СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ

Полезная модель относится к устройствам для дезинфекции и стерилизации водяным насыщенным паром медицинских материалов, изделий и инструментов.
Известен стерилизатор паровой ВК-30-01 [Стерилизатор паровой ВК-30-01 (ВК 32.00.000.-01). Руководство по эксплуатации, Тюмень, ТЗМОИ, 2004], содержащий корпус, в котором установлены водопаровая камера с водоуказательной колонкой и манометром и вставленная в нее стерилизационная камера с мановакуумметром, снабженная герметичной верхней крышкой, эжектор, к которому подключена стерилизационная камера и трубопровод подачи воды, и блок управления, к которому подключены датчики уровня воды и электронагреватели водопаровой камеры.
Во всех трубопроводах известного стерилизатора установлены краны. Стерилизатор не предназначен для автоматической работы. Установленный в нем эжектор не обеспечивает нужных параметров.
Задачей, стоящей перед полезной моделью, является создание стерилизатора парового более надежного в работе, с автоматизированным управлением.
Для решения поставленной задачи в стерилизаторе паровом, содержащем корпус, в котором установлены водопаровая камера-парогенератор с водоуказательной колонкой и манометром, и вставленная в нее и сообщающаяся с ней стерилизационная камера с мановакуумметром, снабженная герметичной верхней крышкой, трубопровод для выравнивания давления в стерилизационной камере и трубопровод для подачи и сброса воды из водопаровой камеры, блок вакуумирования, к которому подключена стерилизационная камера, и блок управления, блок вакуумирования дополнительно снабжен подключенным к стерилизационной камере конденсатором, с трубопроводом
и электромагнитным клапаном для создания вакуума и трубопроводом и электромагнитным клапаном для сброса пара, при этом электромагнитные клапаны установлены также в трубопровод для выравнивания давления в стерилизационной камере и трубопровод для сообщения водопаровой камеры со стерилизационной.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 схематически показан стерилизатор паровой, на фиг.2 приведена схема стерилизатора.
Стерилизатор паровой собран в корпусе 1. Стерилизатор включает в себя герметично закрываемую сверху откидной крышкой 2 стерилизационную камеру 3, вставленную в водопаровую камеру-парогенератор 4 и образующую с ним общий термоизолированный блок стерилизации.
Камера 3 снабжена мановакууммертом 5 и к ней подключены трубопровод 6 подачи воздуха с обратным клапаном 7, электромагнитным клапаном 8 и фильтром 9 бактериальной очистки, и трубопровод 10, сообщающий ее через электромагнитный клапан 11 с парогенератором.
Парогенератор снабжен манометром 12, предохранительным клапаном 13, водоуказательной колонкой 14 и двумя датчиками 15 и 16 нижнего и верхнего уровней воды.
Снизу стерилизационной камеры 3 выходит трубопровод 17, сообщающийся с конденсатором 18, от которого отходит трубопровод 19 для сброса пара с сетчатым фильтром 20, электромагнитным клапаном 21 и обратным клапаном 22. К конденсатору подведен трубопровод 23 с электромагнитным клапаном 24 для создания вакуума. Вода в парогенератор поступает по трубопроводу 25, в котором установлены электромагнитный клапан 26 и обратный клапан 27. Для слива воды из парогенератора предназначен трубопровод 28 с краном 29. Трубопроводы 23 и 25 запитаны из одного источника воды.
Стерилизатор снабжен блоком управления процессом, в который входит вся электроника для автоматического проведения процесса, в том числе электроблок 30 и пульт управления 31. К блоку управления подключены все
электромагнитные клапаны, контрольно-измерительные приборы и электронагреватели парогенератора.
Работа подключенного к электросети стерилизатора начинается с включения водяного выключателя, подающего воду к трубопроводам 23 и 25.
При отсутствии воды в парогенераторе датчик 15 включит электромагнитный клапан 26 для подачи воды. При закрытой крышке 2 также включатся клапаны 11 и 21. При достижении водой верхнего уровня датчик 16 включает в работу электронагреватели парогенератора 4 и отключает клапаны 26, 11 и 21.
Идет образование пара до величины установки электрокантактного манометра. При достижении рабочего давления начинается разогрев камеры, при этом включаются клапаны 11 для подачи пара в камеру и 21 для сброса пара. При достижении в камере 3 температуры 94°С начинается двухэтапное удаление воздуха из камеры 3. Первоначально пульсирующей продувкой, когда попеременно включаются клапаны 11 и 21, при этом должно быть 13-15 пульсаций. Затем выполняют две пульсации вакуума путем попеременного включения клапанов 24 для создания вакуума, 11 для подачи пара и 21 для сброса пара. На пульт выводится температура в камере и включается световой индикатор «нагрев» пульсирующим светом.
По окончании второй пульсации вакуума закрываются клапаны 21 и 24, удаление воздуха заканчивается, включается клапан 11 и начинается нагрев стерилизуемой загрузки до температуры стерилизации. На протяжении этапа конденсат из камеры периодически удаляется через клапан 21. Индикатор «нагрев» включается постоянным светом.
При достижении заданной температуры в камере начинается этап стерилизационной выдержки. Включается световой индикатор «стерилизация», индикатор «нагрев» гаснет. На этом этапе периодически открывается клапан 11 и проводится удаление конденсата из камеры с помощью клапана 21.
По истечению времени стерилизации производится выпуск пара и вакуумная сушка стерилизуемых изделий. Включается световой индикатор
«сушка» пульсирующим светом, а индикатор «стерилизация» гаснет. Открывается электромагнитный клапан 21, а клапан 11 закрывается, происходит сброс пара из камеры и снижение в ней давления, после чего включается клапан 24. В камере создается разрежение глубиной не менее минус 0,08 МПа.
После сушки происходит выравнивание давления в стерилизационной камере с атмосферным. При этом открывается клапан 8, а индикатор «сушка» включается постоянным светом. После завершения этапа включаются все три световых индикатора пульсирующим светом, и звучит звуковой сигнал, означающий конец цикла.
Убедившись по мановакуумметру 5 в том, что давление в стерилизационной камере сравнялось с атмосферным, открывают крышку 2, при этом световые индикаторы на панели гаснут. Производят выгрузку простерилизованных изделий.
При отказе или сбое автоматики возможно проведение (завершение) цикла стерилизации в ручном режиме. К разъему стерилизатора «управление ручное» 32 подключают пульт ручного управления (РУ), при этом на нем вспыхнет индикатор «пульт». Настраивают электроконтактный манометр 12 на нужный режим. Загружают камеру и закрывают крышку 2, на пульте РУ включается индикатор «дверь». Все дальнейшие режимы осуществляются с пульта РУ.