ОТСЧЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕРНИКА ВТОРОГО РАЗРЯДА

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к средствам измерений для поверки топливораздаточных колонок с учётом изменения объёма светлых нефтепродуктов и вместимости мерника от температуры.
Известен мерник, содержащий резервуар с прозрачной горловиной, снабжённой шкалой и защитным кожухом с диаметрально расположенными смотровыми окнами, и юстировочный элемент, при этом в него введены сливной клапан с тарельчатым запорным органом, дополнительный защитный кожух для резервуара и крышка, выполненная в виде воронки с каплеотбойником, причём шкала нанесена на горловину по её периметру, а юстировочный элемент выполнен в виде пробки с осевым отверстием и нижним торцом в виде внутреннего конуса, жёстко связанной с горловиной и её защитным кожухом, а по резьбе - с резервуаром, в дне которого расположен сливной клапан (см. а.с. СССР № 1742627, кл. G01F 19/00).
Недостатками данного мерника являются сложность конструкции и невозможность измерения объёма с учётом объёмного температурного расширения рабочей жидкости.
Известен металлический образцовый мерник первого и второго разрядов, содержащий прозрачную горловину или водоуказательное окно со шкальной пластиной или водомерной трубкой или водосливом на номинальную вместимость (см. Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические образцовые. Методы и средства поверки. ГОСТ 8.400 - 80 (СТ СЭВ 1054 - 78), Государственный комитет СССР по стандартам, Москва).
Недостатком данного металлического мерника является неточность отсчёта за счёт влияния температуры рабочей жидкости и окружающей среды.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту и принятый авторами за прототип является отсчётное устройство для образцового мерника, содержащее шкалу вместимости и шкалу допуска, при этом шкала вместимости выполнена с учётом температурной поправки, а шкала допуска - с возможностью перемещения относительно шкалы вместимости (см. Патент РФ №1578490 кл. G 01 F 19/00).
Недостатками данного отсчётного устройства для образцового мерника является то, что шкала допуска не предусматривает удобного и точного отсчёта погрешности от номинальной вместимости, а температурная поправка рассчитана только на один вид рабочей жидкости.
Целыю предлагаемой модели является расширение функциональных возможностей, а именно температурная шкала рассчитана на две рабочих жидкости, повышение точности измерений за счёт совмещения шкалы допуска и шкалы вместимости по прототипу в плоскую подвижную шкалу погрешности с водоуказательным окном, позволяющую производить точный отсчёт отклонения от номинальной вместимости, и исключения влияния температуры рабочей жидкости, удобства пользования за счёт разработанной конструкции шкалы погрешности.
На фиг. дан общий вид отсчётного устройства для металлического мерника второго разряда.
Отсчётное устройство для металлического мерника второго разряда, выполненного в виде пеногасителя 1 для приёма рабочей жидкости из топливораздаточной колонки с транспортными ручками 2 для удобства перемещения мерника и слива рабочей жидкости, прозрачной, например стеклянной, горловины 3 с пластиной 4 с гщодольным jw orpogbiM naaoM заключён но и в металлическом тубусе 5 для предохранения горловины от механических повреждений, при этом горловина выполнена из стеклянной трубы, что позволяет исключить суммарную погрешность изготовления, на пластине 4 нанесены две температурные шкалы 6, первая рассчитана на объём бензина с плотностью 710-760 кг/м в диапазоне температур от минус 20° С до плюс 30° С, вторая - на объём дизельного топлива с плотностью 810-850 кг/м в -3диапазоне температур от минус 20° С до плюс 30° С, шкалы рассчитаны с учётом температурной поправки на объёмное расширение материалов мерника и приведены к температуре 20° С, принятой за точку отсчёта, шкалы погрешности 7, выполненной в виде плоской подвижной рамки с водоуказательным окном 8, по обеим сторонам которого
нанесены цифры и риски, цена деления шкалы 7 равна половине основной относительной погрешности мерника в кубических сантиметрах, водоуказательное окно 8 служит для повышения точности отсчёта и удобства пользования за счёт своей конструкции и точного отсчёта погрешности от номинальной вместимости при поверке самого мерника либо при поверке им топливораздаточной колонки для получения значения фактического объёма рабочей жидкости, рабочей ёмкости 9, контрольного уровня 10, установочных винтов 11 и шильдика 12 с маркировкой. Температурные шкалы 6 выполнены с возможностью перемещения вдоль оси прозрачной горловины 3, что необходимо при тарировке и поверке мерника.
Отсчётное устройство для металлического мерника второго разряда работает следующим образом.
При поверке, например, топливораздаточной колонки металлическим мерником второго разряда номинальной вместимости 10 дм светлый нефтепродукт прогоняют через колонку для уравнивания темSU(ixi«lo§2.&
,-.   : : ,.- f  I (. .-
ператур колонки и нефтепродукта в резервуаре. Затем рабочую жидкость (светлые нефтепродукты) подают из пистолета колонки непосредственно в приёмное отверстие пеногасителя 1 металлического мерника второго разряда. Мерник предварительно смачивают рабочей жидкостью и выставляют по контрольному уровню 10 вертикально с помощью установочных винтов 11. После успокоения верхнего уровня жидкости необходима встряска мерника для выхода пузырьков воздуха. Замеряют температуру рабочей жидкости в мернике и производят оценку погрешности объёма жидкости по соответствующим отметкам на шкалах мерника. Для этого совмещают нулевую отметку шкалы погрешности 7, перемещая её по направляющим, с отметкой замеренной температуры на соответствующей данной рабочей жидкости температурной шкале 6 и производят оценку количества жидкости поданной в мерник. Слив рабочей жидкости из мерника осуществляется через горловину пеногасителя 1. После слива жидкости сплошной струёй выдерживают 1 минуту для слива капель.
Погрешность поверяемой меры считается допустимой, если нижний край мениска жидкости находится в водоуказательном окне 8 шкалы погрешности 7. В этом случае замеряют погрешность от номинальной вместимости мерника, снимая показания со шкалы погрешности 7, и заносят величину погрешности в свидетельство о поверке топливораздаточной колонки.
Если мениск рабочей жидкости не появился в водоуказательном окне 8, то топливораздаточную колонку регулируют по данному мернику.
Поверку проводят по утверждённой методике поверки Мерник металлический специальный второго разряда М 2Р - 10 - Ш - 04. 4213.001.48591157.Д1. Методика поверки., которая разработана на основании следующих нормативных документов:
-ТУ 4213- 001 -48591157-99 - Мерник металлический специальный второго разряда М 2Р - 10 - Ш - 04. Технические условия.
-МИ 2395 - 97 - Государственная система обеспечения единства измерений. Объём нефтепродуктов, приведённый к температуре 20°С. Методика выполнения измерений мерником со специальной шкалой.
-ГОСТ 3900 - 85 (СТ СЭВ 6754 - 89) - Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.
Предлагаемая полезная модель по сравнению с прототипом и другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества:
- высокую точность измерения за счёт совмещения шкалы допуска и шкалы вместимости по прототипу в плоскую подвижную шкалу погрешности с водоуказательным окном, позволяющую
)
- 7производить точный отсчет отклонения от номинальной вместимости и исключения влияния температуры рабочей жидкости;
- удобство пользования за счет разработанной конструкции шкалы погрешности.
toooi ae
Авторы: . ./. . А.С. Дмитриев 02.1 .Н. Судавцов