УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ КОЖНОГО ДЕФЕКТА И ГЛУБИНЫ РАНЫ

Полезная модель относится к области медицины, а конкретнее к медицинской технике, а именно к устройствам для измерения площади кожного дефекта и глубины раны.
Известен классический планиметрический способ измерения площади раневого дефекта: на рану накладывают стерильную пластинку полиэтилена и на нее наносят контуры раны. Рисунок переносят на миллиметровую бумагу и подсчитывают площадь раны. [1]. Недостатками данного метода являются: необходимость стерилизации полиэтилена, загрязнение миллиметровой бумаги биологическим материалом, невозможность оценить глубину раны.
Описан классический способ измерения площади раны при помощи курвиметра и специальной формулы [2]. К недостаткам данной методики относятся: невозможность оценки глубины раны, неточность результатов при наличии ран неправильной формы, особые требования к стерилизации рабочей части курвиметра.
Известно устройство для определения площади раневой поверхности, состоящее из источника света с разлинованной квадратами прозрачной насадкой [3]. Недостатком этого устройства является необходимость в регулярной калибровке, трудоемкость, невозможность определения глубины раны.
Известен способ, реализующийся путем фотографирования аналоговым фотоаппаратом раны с сеткой, 1 см которой состоит из 25 квадратиков [4]. Недостатки данного метода: контакт раны с измерительной сеткой, трудоемкий процесс подсчета площади, невозможность определения глубины раны.
Известен способ фотопланиметрии [5]. Недостатки данной методики: необходимость использования цифрового фотоаппарата и персонального компьютера, трудоемкий процесс редактирования фотографии и подсчета площади.
Описан способ компьютерной планиметрии [6]. Недостатками метода являются необходимость использования персонального компьютера, сканера и лицензионного программного обеспечения.
Известен метод фотопланиметрии при помощи специализированного программного обеспечения [7]. Недостатки: необходимость использования мобильного устройства, программного обеспечения, невозможность определения глубины раны.
Целью создания полезной модели является измерение площади кожного дефекта и глубины раны. Сравнение предлагаемого устройства с другими, известными в области медицины, показало его соответствие критериям полезной модели.
Устройство содержит неподвижную металлическую корпус-матрицу (Рис. 1-1) и подвижные металлические стержни (Рис. 1-2). Матрица состоит из верхней (Рис. 1-5) и нижней (Рис. 1-6) пластин. Верхняя пластина с трех сторон снабжена пазами, в которые вставляется нижняя пластина, и 169 круглыми сквозными отверстиями диаметром 2 мм., которые расположены в виде квадрата 13×13. Нижняя пластина также снабжена 169 сквозными отверстиями (Рис. 3-7) диаметром 2 мм, которые расположены аналогично, но имеют каплевидную форму. Стержни свободно перемещаются по отверстиям сквозь обе пластины матрицы. Каждый стержень имеет острый рабочий конец (Рис. 1-3), и тупой утолщенный конец (Рис. 1-4). Длина стержня 70 мм, диаметр 2 мм. Для того, чтобы стержень не выпал из отверстия матрицы полностью, диаметр его утолщенного конца - больше, и составляет 2,2 мм. Все стержни на боковой поверхности имеют градуировку с интервалом 1 мм. Расстояние между стержнями 2 мм. Внутри корпуса-матрицы расположены два винта (Рис. 2-8) для сдвигания пластин матрицы относительно друг друга и фиксации стержней в сквозных отверстиях.
Полезная модель поясняется графическим материалом. На Рис. 1 и Рис. 2 изображена изометрическая модель устройства в исходном положении. На Рис. 3 отдельно изображена нижняя пластина матрицы.
2
Устройство используется следующим образом. После необходимой санитарной обработки устройство прикладывают к исследуемому кожному дефекту, чтобы стержни покрывали всю его поверхность. Под воздействием силы тяжести, часть стержней опускается ниже других, касаясь дна раневого дефекта. Для того, чтобы была возможность подсчитать результаты измерений, стержни фиксируются внутри матрицы. Для этого необходимо затянуть 2 боковых винта внутри корпуса, при этом пластины незначительно смещаются друг относительно друга и стержни блокируются внутри каплевидных отверстий. Для измерения площади кожного дефекта - необходимо подсчитать количество сместившихся стержней (n) и подставить значение в формулу S=17.9×n (мм). Для оценки глубины раны -необходимо измерить, насколько сместились стержни, используя градуировку на стержнях. Для того, чтобы привести устройство обратно в рабочее положение, необходимо ослабить винты.
Источники информации
1. Кузин М.И., Костюгенок Б.М. Раны и раневая инфекция. - М.: - Медицина. - 1981. - 688. - с. 174.
2. Кузин М.И., Костюгенок Б.М. Раны и раневая инфекция. - М.: - Медицина. - 1981. - 688. - с. 175.
3. Патент РБ №3460 от 01.03.2007
4. Безуглая Е.П., Белов С.Г., Гунько В.Г., Даценко Б.М. Теория и практика местного лечения гнойных ран. - Киев: Здоровье. - 1995. - 383. - с. 64.
5. Патент RU 2301626 от 17.11.2005.
6. Богданец Л.И. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук: стратегия и тактика лечения трофических язв венозного генеза. - М: - 2008. - c. 45.
7. Безрукова М.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: применение биологических препаратов в лечении хронических ран у больных с нейропатической формой сахарного диабета. - Самара. - 2017. - с. 137.