АППАРАТ СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ СВЕТОТЕРАПИИ

Полезная модель относится к медицине, а именно к физиотерапевтическим устройствам.
Предлагаемое устройство для физиотерапии может найти применение в неврологии и психотерапии при лечении ряда заболеваний.
Известен способ транскраниальной электромагнитной стимуляции мозга для лечения большого депрессивного расстройства у взрослых людей, которым не помогла традиционная терапия. Способ не требует введения электродов под кожу или через черепную коробку. Энергия электромагнитных импульсов излучается от индуктивного излучателя, одетого на голову пациента [1].
Для повышения эффективности лечения особую актуальность приобретают меры по совершенствованию существующих и созданию новых эффективных средств, методов реабилитации и профилактики, повышающих резервные возможности организма человека. Особый интерес вызывает использование цветотерапии.
Цветовая светотерапия (цветотерапия) - метод оздоровления организма, при котором элементарные частицы света фотоны воздействуют на процессы, происходящие в организме: осуществляют передачу информации из окружающей среды, а также внутри организма между клетками, тканями и органами, повышая энергетику, улучшают состояние иммунной системы, регулируют функции многих органов, из которых некоторые являются светозависимыми, задают и поддерживают ритм суточных колебаний в работе систем и органов, активизируют синтез в коже витамина Д3, необходимого для отложения кальция в костной ткани [2].
Цветолечение стимулирует фотобиоактивацию в биологическом объекте на молекулярном, клеточном, органном и системном уровнях.
Целебные свойства цвета обусловлены влиянием электромагнитных волн светового диапазона. Энергия фотонов видимого спектра соответствует энергиям физиологической трансформации молекул, что при воздействии создает условия для возбуждения определенных специфических изменений в биологических структурах. Излучения видимого диапазона широко используется в медицине для стимуляции метаболических процессов. Электромагнитное излучение светового диапазона стимулирует тканевый обмен и улучшает микроциркуляцию. Цветовая энергия оказывает положительное воздействие на работу клеток организма человека.
Известен аппарат светодиодный для цветотерапии, включающий источник питания и элемент воздействия, содержащий корпус, в котором закреплен оптический излучатель, выполненный в виде 3 отрезков светодиодной ленты типа SMD 5050 - 60 LED RGB, каждый отрезок длиной 100 мм и содержит 6 светодиодных сборок, каждая из которых содержит корпус, в котором установлены светодиоды трех цветов - красного с длиной волны 640 нм, зеленого с длиной волны 530 нм и синего с длиной волны 450 нм, каждый отрезок закреплен на основании, при этом цепи питания светодиодов каждого цвета посредством контроллера подключены к выходным клеммам источника питания [3].
Задача полезной модели - расширение арсенала технических средств для физиотерапии в области неврологии и психотерапии.
Технический результат - расширение лечебных возможностей.
Технический результат достигается тем, что аппарат светодиодный для цветотерапии, включающий источник питания и элемент воздействия, содержащий каркас, в котором закреплен оптический излучатель, согласно предложению, оптический излучатель выполненный в виде 5 отрезков светодиодной ленты типа SMD 5050 - 60 LED RGB и 24 светодиодов инфракрасного излучения с длиной волны 880 нм, каждый отрезок светодиодной ленты имеет длину 150 мм и содержит 9 светодиодных сборок, каждая из которых содержит корпус, в котором установлены светодиоды трех цветов - красного с длиной волны 640 нм, зеленого с длиной волны 530 нм и синего с длиной волны 450 нм, каждый отрезок и светодиоды закреплены на диэлектрической пластине, закрепленной внутри цилиндрического каркаса, при этом цепи питания светодиодов каждого цвета посредством контроллера подключены к выходным клеммам источника питания, цепи питания светодиодов инфракрасного излучения подключены к клеммам выпрямительного моста.
Сущность полезной модели заключается в том, что у аппарата светодиодного для цветотерапии, оптический излучатель выполненный в виде 5 отрезков светодиодной ленты типа SMD 5050 - 60 LED RGB и 24 светодиодов инфракрасного излучения с длиной волны 880 нм, каждый отрезок светодиодной ленты имеет длину 150 мм и содержит 9 светодиодных сборок, каждая из которых содержит корпус, в котором установлены светодиоды трех цветов - красного с длиной волны 640 нм, зеленого с длиной волны 530 нм и синего с длиной волны 450 нм, каждый отрезок и светодиоды закреплены на диэлектрической пластине, закрепленной внутри цилиндрического каркаса, при этом цепи питания светодиодов каждого цвета посредством контроллера подключены к выходным клеммам источника питания, цепи питания светодиодов инфракрасного излучения подключены к клеммам выпрямительного моста.
