УСТАНОВКА ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ И ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА ОБЛУЧАТЕЛЯ-РЕЦИРКУЛЯТОРА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО С ЭЛЕКТРОННЫМ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ (ЭПРА) И АНТИМИКРОБНЫМ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ

Полезная модель относится к медицинской и бытовой технике, а именно к устройствам для дезинфекции, обеззараживания и очистки воздуха, использующих ультрафиолетовое излучение, и может найти свое применение в лечебно-профилактических, административных, общественных, школьных и дошкольных учреждениях, где требуется высокоэффективная дезинфекция, обеззараживание и очистка воздуха в присутствии людей.
Известны устройства для обеззараживания воздуха, содержащие корпус с входным и выходным окнами, в котором установлены вентилятор и источник ультрафиолетового излучения, в качестве которого используют бактерицидные, газоразрядные ртутно-кварцевые лампы низкого давления (см. а.с. 810243, A61L 9/00, 1981; а.с. 1210839, A61L 9/20, 1986; а.с. 1351607, A61L 9/20, 1987; патент RU 2080285, С01В 13/11, 1997; заявка Японии 1-226.701, С01В 13/10, 1989, RU 2021821, A61L 9/20, 1994).
Недостатком данных устройств является недостаточное качество очистки воздуха и возможность образования озона, что предполагает отсутствие людей в обрабатываемом помещении.
Известно устройство для обеззараживания воздуха, содержащее корпус с входным и выходным окнами, в котором установлены вентилятор и фильтр и образована камера облучения с источником ультрафиолетового излучения из одной или нескольких продольно установленных безозоновых ламп, снабженная на входе и выходе экранирующими элементами (патент RU 2153886, A61L 9/20, 2000).
Недостатком данного устройства является неравномерность обработки циркулирующего в камере облучения воздуха бактерицидным потоком излучения, недостаточная эффективность обработки, высокое энергопотребление, низкий рабочий ресурс.
Известно устройство для обеззараживания воздуха, содержащее корпус с окнами для входа и выхода воздуха и с расположенными внутри него в направлении воздушного потока последовательно друг за другом фильтром, системой лабиринтных экранов, камерой облучения с продольно размещенными в ней источниками ультрафиолетового излучения, и вентилятором (патент RU 2306150, A61L 9/20, 2007).
Данное устройство не лишено недостатков, к которым можно отнести недостаточные эффективность обработки воздуха и скорость очистки, ограниченные функциональные возможности, низкий рабочий ресурс.
Известно устройство для обеззараживания воздуха, содержащее корпус с окнами для входа и выхода воздуха и с расположенными внутри него в направлении воздушного потока последовательно друг за другом фильтром, системой лабиринтных экранов, камерой облучения с продольно размещенными в ней источниками ультрафиолетового излучения, и вентилятором, и снабжено блок управления с пускорегулирующим устройством (патент RU 2416432, A61L 9/20, 2011). Принято за прототип.
Недостатками являются недостаточные эффективность и функциональные возможности очистителя воздуха в присутствии людей, что снижает эффективность обработки воздуха, скорость очистки и рабочий ресурс.
Также известно, что согласно действующим в Российской Федерации нормативным документам, утвержденным Главным санитарным врачом Онищенко Г.Г., все выпускаемые устройства для обеззараживания воздуха с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами имеют различные недостатки. Эти недостатки обусловлены следующими особенностями:
- Бактерицидная эффективность зависит от вида микроорганизма. Микроорганизмы относятся к кумулятивным фотобиологическим приемникам, следовательно, результат взаимодействия ультрафиолетового бактерицидного излучения и микроорганизма зависит от его вида и бактерицидной дозы (например, бактерицидная доза (экспозиция), необходимая для обеспечения эффективности инактивации 95% S.Aureus - \61 Дж/м', а для Aspergillus niger (black) - 6760 Дж/м', т.е. в 40 раз больше).
- Более чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки). Менее чувствительны грибы и простейшие микроорганизмы.
- При оценке бактерицидной эффективности ультрафиолетового облучения воздушной среды помещения или поверхности в качестве санитарно-показательного микроорганизма принимается S.Aureus (золотистый стафилококк).
- Бактерицидная эффективность для патогенной микрофлоры должна быть не менее 70%.
- Значительное снижение дозы облучения может стимулировать рост микроорганизмов.
