УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ - МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ЛАМПА МИНИНА С ПОЛЯРИЗУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к аппаратуре для фототерапии.
На протяжении полувека в 20 столетии наиболее популярным медицинским прибором была так называемая «синяя лампа», созданная русским военным врачом А.В. Мининым. Лампа Минина представляет собой простое устройство, в котором источник излучения - вольфрамовая нить накаливания расположена в фокусе параболического зеркального отражателя. Этот отражатель преобразует излучение лампы в почти параллельный пучок света. Колба лампы Минина изготовлена из «кобальтового» стекла. «Кобальтовое» стекло колбы выполняет роль светофильтра и пропускает только синие лучи.
Эффективность воздействия синим светом, доказана фундаментальными медико-биологическими исследованиями (1, 2, 3 и др.). Вероятно, это побудило ряд фирм возобновить выпуск «синих ламп», к сожалению, в худшем исполнении, чем оригинал.
Несмотря на простоту и совершенство конструкции, обеспечившей ей долголетие, лампа Минина имеет ряд недостатков, которые проявились в процессе технического прогресса и в настоящее время она не отвечает современному уровню медицинской техники. Основными из них являются наличие теплового излучение лампы накаливания и широкий спектр пропускание света синим светофильтром. Появление газоразрядных ламп позволило использовать в этом устройстве газоразрядную лампу с нанесенным на ее внутреннюю поверхность узкополосным люминофором, излучающим синий свет. Узкополосный люминофор на основе редкоземельных соединений позволяет получить почти монохроматическое излучение синего света с пиком излучения 440±10 нм, кроме того в этой лампе отсутствует инфракрасное излучение, вызывающее тепловой эффект.
Оба варианта лампы Минина описаны в источниках 3 и 4. Эти приборы работают от сети электротока с напряжением в 127 и/или 220 В. Сеанс фототерапии длится 30-40 мин.
Оба аналога по современным представлениям технически и морально устарели. Они достаточно громоздки, ламповые источники света недолговечны и работают только от электросети.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание современного устройства, сохраняющего идею аналога, но более компактного, с низким потреблением электроэнергии, позволяющим использовать автономное питание в виде аккумулятора, встроенного в корпус устройства, с возможностью его перезарядки, и, самое главное, излучающее холодный синий свет с более высоким биологическим эффектом воздействия.
Техническое решение достигается использованием матрицы сверхярких светоизлучающих диодов (СИД) и пластины-поляризатора, через которую проходит свет от источника излучения.
Современные суперлюминесцентные СИД являются продуктом новейших нанотехнологий, они миниатюрны, обладают высоким уровнем мощности монохроматического оптического излучения, дешевы, долговечны (срок службы от 30000 до 50000 ч.), потребляют ничтожное количество электроэнергии и обладают высокой устойчивостью к механическим вибрациям.
Пластины-поляризаторы, пришедшие на смену сложным поляризующим устройствам, например, такому как в устройстве «Биоптрон» фирмы Цептор, позволяют получить поляризированный свет, после прохождения его через пластину-поляризатор.
Поляризированный свет значительно глубже проникает глубь тканей организма и оказывает более выраженное биологическое воздействие.
Предлагаемое устройство представлено на фигуре 1. Оно состоит из корпуса 1, со съемной крышкой, верхняя часть которой представлена прозрачной пластиной-поляризатором 2. В корпусе, непосредственно прилегая к поляризующей пластине 2, расположена светоизлучающая матрица 3 из СИД. В корпусе устройства также расположен заменяемый аккумулятор 4, зарядка которого производится через гнездо 5 для штекера зарядного устройства. Включается и выключается устройство кнопкой 6, расположенной на корпусе устройства. Источник питания соединен с матрицей 3 проводами 7, также расположенными в корпусе 1.
Устройство работает следующим образом.
Излучающая поверхность устройства позиционируется к месту фотовоздействия. Причем возможно как дистанционное, так и контактное проведение сеанса фототерапии. Кнопкой 6 устройство включается и по окончании времени фототерапии, также кнопкой 6 выключается.
Полезная модель - устройство для фототерапии «Модернизированная лампа Минина с поляризующим эффектом» имеет следующие преимущества перед имеющимися аналогами:
1) компактно, вес около 300 гр., удобно при транспортировке
2) имеет автономное питание, что позволяет его использовать в различных условиях, в том числе и в транспорте.
3) наличие матрицы СИД в качестве источника света - позволяет получить холодное свечение синего света, тем самым делая возможным проведение лечебных процедур контактным способом, а так же сокращает время лечебной процедуры.
4) использование пластины-поляризатора света повышает эффективность лечебного воздействия.
5) использование СИД в качестве источника оптического излучения значительно удлиняет срок службы устройства (30000-50000 часов), а также делает его более устойчивым к механическим воздействиям.
6) Использование СИД позволяет исключить применение дорогостоящего зеркального отражателя, т.к. поверхность СИД имеет свою отражающую поверхность, что значительно удешевляет устройство и делает его компактным.
Литература
1. Senger H. Blue Light Responses: Phenomena and Occurrence in Plants and Microorganisms. CRC Press, Boca Raton. Florida, 1987, V.1-2.
2. Карандашов В.И., Петухов Б.Б.. Корнеев А.А. и др. Ответы на синий свет у человека//Бюл эксп биологии и медицины. 2000. - №2 - с.217-221.
3. Карандашов В.И., Петухов Б.Б., Зродников B.C. Фототерапия. - М.: Медицина 2001
4. Карандашов В.И., Палеев Н.Р., Петухов Б.Б., Джулини Г. Лечение синим светом. Изд. дом «Техника молодежи». М. 2009.