На фиг. 1 приведена функциональная схема аппарата для физиотерапии, на фиг. 2 изображен элемент воздействия.
Устройство (см. фиг. 1) содержит источник питания, содержащий понижающий трансформатор 1, мостиковый выпрямитель 2, у которого к выходу <+> подключен первый вывод резистора 3, а к выходу <-> общая шина. Второй вывод резистора 3 соединен с первым выводом конденсатора 4 и входом таймера 5. Второй вывод конденсатора 4 и минусовая клемма таймера 5 соединены с общей шиной. Устройство содержит оптический излучатель 6, включающий инфракрасный излучатель 7, и излучатель красного, зеленого и синего света 8, а также контроллер 9, у которого вход соединен с выходом таймера 5. Излучатель 8 содержит систему красного света 10 с длиной волны 640 нм, содержащую Р светодиодов, у которой контакт <+> соединен с общим проводом 11, а контакт <-> соединен с входом 12 контроллера 9. Систему зеленого света 13 с длиной волны 530 нм, содержащую Р светодиодов, у которой контакт <+> соединен с общим проводом 11, а контакт <-> соединен с входом 14 контроллера 9. Систему синего света 15 с длиной волны 450 нм, содержащую Р светодиодов, у которой контакт <+>: соединен с общим проводом 11, а контакт <-> соединен с входом 16 контроллера 9. Общий провод 11 соединен с входом 17 контроллера 9. Система инфракрасного излучения 7 содержит 24 светодиодов с длиной волны 880 нм, у которой контакт <-> соединен с общей шиной, а контакт <+> соединен с контактом <+> диодного моста 2. Для управления многоцветной светодиодной подсветкой контроллер 9 снабжен инфракрасным датчиком приема сигналов управления 18. В комплект также входит дистанционный пульт управления 19. С помощью пульта 19 можно выбрать несколько режимов плавной и динамической смены цвета.
На фиг. 2 изображен элемент воздействия, содержащий диэлектрический каркас 20, имеющий форму цилиндра. Внутри каркаса закреплена диэлектрическая пластина 21, на которой с одной стороны закреплены отрезки светодиодной ленты 22, матрицы с инфракрасными светодиодами 23 и колонки 24, а на противоположной стороне закреплен корпус 25, внутри которого установлена схема контроллера 9. Корпус 25 при помощи кабеля соединен с отдельным функциональным блоком, который содержит источник питания 1 и таймер 2. Оптический излучатель выполнен в виде 5 отрезков 22 светодиодной ленты типа SMD 5050 - 60 LED RGB и 24 светодиодов инфракрасного излучения 23.
Каждый отрезок закреплен на диэлектрической пластине при помощи клея и содержит 3 модуля. Длина отрезка 150 мм. Каждый модуль имеет длину 50 мм и содержит 3 светодиодных сборки и 3 резистора. Каждая светодиодная сборка содержит корпус, в котором установлены светодиод красного цвета с длиной волны 640 нм, светодиод зеленого цвета с длиной волны 530 нм и светодиод синего цвета с длиной волны 450 нм. Все светодиоды имеют отдельные выводы. У каждого модуля светодиоды одного цвета и один резистор соединены последовательно и образуют цепь питания одного цвета. Цепи питания всех модулей соединены параллельно. Светодиоды одного цвета всех модулей образуют систему соответствующего цвета. Вывод <-> у каждой системы соединен с отдельным проводом. Вывод <+> у каждой системы соединен с общим проводом. При числе отрезков N=5 (см. фиг. 2) число модулей 15, число светодиодных сборок 45. Каждая система содержит 45 светодиодов и 15 резисторов. В устройстве применяется контролер марки RGB-контроллер ZC - 1000 RC. Вход контроллера соединен с выходом таймера, к выходным клеммам подключены общая <+> цепь и <-> цепи соответствующих систем. Контроллер предназначен для управления многоцветными системами. Контроллер управляется при помощи инфракрасного пульта. При помощи пульта можно выбрать 7 основных цветов, 3 режима изменения яркости свечения, несколько режимов плавной и динамической смены цвета. Режим работы излучателя импульсно - периодический. Цепь питания инфракрасных светодиодов подключена к <+> <-> контактам выпрямительного моста, где имеется напряжение постоянного тока с пульсацией 100 Гц. Инфракрасное излучение модулируется частотой 100 Гц.
Источник питания выполнен в виде сетевого адаптера. Выходное напряжение 12 В.
Устройство работает следующим образом.
Подбирается режим работы контроллера и таймера. Элемент воздействия размещается на голове пациента. Устанавливается время процедуры. Включается питание, напряжение от источника подается на излучатель. По истечении времени таймер отключает питание.
Продолжительность процедуры определяется медицинской методикой в каждом отдельном случае.
Технический результат - расширение лечебных возможностей.