- Бактерицидная эффективность зависит от длины волны излучения и бактерицидного потока.
В реальных условиях снижение эффективности инактивации микроорганизмов и вирусов при эксплуатации происходит из-за ряда факторов, влияющих на параметры работы бактерицидных ламп. К таковым в первую очередь можно отнести:
- колебания напряжения сети;
- колебания температуры окружающего воздуха;
- снижение бактерицидного потока ламп в течение срока службы до 30% от номинального;
- влияние относительной влажности и запыленности воздушной среды помещения: при относительной влажности более 80% бактерицидное действие ультрафиолетового излучения падает на 30% из-за эффекта экранирования микроорганизмов; запыленность колбы ламп и отражателя облучателя снижает значение бактерицидного потока до 10% и более.
Таким образом, к недостаткам данного устройства можно отнести также то, что в нем для электропитания ультрафиолетовой лампы применяется электромагнитный пускорегулирующий аппарат (ПРА). Так при колебании напряжения происходит мерцание (стробоскопический эффект) ультрафиолетовой лампы, что крайне отрицательно сказывается на процессах облучения, так как эффективность облучения напрямую связана с мощностью и эффективностью (светоотдачи) лампы. При выходе колебаний сетевого напряжения за диапазон 198-242 В происходит отказ электромагнитного ПРА, применяемого для электропитания ультрафиолетовой лампы, что ведет за собой отказ устройства. При «фальш-старте» происходит вспыхивание и моргание лампы в течение некоторого промежутка времени с момента поджига, что вызывает повторные срабатывания стартера. При повторных включениях стартера макальные элементы лампы перегреваются и быстро выходят из строя, резко снижая срок службы ультрафиолетовой лампы. Кроме этого, при нагреве электромагнитного ПРА в результате потерь на его относительно высоком резистивном сопротивлении повышаются затраты электроэнергии.
Задачей, решаемой в данном предложении, является повышение эффективности и функциональных возможностей очистителя воздуха в присутствии людей путем создания облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетового с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и антимикробным фотокаталитическим фильтром, технические характеристики которого доведены до современных требований.
В результате решения поставленной задачи создана установка по дезинфекции, обеззараживанию и очистке воздуха облучателя-рециркулятора ультрафиолетового с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и антимикробным фотокаталитическим фильтром, технические характеристики которого отвечают современным требованиям. Полученный технический результат заключается в повышении эффективности и функциональных возможностей установки по дезинфекции, обеззараживанию и очистке воздуха в присутствии людей, а именно: значительном повышении бактерицидной эффективности установки, повышающей степень бактерицидной очистки воздуха и скорость процесса обработки; увеличении бактерицидного потока до требуемых норм; увеличении времени работы ультрафиолетовых ламп, ресурса непрерывной работы фотокаталитического фильтра и ресурса самой установки; уменьшении потребляемой мощности не менее чем на 35%, что обеспечивает снижение энергопотребления; увеличении процессов фотоокисления в три раза, что приводит к значительному ускорению процессов обеззараживания воздуха; уничтожении отдельных видов летучих химических загрязнений и очистке его от молекулярных, химических и биологических загрязнителей; осуществлении защиты от аварийных режимов работы; повышении эффективности и функциональных возможностей качественного управления процессом обработки воздуха; повышении гарантированной работы в условиях 90-95% влажности.
