации электрода на объекте исследования, изготовленный О-образной формы толщиной 0,2 мм, с отверстием в центре, диаметром равным 1 мм, для фиксации электрода на объекте исследования и снабжен пластиной прямоугольного сечения для соединения с опрессованным проводом.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид электрода, на фиг. 2 представлено вживление электродов в мышечную оболочку кишечника, на фиг. 3 - фиксация электродов в мышечной; оболочке кишечника.
Электрод 1 для мониторинга электрической активности желудочного-кишечного тракта лошади выполнен из платины толщиной 0,2 мм, имеющий О-образную форму с отверстием 2 в центре, диаметром равным 1 мм, для фиксации электрода на объекте исследования с помощью тонкой шелковой нити. Электрод 1 снабжен пластиной 3 прямоугольного сечения для соединения с опрессованным проводом 4. Одним из самых надежных соединений является, соединение проводов (контактов) опрессовкой, пайка в этом случае не требуется Суть опрессовки сводится к совместной деформации соединяемых контакта 3 и провода 4 за счет чего обеспечивается надежный электрический контакт.
Использование электрода осуществлялось следующим образом.
После подготовки лошади к операции производили новокаиновую блокаду. Операционное поле обрабатывалось обычным способом. Через разрезы брюшной стенки извлекались участки кишечника, в которые вшивались платиновые электроды. Для этого скальпелем делался надрез серозной и мышечной оболочки кишечника на глубину 1-2 мм, в который вставлялся электрод. К электроду заранее прикреплялась через отверстие 2 тонкая шелковая нить.
Один из свободных концов нити вставляли в ушко хирургической иглы, которая вкалывалась в ткани угла раны, затем выводилась на поверхность серозной оболочки. Таким образом протягивалась вторая нить. После этого подтягиванием за нити электрод втягивался глубину мышечного слоя (фиг. 2) и фиксировался хирургическим узлом (фиг. 3) После вшивания электродов конец каждого провода выводился на стороне хирургической раны. Биопотенциалы кишечника фиксировали регистрирующими аппаратами.
Платиновые электроды позволяют исключать нежелательные местные воспалительные реакции, а также получать качественные электрогастрограммы различных отделов желудка и кишечника Использование платиновых электродов позволяет проводить длительное мониторирование сократительной способности различных отделов желудка и кишечника у различных животных, как здоровых, так и экспериментальных и больных животных. Применение опрессовки для соединения контакта 3 с проводом 4 исключает токсическое воздействие на ткани кишечника или желудка.