МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

1. Модуль (300) управления газом для газоплазменной электрохирургической системы, содержащий:
впускное отверстие (301);
первый электромагнитный клапан (310), соединенный с впускным отверстием (301) и выполненный с возможностью включения и выключения подачи газа в модуль управления газом;
первый датчик (320) давления, выполненный с возможностью измерения первого давления газа, поступающего в модуль (300) управления газом через первый электромагнитный клапан (310);
первый регулятор (330) давления, выполненный с возможностью изменения первого давления газа, поступающего в первый регулятор давления, на второе давление;
первый датчик (340) расхода, выполненный с возможностью определения расхода газа из первого регулятора (330) давления;
первый пропорциональный клапан (350), содержащий впускное и выпускное отверстия и выполненный с возможностью регулировки степени открытия выпускного отверстия в процентах от степени открытия впускного отверстия;
второй датчик (360) расхода, выполненный с возможностью определения расхода газа из первого пропорционального клапана (350);
второй электромагнитный клапан (370), представляющий собой трехходовой клапан;
вентиляционное отверстие (372), соединенное со вторым электромагнитным клапаном (370);
второй датчик (380) давления для измерения давления газа, проходящего через второй электромагнитный клапан (370); и
третий электромагнитный клапан (390), выполненный с возможностью включения и выключения подачи газа из модуля управления газом; и
выходное отверстие (399).
2. Модуль (300) по п. 1, в котором второе давление ниже первого давления, а первый регулятор давления уменьшает первое давление до второго давления.
3. Модуль (300) по п. 1, в котором первое и второе давление составляет 75 фунт/кв.дюйм.
4. Модуль (300) по п. 1, дополнительно содержащий трубку для соединения выходного отверстия (399) с электрохирургической насадкой.
5. Модуль (300) управления газом для газоплазменной электрохирургической системы, дополнительно содержащий опорную конструкцию для поддержки, по меньшей мере, двух устройств из группы, в которую входит первый электромагнитный клапан (310), первый датчик (320) давления, первый регулятор (330) давления, первый датчик (340) потока, второй электромагнитный клапан (350), второй датчик (360) потока, второй электромагнитный клапан (370), второй датчик (380) давления и третий электромагнитный клапан (390).
6. Модуль (300) по п. 5, в котором поддерживающая структура содержит раму.
7. Модуль (300) по п. 5, в котором поддерживающая структура содержит корпус.
8. Модуль (300) по п. 5, в котором поддерживающая структура содержит стальной элемент.
9. Модуль (300) по п. 1 или 5, дополнительно содержащий элементы, позволяющие устанавливать первый модуль управления газом поверх второго модуля управления газом.
10. Модуль (300a) управления газом для газоплазменной электрохирургической системы, содержащий:
впускное отверстие (301a), впускное отверстие (301), в которое поступает газ под первым давлением;
первый регулятор (330a) давления, выполненный с возможностью изменения первого давления газа, поступающего в первый регулятор давления, на второе давление;
первый датчик (320a) давления, выполненный с возможностью измерения первого давления газа на выходе из первого регулятора (330a) давления;
первый электромагнитный клапан (310a), соединенный с первым датчиком (320a) давления и выполненный с возможностью включения и выключения подачи газа в модуль управления газом;
первый пропорциональный клапан (350a), содержащий впускное и выпускное отверстия и выполненный с возможностью регулировки степени открытия выпускного отверстия в процентах от степени открытия впускного отверстия;
первый датчик (340a) расхода, выполненный с возможностью определения расхода газа из первого пропорционального клапана (350a);
второй электромагнитный клапан (370a), представляющий собой трехходовой клапан с вентиляционным отверстием (372a), соединенным с атмосферой;
второй датчик (360a) расхода, выполненный с возможностью измерения расхода газа из второго электромагнитного клапана (370a);
второй датчик (380a) давления для измерения давления газа, выходящего из второго электромагнитного клапана (370a); и
выходное отверстие (399a).
11. Модуль по п. 1 или 10, дополнительно содержащий элементы для установки модуля управления газом в генератор для газоплазменной электрохирургии.
12. Модуль по п. 1 или 10, дополнительно содержащий экран для защиты от электромагнитных помех, установленный на этом модуле управления газом.
13. Модуль по п. 1 или 10, дополнительно содержащий разъем печатной платы, выполненный с возможностью подсоединения первого, второго и третьего электромагнитного клапана к печатной плате.
14. Модуль по п. 1 или 10, в котором первый регулятор давления содержит миниатюрный медицинский регулятор.
15. Модуль по п. 1 или 10, в котором регулятор давления содержит миниатюрный медицинский регулятор.