УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПИРООТКЛИКА МОНОСЛОЙНЫХ ПОЛЯРНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Настоящая полезная модель относится к научно-исследовательской измерительной технике.
В литературе имеются только общие описания схемы пироэлектрических приемников. излучения (Кременчугский Д.С. Сегнетоэлектрические приемники излучения. К., «Наукова думка», 1972, с.234, Новик В.К., Гаврилова Н.Д., Фельдман Н.Б.. Пироэлектрические преобразователи. М., «Советское радио», 1979, с.176.), конкретные технические характеристики устройств отсутствуют.
Известные устройства для измерения пироотклика монослойных полярных диэлектриков содержат:
- металлический корпус с дверкой;
- крышку;
- ИК-светодиод;
- электрический разъем для вывода сигнала с образца;
- дно.
-8
-10
Поскольку фиксируемые пироэлектрические токи имеют порядки 10÷10 А, при разработке конкретных приемных устройств большое значение имеет уменьшение влияния наводок.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель является достоверное измерение пироэлектрических свойств в лабораторных условиях для тестирования новых сегнетоактивных материалов.
Данная задача решается за счет того, что заявляемое устройство для измерения пироотклика монослойных полярных диэлектриков имеет корпус с поворотной дверкой и крышку, изготовленные из ферромагнитного, магнитомягкого, электропроводного материала с низкой теплопроводностью, дно из материала с высокой теплопроводностью. В крышке расположены разъем электрический для вывода сигнала с образца и источник ИК-излучения или ИК-прозрачное окно, например, из кварцевого стекла.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является возможность измерения слабых пироэлектрических откликов за счет значительного уменьшения наводок от внешних электромагнитных источников и возможность исследования фоточувствительных сегнетоактивных материалов за счет исключения попадания на образец внешнего оптического излучения.
Сущность полезной модели пояснена чертежом (Фиг.1).
Устройство для измерения пироотклика монослойных полярных диэлектриков состоит из корпуса 1 с поворотной дверкой 2, крышки 3 и дна 4. В крышке имеются отверстие для размещения источника ИК-излучения или ИК-прозрачного окна 5, разъем электрический 6 для вывода сигнала с образца 7. На дне расположено устройство 8 для точечного контакта электрода с верхней облучаемой поверхностью образца с регулятором изменения силы прижима 9.
Вместо источника ИК-излучения можно установить ИК-прозрачное окно для использования удаленного источника ИК-излучения с малой расходимостью.
Работает устройство следующим образом. В устройство помещается исследуемый образец, температура которого периодически изменяется с помощью ИК-светодиода или внешнего источника тепла. Генерируемый образцом пироотклик выводится через электрический разъем для фиксации и дальнейшей обработки.
Устройство может быть изготовлено на стандартном оборудовании для обработки материалов.