ПРОКТОСКОП ДЛЯ СКЛЕРОЗИРОВАНИЯ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ

Проктоскоп для склерозирования геморроидальных узлов.
Полезная модель относится к медицине, а именно к проктологии и предназначен для склерозирования геморроидальных узлов.
Геморрой занимает первое место по распространенности среди больных ксшопрокгологнческого профиля. Склерозирование геморроидальных с хорошими результатами возможно у 83% больных (Благодарный Л. А. КЛИЕШКО - патогенетическое обоснование выбора способа лечения геморроя. Автореферат дисс. на соискание уч. степ, доктора мед. наук. Москва. 1999 г. стр. 18.).
В качестве аналога авторы предлагают ректальное зеркало, состоящее из двух бранш, соединенных между собой, имеющее две ручки (Ректальное зеркало А О МПЗ им. Ленина. Каталог. Регистрационный номер 94 / 27 - 24.). Недостатком аналога является выраженная травма-газация слизистой прямой кишки во время проведения исследования и лечения.( Ривкин В. Л., Бронштейн А С., Фаин С. Н. Руководство по колопроктологии. Медпрактика. 2001. От. 26.).
В качестве прототипа авторы предлагают проктоскоп, состоящий из полой цилиндрической трубки длиной 11см. и диаметром 20мм, головки проктоскона, с каналом подачи воздуха и системой для освещения, окуляра и обтуратора. (Большая медицинская энциклопедия. Под общей редакцией BJB. Петровского. Изд.3.1983 Том 22.ст.146/3), и иглу для склерозирования геморроидальных узлов.( Игла для склерозирования геморроидальных узлов. Фирма Karl Storz. Германия. Каталог. Регистрационный номер 25207,25208).
Недостатком данного прототипа являются:
-необходимость выполнения склерозирования геморроидальных узлов через открытый проктоскоп, без окуляра, что не позволяет раздуть прямую   и  Ь создает затруднения визуализации патологии ампулы rectum.Й№ V
-возникают трудности в механической очистки иглы из-за того, что дистальный ее конец тонкий и неотделим от удлинителя иглы.
Авторы предлагают проктоскоп для склерозирования геморроидальных узлов. Он состоит из проктоскопа; полой цилиндрической трубки длиной 11 см. и диаметром 20 мм. у основания которой на расстоянии 1,5 см от проксимального края имеется округлой формы отверстие, которое герметично закрыто резиновой заглушкой с введённной через неб удлинителем и одноразовой иглой, а также из головки проктоскопа, с системой для освещения и каналом подачи воздуха, окуляра, обтуратора.
Преимущества проктоскопа для склерозирования геморроидальных узлов следующее:
герметичность проктоскопа позволяет раздувать ампулу прямой кишки, что обеспечивает адекватную визуализацию патологии указанной зоны и повышает точность лечебных и диагностических мероприятий.
Соединение иглы для склерозирования и проктоскопа в единый блок позволяет одномоментно производить и осмотр и склерозирование геморроидальных узлов, что повышает эффективность процедуры.
разделение иглы для склерозирования на две части - удлинитель и съемная игла, позволяет использовать одноразовую стерильную иглу.
Проктоскоп для склерозирования геморроидальных узлов представлен на рисунке 1. Он состоит из проктоскопа; полой цилиндрической трубки (1) длиной 11 см. и диаметром 20 мм. у основания которой на расстоянии 1,5 см от проксимального края имеется округлой формы отверстие (2), которое герметично закрыто резиновой заглушкой (3)с введённной через неб удлинителем (5) и одноразовой иглой (4 а также из головки проктоскопа (6), с системой для освещения и каналом подачи воздуха (7), окуляра (8), обтуратора.
Формула изобретения
Проктоскоп для склерозирования геморроидальных узлов, состоящий из полой цилиндрической трубки длиной 11 см. и диаметром 20 мм., головки проктоскопа, с каналом подачи воздуха, системой для освещения и окуляра и обтуратора отличающийся тем, что у основания полой цилиндрической трубки на расстоянии 1,5 см от проксимального её края имеется округлой формы отверстие диаметром 1 см герметично закрытое резиновой заглушкой, введенной через неб удлинителем и одноразовой иглой.