УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖОРГАННЫХ АНАСТОМОЗОВ

Предлагаемая модель относится к экспериментальной медицине, а именно к хирургии. В экспериментальной медицине нередко возникает необходимость сравнить просвет межорганных анастомозов. Для этих целей большинство исследователей измеряют диаметр соустья, используя либо обычную линейку, либо штангенциркуль. Такое измерение не может быть точным, так как просвет соустья может быть овальным, а изменяясь с течением времени, он может принимать и любую другую форму. В этих случаях измерение становится не точным или вообще невозможным.
Прототипом заявляемого устройства авторы предлагают стержень, имеющий участки различного диаметра с шагом деления одного участка 2 мм. Стержень изготовлен из металла, и состоит из цилиндров разного диаметра. // Автореф. на соиск. ученой степени К.М.Н. В.Г.Ярешко «Механические способы холецистодигестивных соустьев в лечении больных с механической желтухой». Харьков. 1986, с.20.
Однако предлагаемое в качестве прототипа устройство обладает некоторыми недостатками:
- ограничение точности измерения, так как шаг деления одного участка составляет 2 мм,
- невозможность измерения анастомозов неправильной формы. Авторы предлагают оригинальное устройство для измерения межорганных анастомозов. Устройство представляет собой конус (1), изготовленный из медицинской нержавеющей стали. Высота конуса составляет 52 мм, диаметр окружности в основании 60 мм. На боковой стороне конуса нанесена разметка в виде линейки с ценой деления 1 мм.
Конус изготовлен таким образом что его продольное сечение (3) является равносторонним треугольником. При этом длина боковой стороны конуса равна диаметру окружности в его основании.
Для измерения анастомоза конус вводят в просвет и отмечают на линейке длину боковой стороны конуса, которая прошла в просвет соустья, определяют диаметр анастомоза и вычисляют площадь соустья.
Устройство для измерения межорганных анастомозов обладает рядом преимуществ:
- при его введении в соустье просвет последнего в любом случае принимает округлую форму,
- повышение точности измерения,
- сокращение времени измерения.