ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к термометрии, а именно к датчикам температуры, и предназначена для измерения температуры, а также в качестве чувствительного элемента в различных объектах техники.
Известен термометр сопротивления для осуществления контроля или управления нагревом продуктов питания в специальных бытовых устройствах, содержащий диэлектрическую основу, на которую намотана проволока, являющаяся собственно термочувствительным элементом [1].
Недостатками подобных термометров сопротивления являются большие размеры и высокая инерционность работы.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является термометр сопротивления, содержащий каркас с винтовой канавкой, в который уложен термочувствительный провод [2].
Недостатком устройства-прототипа являются большие размеры и невысокая прочность изоляции.
Задача полезной модели - достижение требуемых размеров за счет их уменьшения и увеличение прочности изоляции.
Поставленная задача достигается тем, что в термометр сопротивления, содержащий термочувствительный элемент, дополнительно введен корпус, в котором крепится термочувствительный элемент, выполненный в виде металлического провода, намотанного с шагом на каркас, и покрытый изолирующей оболочкой, выполненной из
герметика, при этом выводы термочувствительного элемента размещены на каркасе в виде косички и припаяны к металлическому проводу.
На фигуре 1 приведена конструкция предлагаемого термометра сопротивления, содержащая корпус 1, в котором крепится термочувствительный элемент 2, выполненный из металлического провода 3, намотанного с шагом на каркас 4, и покрытый изолирующей оболочкой, выполненной из герметика, при этом выводы 5 термочувствительного элемента 2 размещены на каркасе 4 в виде косички и припаяны к металлического проводу.
Термочувствительный элемент изготавливается следующим образом. На каркас из стеклотекстолита наматывается с шагом металлический провод. Далее каркас с намотанным проводом покрывается изолирующей оболочкой, выполненной из герметика, и помещается в корпус из пресс-материала. Тип герметика выбирается из условий эксплуатации датчика. Выполненное подобным образом устройство имеет небольшую толщину, что позволяет размещать термометр в труднодоступных местах, снижая при этом погрешность измерения из-за близкого контакта с измеряемой поверхностью.
Источники информации
1. Заявка Франции N 2393385, кл. G01K 7/16, 1979.
2. А.с. №1167449, кл. G01K 7/06, 1985