УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

Полезная модель относится к экспериментальной медицине, физиологии, патологической физиологии и может быть использована для фиксации мелких и средних лабораторных животных (грызунов) при применении ингаляционного наркоза во время проведения хирургических вмешательств различной степени сложности, в том числе при торакальной хирургии и операциях на сердце.
В экспериментальной хирургии, при работе с мелкими лабораторными животными - грызунами, большое значение имеет тип применяемого наркоза. Наиболее адекватным, в случае с грызунами, является ингаляционный наркоз. Однако, для полноценного применения ингаляционного наркоза, требуется введение эндотрахеальной трубки (ЭТТ) в верхние дыхательные пути животного, что является общей проблемой для многих исследователей.
Наиболее важным аспектом при проведении интубации грызунов является их правильная фиксация на операционном столе. В настоящее время фиксация животных проводится в горизонтальном положении, что имеет основной недостаток, а именно: фиксация производится в операционном положении, а введение ЭТТ до операции затруднено, так как визуализация голосовой щели в таком положении практически отсутствует. Попытки «слепого» введения ЭТТ могут привести к травме гортани и, как следствие, гибели животного.
Не менее опасным является развитие гипотермии у грызунов находящихся в состоянии наркоза. Падение температуры тела в таком состоянии может составить более 8°С и повлечь за собой различные осложнения, в том числе летальный исход.
Технической задачей полезной модели является упрощение процедуры введения ЭТТ и снижение травматизации гортани при работе с мелкими и средними лабораторными животными. А также фиксацию животного в операционном положении, поддержание физиологически нормальной температуры тела на протяжении всего наркоза и в начальный посленаркозный период.
Технический результат достигается за счет фиксации грызуна на специальном устройстве, позволяющем зафиксировать голову и тело грызуна в разных плоскостях.
Для решения поставленной задачи предлагается:
Устройство фиксации грызунов для проведения интубации при торакальной хирургии, характеризующееся тем, что состоит из основания и двух горизонтальных полок различной высоты по краям относительно основания и наклонной полки между ними. На нижней полке размещены два фиксирующих элемента задних конечностей животного, на верхней полке три фиксирующих элемента для передних конечностей и головы. При этом размер нижней и верхней полок выбирается из условия получения угла наклона равного 30-35°. На наклонной полке посредине расположен нагревательный элемент с диапазоном регулируемых температур 35-45°С. При этом устройство может иметь несколько типовых размеров под ростовой ряд грызунов, и может быть выполнено из дерева, фанеры, пластмассы и других материалов. Устройство имеет дополнительную подставку, которая может фиксировать его наклон вперед или назад, такая подставка имеет выступы, которые входят в пазы на днище устройства для прочного соединения.
На фиг. 1 представлено устройство в изометрии, на котором изображено:
1 - собственно устройство;
2 - нижняя горизонтальная полка;
3 - верхняя горизонтальная полка;
4 - наклонная полка;
5 - угол между нижней и наклонной полкой;
6 - нагревательная пластина;
7 - элементы фиксации лап и головы животного (в общем случае резиновая петля);
8 - дополнительная подставка, причем 8а - в положении наклон вперед, 8б - в положении наклон назад.
На фиг. 2 и 3 представлено расположение животного на классическом операционном столике и предлагаемом устройстве:
9 - подопытное животное (крыса);
10 - верхние дыхательные пути;
11 - голосовая щель.
Устройство 1 имеет следующие соединения:
h - высота верхней полки;
1
h - высота нижней полки;
2
h - высота подставки;
L - длина устройства;
В - ширина устройства;
1
L - ширина нижней полки;
2
L - ширина верхней полки.
Пример размеров устройства: образец для применения при проведении хирургических вмешательств на крысах с длиной тела 150-200 мм имеет следующие размеры:
1
1
2
L=270 мм, h=100 мм, h=30 мм, В=140 мм, L=80 мм, L=70 мм.
Для увеличения устойчивости внутрь устройства помещен груз массой 1-1,5 кг.
Принцип работы устройства.
Животное, после введения миорелаксанта и легкого внутримышечного наркоза, укладывается на устройство в положении на спине. Конечности и верхние резцы фиксируются элементами фиксации (7). На горло и шею животного направляется яркий источник света (операционная лампа). Устройство размещается на дополнительной подставке (8) в положении наклон вперед (8а) для придания телу животного большего угла наклона и облегчения доступа в ротовую полость. Исследователь специальным шпателем приподнимает нижнюю челюсть и отводит в сторону язык животного, обеспечивая при этом визуализацию голосовой щели. Далее происходит введение ЭТТ. Для улучшения визуализации голосовой щели можно использовать специальные очки с объединенной линзой и светодиодной подсветкой.
После введения ЭТТ, устройство с животным перемещается на дополнительной подставке (8) в положении наклон назад (8б), для придания телу животного горизонтального положения. Затем происходит подключение ЭТТ к системе ИВЛ (при необходимости) и наркозному аппарату. Важно отметить, что на время проведения хирургического вмешательства и некоторую часть послеоперационного периода (до момента экстубации) животное находится на устройстве. Это позволяет избежать смещений ЭТТ и обеспечить лучшую вентиляцию легких животного. А постоянное нахождение животного на греющей пластине позволяет избежать интраоперационной гипотермии.
После окончания процедуры интубации, для удобства операционного доступа, допустимо освобождение конечностей животного из элементов фиксации и изменение положение тела. Однако не рекомендуется освобождение верхних резцов, т.к. это может привести к смещению ЭТТ и нарушению герметичности системы.