Вагинальное кольцевое устройство для диагностики и лечения болезней самок сельскохозяйственных животных

Полезная модель относится к области ветеринарии, в частности к устройствам для измерения для диагностических целей, и может быть использовано для диагностики физиологического состояния, профилактики и лечения болезней самок сельскохозяйственных животных, преимущественно для коров, используемых для производства молока.
Известно устройство в виде гибкого пессария для определения физиологических параметров во влагалище, устройство для определения по меньшей мере одного параметра во влагалищном канале содержит гибкий пессарий, электронный блок управления, содержащий по меньшей мере один датчик для измерения, по меньшей мере одного вагинального параметра, причем измерительный блок установлен с возможностью обратимого крепления к гибкому пессарию (см. ЕР 2567680 В1, 09.09.2011).
Недостатком этого известного устройства является сложность конструкции и то, что электронный блок управления может быть подвержен механическим воздействиям, например, при искусственном осеменении коровы, и может быть отделен от корпуса, что приведет к дальнейшему выпадению измерительного блока из влагалища животного.
Известно вагинальное кольцевое устройство, предназначенное для размещения внутри свода влагалища пользователя, причем устройство выполнено в виде эластичного кольца, в котором выполнено по меньшей мере одно сквозное отверстие, проходящее через тело кольца, и по меньшей мере один биодатчик, структурированный и размещенный для измерения и/или измерения, параметр вагинальной жидкости, когда такая жидкость проходит по меньшей мере через одно сквозное отверстие (см. патент РФ №2723053 по МПК А61В 5/00, опубл. 08.06.2020.).
Однако известное вагинальное кольцевое устройство мало приспособлено для его использования у коров из-за наличия сквозных отверстий, которые могут быть помехой при искусственном осеменении животных, поскольку в отверстие может попасть осеменительный инструмент.
Техническим результатом является повышение надежности при эксплуатации с расширенными диагностическими функциями и дополнительным терапевтическим эффектом.
Технический результат достигается тем, что вагинальное кольцевое устройство для диагностики и лечения болезней самок сельскохозяйственных животных, представляющее собой эластичное кольцо из токонепроводящего материала, вовнутрь тела которого встроены источник электрического тока, электронный блок управления с антенной, состоящий из структурных элементов с возможностью осуществления двухсторонней беспроводной связи для передачи и приема сигналов управления, а также встроенных с возможностью соприкосновения с внешней средой торцевого электрода-передатчика и по меньшей мере одного электрода-приемника. По меньшей мере один электрод-приемник встроен в торцевую, верхнюю или нижнюю части тела эластичного кольца. Торцевой электрод-передатчик и электроды-приемники выполнены из серебра. В качестве токонепроводящего материала используют эластичный полимер. Внешний диаметр эластичного кольца составляет от 90 до 180 мм. Диаметр тела эластичного кольца составляет от 15 до 30 мм. Электронный блок управления содержит датчик ускорения для измерения физической активности движения животного, а также содержит по меньшей мере один датчик для измерения одного или более физиологических параметров.
Сущность полезной модели поясняется схематичными чертежами в варианте с двумя электрод-приемниками.
На фиг. 1 изображено эластичное кольцо, вид сверху; на фиг. 2 - разрез по А-А; на фиг. 3 - разрез по В-В; на фиг. 4 - функциональная схема устройства для лечения и диагностики физиологического состояния самок сельскохозяйственных животных с предлагаемым вагинальным кольцевым устройством.
Устройство выполнено в виде эластичного кольца с торцевой частью 1, верхней частью 2 и нижней частью 3, в которые встроены соответственно торцевой электрод-передатчик 4, подающий электрический ток, верхний электрод-приемник 5 и нижний электрод-приемник 6 с возможностью соприкосновения с внешней средой. Располагаясь на противоположных сторонах в теле кольца, верхний электрод-приемник 5 и нижний электрод-приемник 6 находятся в разных плоскостях относительно друг друга и относительно торцевого электрода-передатчика 4. Вовнутрь тела эластичного кольца полностью встроены источник электрического тока 7, электронный блок управления 8 с антенной 9, который взаимодействует посредством двухсторонней беспроводной связи для передачи и приема сигналов управления с внешним телекоммуникационным устройством 10.
Вагинальное кольцевое устройство используется следующим образом в варианте с двумя электродами-приемниками.
Вагинальное кольцевое устройство размещают в половые органы животного таким образом, чтобы оно могло удерживаться мышцами свода влагалища животного в течение всего межотельного периода.
Торцевой электрод-передатчик 4 размещен на торцевой части, соприкасаясь со стенками органа животного, а размещенные на верхней части 2 и нижней части 3 верхний электрод-приемник 5 и нижний электрод-приемник 6 соприкасаются с различными стенками влагалища. При этом между электродами, так как они находятся во влажной среде, возникает электрическое поле с выделением ионов серебра. Механизм действия серебра на микробную клетку заключается в том, что оно сорбируется клеточной оболочкой, при этом клеточная оболочка выполняет защитную функцию, и сама клетка остается жизнеспособной, хотя нарушаются некоторые ее функции, например, деление (бактериостатический эффект). Как только на поверхности клетки сорбируется избыточное количество ионов серебра происходит проникновение вовнутрь клетки ионов серебра, которые задерживается цитоплазматической мембраной.
Ионы серебра блокируют бактериальные ферменты, в результате чего клетка гибнет. Серебро биологически совместимо с тканями и жидкостями коровы, обладает широким спектром антимикробной активности, проявляет фунгицидную активность и оказывает противовоспалительное действие.
Одновременно с терапевтическим эффектом, при пропускании электрического тока через электроды, электронный блок управления 8 измеряет электропроводность физиологической жидкости, другие физиологические параметры, такие как температура, активность движения животного, сохраняет полученные данные и, при наличии доступного канала связи, передает данные на внешнее телекоммуникационное устройство 10, обеспечивающее управление и прием данных для дальнейшего анализа. Электронный блок управления, источник электрического тока и другие элементы вагинального кольцевого устройства необратимо установлены внутри тела кольца, что гарантирует целостность конструкции и надежное удержание во влагалищном канале на протяжении всего срока эксплуатации в течении межотельного периода. В предлагаемой полезной модели за счет отсутствия отверстий в теле кольца и отсутствия съемных элементов, уменьшен риск размножения условно патогенных бактерий. В предлагаемой полезной модели электроды разнесены друг от друга в разных плоскостях, для обеспечения лучшего контакта электродов с различными стенками влагалища, что обеспечивает лучшую токопроводимость даже при отсутствии достаточного количества физиологической жидкости.
Поскольку предполагается длительное ношение кольца животным, то отсутствие в теле эластичного кольца каких-либо отверстий либо съемных элементов, позволит не создавать неудобств при искусственном осеменении.
Предлагаемая полезная модель имеет более простую конструкцию, повышенную надежность при эксплуатации с расширенными диагностическими функциями и дополнительным терапевтическим эффектом.