УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

1. Ультразвуковой способ измерения расхода жидких и газообразных сред, включающий подачу сигналов определенной частоты на передающие преобразователи, установленные на поверхности трубопровода на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль его оси и формирование результирующего ультразвукового сигнала с передающих преобразователей, прием результирующего сигнала приемными преобразователями, также установленными на поверхности трубопровода на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль его оси и определение параметров принимаемого сигнала, по которым вычисляют скорость и расход текущей среды в трубопроводе, отличающийся тем, что подачу сигналов на передающие преобразователи производят с изменением во времени разности фаз между сигналами, при этом изменяют направление результирующего ультразвукового сигнала с передающих преобразователей и осуществляют его сканирование вдоль оси трубопровода, регистрируют изменение амплитуд сигналов, принимаемых приемными преобразователями, определяют амплитуду, соответствующую минимальному значению суммарного сигнала с двух соседних преобразователей, и определяют разность фаз, соответствующую данному минимальному значению, по которой вычисляют скорость и расход текущей среды.
2. Ультразвуковой расходомер, содержащий передающие ультразвуковые преобразователи, установленные на поверхности трубопровода на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль его оси, и приемные ультразвуковые преобразователи, также установленные на поверхности трубопровода на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль его оси, генератор электрических колебаний и делитель сигнала, подключенные к передающим преобразователям, усилители сигнала и блоки обработки сигнала, соединенные с приемными преобразователями, а также блок управления, соединенный с генератором и блоками обработки сигналов, отличающийся тем, что дополнительно введены фазовращатели, включенные между делителем сигнала и передающими преобразователями, при этом фазовращатели соединены с блоком управления.