Зеркальный коллиматор

Зеркальный коллиматор
Полезная модель относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно - к зеркальным коллиматорам, используемым для контроля параметров изделий, включающих тепловизионные системы.
Известен зеркальный коллиматор, используемый для контроля параметров тепловизоров, включающий оптически связанные зеркальный объектив и тест-объект, например, тепловая мира, расположенный в фокальной плоскости объектива 1. Недостатком известного зеркального коллиматора является невозможность его использования для контроля параметров оптических приборов, работающих в видимой области спектра излучения.
Наиболее близким к заявляемому является зеркальный коллиматор, включающий оптически связанные зеркальный объектив, тест-объект, например, щель или диафрагма, расположенный в фокальной плоскости объектива, и систему подсветки тест-объекта 2. Данный зеркальный коллиматор может быть использован для контроля оптических параметров изделий как в видимом, так и в инфракрасном спектральных диапазонах излучения. Однако, недостатком прототипа является низкий контраст изображения марки тест-объекта при его использовании для контроля параметров тепловизионных приборов, особенно при наличии значительного теплового фона перед контролируемым изделием, что снижает его эксплуатационные характеристики.
Задачей полезной модели является повышение эксплуатационных характеристик за счет увеличения контраста изображения марки тестобъекта.
-а.  О -2 --1 -5 - 5 1 2 г МПК: G02B 27/30, G01B 11/26
фокальной плоскости зеркального объектива, и систему подсветки тестобъекта, тест-объект снабжен системой подогрева и выполнен в виде оптической пластины с полированными рабочими поверхностями, на первую из которых, обращеннзоо к зеркальному объективу, нанесено металлическое покрытие, в котором выполнены прозрачные штрихи, образующие рисунок тест-объекта.
Система подогрева оптической пластины может быть выполнена в виде токопроводящего покрытия, нанесенного на вторую рабочую поверхность оптической пластины и подключенного к источнику питания.
Система подогрева оптической пластины может быть выполнена также в виде источника теплового излучения, размещенного вблизи оптической пластины или на ней.
Введение системы подогрева тест-объекта и выполнение тест-объекта в виде оптической пластины с полированными рабочими поверхностями, на первую из которых, обращенную к зеркальному объективу, нанесено металлическое покрытие, в котором выполнены прозрачные штрихи, образующие рисунок тест-объекта, обеспечивает повышение яркости изображения тест-объекта на экране монитора контролируемого тепловизионного прибора за счет повышения интенсивности излучения благодаря повышению температуры оптической пластины относительно температуры окружающей среды, что приводит к повышению контраста изображения тест-объекта, а следовательно, к повышению эксплуатационных характеристик заявляемого зеркального коллиматора.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема зеркального коллиматора, на фиг.2 - пример внешнего вида первой рабочей поверхности оптической пластины с рисунком тест-объекта.
Зеркальный коллиматор включает (фиг.1) оптически связанные зеркальный объектив 1, плоское зеркало 2, тест-объект 3, расположенный в фокальной плоскости зеркального объектива 1, систему подсветки 4 тестобъекта, например, светодиод, а также систему подогрева 5 тест-объекта. Тест-объект выполнен в виде оптической пластины с полированными рабочими поверхностями, на первую из которых, обращенную к зеркальному объективу 1, нанесено металлическое покрытие, в котором выполнены прозрачные штрихи, образующие рисунок тест-объекта. Рисунок тест-объекта в рассматриваемом случае представляет собой прозрачное перекрестие 6, как это показано на фиг. 2. Система подогрева оптической пластины может быть выполнена в виде токопроводящего покрытия, нанесенного на вторую рабочз о поверхность оптической пластины и подключенного к источнику питания. В данной реализации система подогрева 5 оптической пластины выполнена в виде источника теплового излучения, например пары термоэлементов, размещенных вблизи оптической пластины. Также термоэлементы могут располагаться на оптической пластине. Зеркальный объектив 1 в простейшем случае может быть сферическим или асферическим. Плоское зеркало 2 обеспечивает оптическую связь объектива 1 с тест-объектом 3 и имеет небольшие размеры, так как диафрагмирует часть выходящего из коллиматора излучения.
Работает зеркальный коллиматор следующим образом.
Система подсветки 4, включающая, например, светодиод, подсвечивает тест-объект 3, например, прозрачное перекрестие 6 в непрозрачном металлическом покрытии оптической пластины. Лучи света, прошедшие прозрачное перекрестие, отражаются от плоского зеркала 2, затем от зеркальной поверхности объектива 1 и выходят из зеркального коллиматора параллельным пучком, так как перекрестие 6 тест-объекта расположено в фокальной плоскости зеркального объектива 1. Инфракрасные (тепловые) лучи от разогретой оптической пластины тестобъекта проходят через прозрачные штрихи в металлическом покрытии оптической пластины, также отражаются от зеркала 2, затем от зеркальной
поверхности объектива 1 и выходят из зеркального коллиматора параллельным пучком, так как перекрестие тест-объекта для тепловых лучей также расположено в фокальной плоскости объектива 1. Поскольку оптическая пластина благодаря системе подогрева имеет более высокую температуру относительно температуры окружающей среды, то интенсивность теплового коллимированного пучка значительно выше, чем у прототипа, что обеспечивает более высокий контраст изображения рисунка тест-объекта на экране монитора контролируемого тепловизора при использовании заявляемого зеркального коллиматора.
Таким образом, заявляемый зеркальный коллиматор обладает более высокими эксплуатационными характеристиками.
Источники информации
1. Госсорг Ж. Инфракрасная термография. Основы, техника, применение: Пер. с франц. - М.: Мир, 1988. с. 299.
1. Креопалова Г.В., Лазарева П.Л., Пуряев Д.Т. Оптические измерения: Учебник для вузов по специальностям Оптико-электронные приборы и Технология оптического приборостроения /Под общ. Ред. Д.Т. Пуряева. М.: Машиностроение, 1987, с. 256 (прототип).
Директор центр| ркетинга ,.
Малинка В.И.