Оборудование

Научное оборудование

Рентгеновский дифрактометр на базе двухкристального топографического спектрометра
Предназначен для измерения параметров шероховатости сверхгладких поверхностей методом рентгеновского рассеяния в условиях скользящего падения (Grazing-incidence small-angle scattering, GISAXS). Источником излучения является рентгеновская трубка для структурного анализа. Трёхщелевая система коллимации позволяет достигать ширины пучка порядка 100 мкм, что необходимо для обеспечения размера области засветки меньше площади поверхности образца во избежание искажений при измерении. Прибор дает возможность получать статистическое распределение параметров шероховатости (Функцию спектральной плотности мощности, Power spectral density, PSD) в диапазоне пространственных частот от 0,05 до 10 обратных микрон. Область достоверного определения эффективных высот шероховатости (погрешность измерения <10%) от 1 до 10 ангстрем.

Дифрактометр с подвижной системой трубка-детектор ДРШ
Представляет собой многоцелевую установку, реализующую измерения как методом рентгеновской рефлектометрии, так и рассеяния в условиях скользящего падения. Широкий диапазон угловых перемещений источника и детектора (от 0 до 40 градусов), отсчет значений углов по индуктивным датчикам с точностью до 1,5 угловых секунд обеспечивает прецизионные измерения параметров приповерхностных слоев, различных тонкопленочных покрытий наноразмерной толщины и границ раздела. Неподвижное горизонтальное положение образца в процессе измерения позволяет изучать не только твердотельные образцы, но и поверхности жидких сред.

Станция рентгеновского малоуглового рассеяния HECUS SYSTEM 3 (Центр коллективного пользования "Структурная диагностика материалов" ИК РАН).

Рентгеновский микротомограф «ТОМАС-М»
Предназначен для исследования трехмерной структуры биологических объектов методом рентгеновской абсорбционной микротомографии в интервале длин волн от 0.05 до 0.23 нм (определяется монохроматором и анодом рентгеновской трубки). Данный прибор позволяет проводить измерения образцов с линейными размерами порядка 1 см и разрешением порядка 10 мкм, а применение рентгенооптических элементов дает возможность получить пространственное разрешение порядка 1 мкм. Кроме традиционных приложений использовать лабораторный микротомограф можно и для исследования кристаллических структур и анализа качества изогнутых поверхностей.

Рентгеновский дифрактометр «ДИТОМ-М»
Предназначен для проведения ренттгено-дифракционных томографических исследований пространственного расположения дефектов в кристаллических образцах. Имеет в своей конструкции управляемый многоосный гониометр, который обеспечивает прецизионную юстировку исследуемого кристалла для реализации методов рентгеновской топографии и томографии с пространственным разрешением порядка 10 мкм

Многоцелевой малоугловой рентгеновский дифрактометр АМУР-К