СПОСОБ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТА ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 3D-ИМПЛАНТАТОМ

1. Индивидуальный 3D-имплант для замены поражённого опухолью участка лучезапястного сустава, выполненный путём 3D-печати методом прямого лазерного спекания из титанового порошка на основе результатов компьютерной томографии участков костной ткани запястья и с помощью полученных сканов, в виде лучезапястного импланта, состоящий из кистевого и лучевого компонентов, соединенных между собой шарнирным соединением, причем кистевой компонент содержит платформу с двумя отверстиями под винты, с одной стороны платформы имеется кольцевой элемент, содержащий по внутреннему контуру кольца вкладыш из сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМП, а наружная часть кольцевого элемента имеет гладкую полированную артикуляционную поверхность, с другой стороны платформы имеется ножка, причем лучевой компонент состоит из ножки и разьемного элемента с отверстиями, включающий основание и втулку, между которыми фиксируется кольцевой элемент кистевого компонента, при сборке отверстие кольцевого элемента совмещают с разьемным элементом лучевого компонента и фиксируют замком.
2. Способ замещении дефекта лучезапястного сустава индивидуальным 3D-имплантом, характеризующийся тем, что используют пластиковый примерочный шаблон для определения границы резекции участков костной ткани запястья, выполняют примерку с установкой шаблона изделия, для этого устанавливают направляющую втулку для сверления отверстия под центральный пин, через направляющую делают отверстие диаметром 5 мм на глубину 21 мм, далее располагают шаблон кистевого компонента с пином на шаблон изделия лучевого компонента и проводят примерку шаблона, ось фиксации шаблона кистевого компонента удаляют и устанавливают лучевой компонент устройства в канал лучевой кости, а кистевой компонент закрепляют винтами, после чего осуществляют сборку импланта, устанавливают в лучевой компонент основание и соединяют кольцевой элемент кистевого компонента с разъёмным элементом лучевого компонента, устанавливают  ограничивающую втулку, проводят  через отверстие кольцевого элемента оси и устанавливают замок.
3. Индивидуальный 3D-имплант по п.1, отличающийся тем, что шарнирное соединение обеспечивает сгибательно-разгибательные движения в пределах ±90 градусов, а лучевое и локтевое отведение - в пределах ±15 градусов.