АМНИОТОМ

Полезная модель относится к гинекологическим и акушерским хирургическим инструментам, а именно, к перфораторам амниотической оболочки, и может быть использована для перфорации амниотической оболочки плода.
Известны инструменты для перфорации амниотической оболочки плода - бранши пулевых щипцов, которые под контролем пальцев вводятся в канал шейки матки (http://alltherapy.ru/sc/1472482268.htm)
Данный инструмент неудобен для удержания в руке при операции, повышает травматичность плода и рук хирурга.
Известен перфоратор амниотической оболочки, содержащий рукоятку, рабочий элемент с крючком, выполненный закругленным на дистальном конце перфоратора («Фарм БСК», http://www.farmbsk.ru/news.html)
К недостаткам перфоратора относится отсутствие фиксирующего элемента для удержания инструмента в руке при операции, что повышает скольжение руки хирурга по рукоятке и влечет за собой травматичность плода, роженицы.
Задачей, на решение которой направлена данная полезная модель, является повышение удобства использования инструмента и снижение травматичности во время операции.
Для решения поставленной задачи в перфораторе амниотической оболочки, содержащем рукоятку, рабочий элемент с крючком, выполненный закругленным на дистальном конце перфоратора, согласно полезной модели, перфоратор снабжен, по меньшей мере, одним упорным держателем, выполненным на рукоятке.
Упорный держатель может быть выполнен в виде кольца или полукольца.
Радиус кольца или полукольца составляет предпочтительно 15-50 мм.
Упорный держатель может быть выполнен заодно целое с рукояткой или съемным.
Рабочий элемент перфоратора может быть выполнен заодно целое с рукояткой или съемным.
Перфоратор снабжен элементом крепления упорного держателя к рукоятке и элементом крепления рабочего элемента к рукоятке, которые могут быть выполнены, например, в виде резьбового соединения.
Упорный держатель позволяет фиксировать перфоратор в руке хирурга, снижая скольжение инструмента, не допуская травм во время операции.
Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг.1 представлен перфоратор амниотической оболочки - амниотом, общий вид, с упорным держателем в виде кольца, рабочий элемент и упорный держатель выполнены заодно целое с рукояткой перфоратора.
На фиг.2 - представлен перфоратор амниотической оболочки - амниотом, общий вид с упорным держателем в виде кольца, размещенным в плоскости перпендикулярной рукоятке.
На фиг.3 - представлен перфоратор амниотической оболочки - амниотом, общий вид, с упорным держателем в виде полукольца и со съемными рабочим элементом и упорным держателем.
На фиг.4 - разрез 1 на фиг.3, элемент крепления в виде резьбового соединения.
Перфоратор амниотической оболочки - амниотом содержит рукоятку 1, рабочий элемент 2 с острым крючком 3. Рабочий элемент 2
выполнен закругленным и размещен на дистальном конце перфоратора. Крючек 3 выполнен под углом к рукоятке предпочтительно 40-90°.
Рукоятка 1 может быть выполнена, например, круглой или прямоугольной формы в сечении.
Перфоратор снабжен, по меньшей мере, одним упорным держателем 4 для фиксации инструмента в руке хирурга, выполненным на рукоятке 1.
Упорный держатель 4 может быть выполнен в виде кольца или полукольца.
Варианты размещения упорного держателя на рукоятке могут быть различными. Упорный держатель 4 может быть выполнен в одной плоскости с рукояткой 1 (фиг.1, фиг.3) или в плоскости перпендикулярной рукоятке (фиг.2).
Упорный держатель, размещенный, например, на конце 6 рукоятки (фиг.1, фиг.3) выполнен для мизинца рук хирурга, а упорный держатель, размещенный в середине рукоятки (фиг.2) выполнен для указательного пальца хирурга.
Радиус кольца или полукольца составляет предпочтительно 15-50 мм и обусловлен анатомическим строением рук хирурга.
Рабочий элемент 2 перфоратора и упорный элемент 4 могут быть выполнены заодно целое с рукояткой или съемными.
При выполнении перфоратора со съемными рабочим элементом 2 и/или съемным упорным держателем 4 он содержит элемент 5 крепления рабочего элемента и/или упорного держателя к рукоятке. Элемент крепления 5 может быть выполнен, например, в виде резьбового соединения или соединения типа «ласточкина хвоста» или другого элемента крепления.
Перфоратор может быть полностью изготовлен из металла, например из титана или пищевого алюминия, и может быть изготовлен из
полимерного материала любой марки, например, полистирола медицинской марки.
Возможен вариант изготовления части перфоратора из металла, а части из полимерного материала, например, рукоятки - из металла, а съемных частей - рабочего элемента и упорного держателя - из полимерного материала.
Общая длина инструмента составляет предпочтительно 250-350 мм. Инструмент атравматичен для шейки матки и плода.
Амниотом упакован в индивидуальную упаковку, выпускается стерильным.
Перфоратор амниотической оболочки - амниотом используют следующим образом.
Вскрывается стерильная упаковка. Операцию выполняют в асептических условиях. Перфоратор подводится закругленным концом к околоплодной (амниотической) оболочке плода. Вскрывают ее при помощи острого крючка 3, находящегося на закругленном рабочем элементе перфоратора.
Преимущества заявляемого перфоратора заключаются в повышении удобства его использования, в снижении травматичности операции для плода и роженицы.