УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

Полезная модель относится к области медицины и более конкретно - к офтальмологии.
Известно устройство для проверки остроты зрения, содержащее корпус с осветителем и тест-объектами (Клиническая физиология зрения: Очерки/Под ред. A.M.Шамшиновой - М.: Т.М.Андреева, 2006, стр.227), размещенное в длинном помещении на дальней от пациента стене. Наиболее близким к заявляемому является устройство, содержащее проектор знаков и светоотражающий экран, установленный на расстоянии 5 метров от тестируемого пациента, на который проецируются тест-объекты (оптотипы) (Розенблюм Ю.З. Оптометрия.- Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Гиппократ, 1996, стр.87). В данном устройстве тест-объекты имеют 12 строго определенных угловых величин, соответствующих остроте зрения от 0.1 до 1.0 через 0.1 и 1.5 и 2.0 (Розенблюм Ю.З. Оптометрия. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Гиппократ, 1996, стр.86-87). Известны таблицы тест-объектов для проверки более высокой остроты зрения (Коррекция зрения: учебное пособие/Н.С.Орлова, Г.И.Осипов. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2006, стр.154). В данном устройстве тест-объекты имеют 10 строго определенных угловых величин, соответствующих остроте зрения от 1.0 до 2.0 через 0.1.
Предъявление пациенту тест-объектов, размеры которых характеризуются ограниченным набором (не более 20) строго определенных угловых величин, ограничивает применение устройств в случаях необходимости измерения остроты зрения с более высокой точностью и в более широком диапазоне. Необходимость в таких измерениях возникает при проведении микрокоррекции зрения (Ланцевич А.В. Микрокоррекция//Глаз. - М., 2007. - №5, стр.29) а также как при очень низкой остроте зрения, так и в случаях очень высокой остроты зрения: как данного от природы (Розенблюм Ю.З. Оптометрия.- Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Гиппократ, 1996, стр.89), так и возникшего после некоторых видов лазерных рефракционных операций (Балашевич Л. И. Суперзрение: миф и реальность//Мир медицины. - 2001.- №1-2.- с.13).
Таким образом, данное устройство обладает существенными недостатками: имеет ограниченный диапазон, не обладает высокой точностью и не позволяет осуществлять проверку остроты зрения с высокой
дискретностью.
Технический результат: повышение точности при одновременном повышении дискретности и расширении диапазона измерений.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для проверки остроты зрения, содержащем корпус (экран) с изображениями тест-объектов, корпус выполнен в виде дисплея, вход которого соединен с выходом устройства установления величины изображения, причем первый информационный вход устройства установления величины изображения соединен с выходом генератора тест-объектов, а второй управляющий вход этого устройства соединен с выходом устройства управления, при этом второй выход устройства управления соединен с первым входом генератора тест-объектов.
Предложенное устройство поясняется чертежами на Фиг.1.
Устройство для проверки остроты зрения выполнено следующим образом. Устройство для проверки остроты зрения, содержит корпус с тест-объектами. Корпус выполнен в виде дисплея 1, вход которого соединен с выходом устройства установления величины изображения 2. Первый информационный вход устройства установления величины изображения 2 соединен с выходом генератора тест-объектов 3. Второй управляющий вход устройства 2 соединен с выходом устройства управления 4. Второй выход устройства управления 4 соединен с первым входом генератора тест-объектов 3.
Устройство работает следующим образом (Фиг.1).
Генератор тест-объектов 3 через устройство установления величины изображения 2 передает изображения тест-объектов на дисплей 1. Устройство управления 4 воздействует на устройство установления величины изображения 2 через его управляющий вход. Числовое значение указанного воздействия линейно и однозначно связано с величиной изображения и обладает высокой дискретностью. Устройство управления 4 через свой второй выход управляет режимом работы генератора тест-объектов 3.
Основной характеристикой устройства установления величины изображения 2 является динамический диапазон изменения размеров тест-объектов, который устанавливается в пределах 1000 (против 20 у прототипа). При этом минимальное регистрируемое значение остроты зрения составит 0,01 (против
0,1 у прототипа) а максимально регистрируемое значение составит 10,0 (против 2,0 у прототипа).
Основной характеристикой устройства управления 4 является дискретность изменения размеров тест-объектов, которая обычно выбирается соответственно динамическому диапазону, т.е. тоже 1000 (против 12÷20 фиксированных значений у прототипа).
В случае очень низкой остроты зрения устройство установления величины изображения 2 устанавливает размер тест-объекта значительно превышающий размер максимального тест-объекта прототипа. В случае очень высокой остроты зрения устройство установления величины изображения 2 устанавливает размер тест-объекта значительно меньше размера минимального тест-объекта прототипа.
Работа с устройством производится следующим образом. Устройством управления 4 устанавливают минимальный различимый пациентом размер тест-объекта.
Фиксируют числовое значение коэффициента изменения величины тест-объекта (А).
С устройства управления 4 подают команду на генератор тест-объектов 1, который изменяет ориентацию тест-объекта или подменяет его на другой того же размера.
Производится опрос пациента и, если изменения в изображении тест-объекта определены правильно, по ранее зафиксированному числовому значению коэффициента изменения величины тест-объекта рассчитывается искомая величина остроты зрения. Если изменения зафиксированы с ошибками, ранее зафиксированный коэффициент изменяют в сторону увеличения размера изображения и переходят к (А), продолжая процедуру исследования зрения до момента устойчивого безошибочного различения пациентом предъявляемых тест-объектов.
Использование полезной модели позволяет повысить точность определения остроты зрения при одновременном повышении дискретности и расширении диапазона.