Анализ технологических аварий нефтепроводов

ным и в тех случаях, когда скорость счета от источника сравнима со скоростью счета фона, т.е. в случае близко-фонового излучения.

Исследования [4] показали, что определение направления на источник целесообразно проводить, используя три детектора и экран. Первый детектор (Д1) помещается в экран с коэффициентом ослабления, независящим от угла в интервале 2п радиан (рис. 3); второй детектор (Д2) помещается в экран с коэффициентом ослабления, зависящим от угла таким образом, чтобы коэффициент ослабления изменялся от минимального значения до максимального в диапазоне углов от 0 до 2п радиан (рис. 4, а).

Интенсивность проникающего излучения, измеряемая первым детектором ^=Ку0; вторым детектором - ^=К^, где К1, К2 - коэффициенты ослабления первого и второго экранов соответственно, ^ - интенсивность проникающего излучения при отсутствии экрана.

Из соотношения значений интенсивностей проникающих излучений, измеряемых первым и вторым детектором, определяется коэффициент пропорциональности между коэффициентами ослабления экранов с независимым и зависимым от угла коэффициентом ослабления

^ к2

К

п

Л К!

Таким образом, за известными коэффициентами пропорциональности КП и коэффициентом ослабления первого экрана К1, найдём коэффициент ослабления второго экрана К2, который зависит от направления на источник проникающего излучения, т.е угол между выбранным направлением и направлением на источник проникающего излучения а, где а = f (К 2 ). Коэффициент ослабления К2 известной толщины поглотителя (рис. 4а), который зависит от угла:

Ъ = Ь •

а

360е

, где Ь -геометрическая константа; а - угол в диапазоне от 0 до

360°. Толщина поглотителя изменяется от 0 до Ь, а коэффициент ослабления изменяется пропорционально толщине.

Рис. 3. Детектор с кольцевым поглотителем

Рис. 4. Детекторы: а) с поглотителем, у которого коэффициент ослабления зависит от угла, б) с сегментным поглотителем, перекрывающий угол приблизительно 0°

Таким образом, рассмотренное устройство может быть использовано как для регистрации направления на источник гамма-излучения (в том числе и на импульсные источники) в диапазоне углов 2% радиан с погрешностью 3 - 6°, так и для определения расстояния до источника за счёт уменьшения (комптон-эффект) в слое воздуха при помощи измерителя спектра энергий гамма-излучения.

Библиографический список

1. Пат. 2481597 Российская Федерация, G01T1/169. Способ определения положения точечного источника гамма-излучения / Васильев А. В., Садовников Р. Н., Быков А. В., Тырышкин С. Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное Бюджетное учреждение «33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт» министерства обороны Российской Федерации.

2. Чернявский И. Ю. Увеличение контролируемой площади при ведении радиационной разведки местности / И. Ю. Чернявский // Мехашка та машино-будування // Науково-техшчний журнал. Харюв. НТУ «ХП1», 2013. - № 1. -С.217-222.

3. Adams A., Directional characteristics of cylindrical scintillators // Nucl. Instrum. and Meth. 1971. № 95.

4. Григор'ев О. М., Беденко Л. Б., Сакун О. В. Визначення напрямку на джерело проникаючих ядерних випромшювань. 1нформацшний бюлетень вшськ РХБ захисту № 1 (5) 2007. Науково-шформацшне видання. - Харюв: Х1ТВ, 2007. — 112 с.

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Сборник статей по материалам II всероссийской научно-практической конференции с международным участием

19 декабря 2013 года

В двух частях Часть 1

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 25.12.2013. Усл. печ. л. 26,4. Бумага офсетная. _Тираж 300 экз. Заказ № 000._

Отпечатано: типография «ЛИО» г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 5б, оф. 702