Микротупфер офтальмологический

Полезная модель относится к медицине и офтальмологии, а именно к микрохиурргическим инструментам, используемым в офтальмохирургии для сорбции гемо- и влаговыделений.
Ближайшим аналогом является тупфер офтальмологический Eye spear ОР-ES01/OP-ES02/OP-ES06 (Каталог.Cenefom. Ophthalmic Series. https://www.cenefom.com/www/web/data/Cenefom%20PVA%20Finished%20Pro duct%20List.pdf) Этот инструмент имеет рукоятку и рабочую часть в виде треугольной пластины, выполнен из пористого гидрофильного материала, размерами 8*17 мм.
Основным недостатком данного инструмента является его травматичность по отношению к глазу. Острые углы треугольника при контакте могут травмировать ткани глаза.
Задачей полезной модели является атравматичная сорбция гемо- и влаговыделений при проведении офтальмохирургических операций.
Технический результат - уменьшение травматичности тканей глаза при сорбции гемо- и влаговыделений, что позволит сократить послеоперационные осложнения и уменьшить сроки медицинской и трудовой реабилитации пациентов.
Указанный технический результат достигается тем, что микротупфер офтальмологический состоит из рукоятки и рабочей части, лежащих в одной плоскости. Рабочая часть выполнена в виде пластины в форме равнобедренного треугольника из пористого гидрофильного материала, при этом вершина треугольной пластины соединена с рукояткой, а основание пластины является рабочим концом рабочей части, углы у основания и боковых сторон закруглены, длина тупфера составляет 17 мм, ширина основания - 10 мм.
Полезная модель иллюстрируется графическим материалом. На фиг. 1 изображена фронтальная проекция микротупфера.
Микротупфер состоит из рукоятки 1, рабочей части 2. Рабочая часть 2 выполнена в виде треугольной пластины из пористого гидрофильного материала. Углы 3 и 4 у основания и боковых сторон треугольной пластины, противоположные рукоятке 1, закруглены. Это позволяет уменьшить травмирование тканей глаза при проведении операции. Капиллярность материала пластины не менее 80 мм. Влагопоглощение рабочей части не менее 1500%.
Устройство используется следующим образом: рабочая часть 2 приводится в контакт с тканями глаза, содержащими гемо- или влаговыделения. За счет пористой гидрофильной структуры материала проводится эффективная сорбция выделений при проведении операций.
Клинический пример.
Пациентка С, 78 лет с диагнозом Осложненная катаракта. Гипертоническая болезнь в анамнезе. Имеет маленькую глазную щель, жидкость при проведении операции факоэмульсификации катаракты постоянно скапливается на глазной поверхности, затрудняя визуализацию хирургу. В связи с тем, что пациентка принимает препараты для разжижения крови, то при контакте пинцета с конъюнктивой начинается кровотечение. В ходе операции был использован предложенный микротупфер офтальмологический для деликатной сорбции гемо- и влаговыделений. Дополнительного повреждения тканей глаза пациентки не наблюдалось. Все выделения были быстро собраны.
Применение микротупфера позволяет уменьшить травмирование глаза, сократить сроки медицинской и трудовой реабилитации. Данный инструмент может широко применяться в офтальмологических отделениях и специализированных хирургических центрах.