КАЛИБРАТОР УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА НА ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для калибровки приборов и устройств, в частности -сигнализаторов давления, установленных в опорных поверхностях.
Известно устройство для определения давления тела человека на опорные поверхности (авторское свидетельство SU 831108, приоритет 02.07.1979), содержащее опорную поверхность с сигнализаторами давления, регулируемый источник воздуха с датчиком давления воздуха, коммутатор и измерительный прибор. В указанном устройстве давление тела человека на опорные поверхности определяется при помощи сигнализаторов давления, расположенных в отверстиях опорной поверхности, загерметизированных сверху мембраной из эластичного материала. При наладке этого устройства для определения распределения усилий, воздействующих на опорную поверхность, необходимо найти зависимость между величиной усилия, прикладываемого снаружи к мембране каждого сигнализатора давления, и давлением воздуха внутри корпуса сигнализатора давления.
Известен грузопоршневой манометр избыточного давления МП-6 («Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-6 (0,02)», руководство по эксплуатации МКДС.406141.014 РЭ, Интернет - сайт http://prompriborsrw.ru), принятый за прототип, предназначенный для поверки и калибровки измерительных приборов давления и содержащий втулку, поршень, грузоприемное устройство, набор грузов.
Недостатком этого манометра применительно к калибровкам вышеуказанного сигнализатора давления, установленного в устройстве определения давления тела человека на опорные поверхности, является то, что сигнализатор давления необходимо для калибровки извлекать из отверстий опорной поверхности, то есть нарушать конструкцию самого устройства за счет его разборки.
Задачей полезной модели является обеспечение калибровки устройства без его разборки.
Поставленная задача решается калибратором, оснащенным платой для установки опорной панели, вертикальной стойкой с возможностью ее поворота вокруг оси и входящим в стойку горизонтальным рычагом с закрепленной на нем с возможностью перемещения вдоль рычага втулкой. Заявляемый калибратор представлен фигурами 1, 2, 3. Фиг.1 представляет калибратор с размещенной на нем опорной поверхностью с сигнализаторами давления. Фиг.2 представляет калибратор в плане. Фиг.3 представляет блок-схему работы калибратора. Калибратор содержит установочную плату 2, на которой размещается опорная панель 1 с сигнализаторами давления, имеющими контакты 9 и 10, вертикальную стойку 3, горизонтальный рычаг 4, втулку 5, грузоприемное устройство 6 с поршнем 7, набор грузов 8. Калибратор работает следующим образом.
Опорную панель 1 закрепляют на установочной плате 2. Вертикальную стойку 3 поворачивают вокруг оси и затем по горизонтальному рычагу 4 перемещают втулку 5 вместе с грузоприемным устройством 6 и поршнем 7 таким образом, чтобы ось поршня 7 совпала с центром контакта 9 калибруемого сигнализатора давления опорной панели. После этого на грузоприемное устройство 6 устанавливают груз 8 для создания нажатием поршня 7 на эластичную мембрану сигнализатора давления требуемого согласно программе калибровки усилия, при этом контакты 9 и 10 сигнализатора давления оказываются замкнуты. Затем внутрь калибруемого сигнализатора давления подают воздух из регулируемого источника воздуха с датчиком давления воздуха, входящего в состав устройства для определения давления тела человека на опорные поверхности, давление Р которого меняется во времени по линейному закону, и измерительным прибором, также входящим в состав устройства для определения давления тела человека на опорные поверхности, фиксируют величину давления Р, при котором давление воздуха на внутреннюю часть мембраны сигнализатора давления уравновесит воздействие поршня 7 на наружную часть мембраны и произойдет размыкание контактов 9 и 10, то есть срабатывание сигнализатора давления. Меняя массу груза с заданным шагом, получают зависимость между величиной усилия, прикладываемого снаружи к мембране сигнализатора давления, и давлением воздуха внутри корпуса сигнализатора давления, а за счет поворота вертикальной стойки 3 и перемещения втулки 5 вместе с грузоприемным устройством 6 и поршнем 7 по горизонтальному рычагу 4 возможно совместить ось поршня 7 с центром контакта 9 любого сигнализатора давления опорной панели 1, закрепленной на установочной плате 2.
Таким образом, предлагаемый калибратор позволяет производить калибровку непосредственно на месте эксперимента любого из установленных в опорной поверхности сигнализаторов давления без разборки устройства.