Сущность полезной модели заключается в том, что в установке по дезинфекции, обеззараживанию и очистке воздуха облучателя-рециркулятора, содержащей корпус с окнами для входа и выхода воздуха и размещенные внутри него последовательно друг за другом в направлении воздушного потока фильтр, систему экранирующих жалюзи, камеру облучения с, продольно расположенным в ней, источником ультрафиолетового излучения и вентиляционное устройство, снабженная блоком управления с пускорегулирующим устройством, особенность состоит в том, что фильтр выполнен с бактерицидным покрытием, камера облучения выполнена с отражающим свет покрытием внутренней поверхности и источником жесткого ультрафиолетового излучения в виде от двух до восьми ультрафиолетовых ламп с длиной волны 100-320 нм, за камерой облучения дополнительно образована камера с, по меньшей мере, одним антимикробным фотокаталитическим фильтром из двух носителей в виде пластин пористого материала с нанесенным на них фотокатализатором и источником мягкого ультрафиолетового излучения в виде от одной до трех ультрафиолетовых ламп с длиной волны 320-400 нм между ними, расположенных поперечно воздушному потоку, а вентиляционное устройство включает от одного до трех вентиляторов, при этом блок управления выполнен с электронным пускорегулирующим аппаратом и для зажигания, обеспечения рабочего режима и защиты от аварийных режимов работы ультрафиолетовых ламп снабжен счетчиком времени, отработанного ультрафиолетовыми лампами, питания вентиляторов и работы их в трех режимах: ночной, рабочий, турбо-режим, панелью управления с кнопками «включение-выключение», выбором режимов работы вентиляторов и индикаторной панелью. Предпочтительно корпус выполнить из АБС-пластика. Корпус на входе и выходе целесообразно снабдить съемными решетками. Желательно в качестве фильтрующего средства использовать пылевой фильтр не менее F4-F5 класса. Пластина носителя может быть выполнена из пенокерамики, или пористого алюминия, или пористого синтепона. Желательно в качестве фотокатализатора на пластину носителя нанести двуокись титана или платинированную двуокись титана. Особенность и в том, что установка может быть дополнительно снабжена системой дистанционного управления с пультом, кнопки которого аналогичны кнопкам панели управления.
Указанная совокупность существенных признаков позволяет получить технический результат.
Использование в блоке управления электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) позволяет: устранить мерцание ультрафиолетовой лампы (стробоскопический эффект), что положительно сказывается на процессах облучения, повысить мощность и эффективность (светоотдачу) ультрафиолетовой лампы; расширить диапазон колебаний входного напряжения, обеспечивая работу ультрафиолетовой лампы и устройства в целом при выходе колебаний сетевого напряжения за диапазон 198-242 В; исключить «фальш-старт» ультрафиолетовой лампы, что увеличивает срок ее службы и за счет этого увеличивает ресурс самой установки; снизить затраты электроэнергии (энергопотребление), так как из-за исключения потерь на относительно высоком резистивном сопротивлении, которые возникали при использовании электромагнитного пускорегулирующего аппарата, потребляемая мощность уменьшается не менее чем на 35%; осуществить защиты от аварийных режимов работы; в антимикробном фильтре увеличиваются процессы фотоокисления органических и некоторых неорганических молекул и патогенных микроорганизмов в 3 раза, тем самым значительно ускоряются процессы обеззараживания воздуха. Обеспечение работы установки в рециркуляционном режиме позволяет получить ресурсосберегающий эффект и снизить расход электроэнергии.
Выполнение камеры облучения с внутренней поверхностью, отражающей свет, повышает степень поражения микроорганизмов в процессе обработки ультрафиолетовым облучением, позволяет более эффективно его использовать для облучения микроорганизмов, увеличивает возможность контакта излучения с проходящими через камеру облучения микроорганизмами. При использовании в камере облучения ультрафиолетовых ламп, формирующих излучение с длиной волны 100-320 нм, происходит кумулятивное разрушение микроорганизмов.
При использовании в установке антимикробного фотокаталитического фильтра значительно повышается бактерицидная эффективность самой установки, так как гарантированно разрушается органическая составляющая клеток, бактерий и вирусов, то есть обезвреживаются самые устойчивые к ультрафиолетовому излучению микроорганизмы; уничтожаются отдельные виды летучих химических загрязнений. При помощи фотокаталитической очистки можно чистить различные летучие примеси молекулярного происхождения. Использование указанных фотокатализаторов также позволяет разлагать газообразные загрязнители воздуха бытового и промышленного происхождения (выхлопные газы, угарный газ, окислы азота, формальдегиды, фенол, аммиак, сероводород, хлоро- и кислотосодержащие углеводороды, ароматические и гетероциклические канцерогены) до углекислого газа, водяного пара, а также удалять табачные и пищевые запахи. Кроме этого, в отличие от устройств с жестким ультрафиолетовым излучением, устройство с антимикробным фотокаталитическим фильтром гарантированно работает в условиях 90-95% влажности. Расположение пористых пластин носителя и источника мягкого ультрафиолетового излучения антимикробного фотокаталитического фильтра поперечно воздушному потоку позволяет увеличивать площадь фотокаталитической минерализации и инактивации. Пористые носители позволяют прочно закреплять на них наноразмерные частицы фотокатализатора. Также антимикробный фотокаталитический фильтр выполняет роль второй системы экранирующих жалюзи.
Использование фильтра не менее F4-F5 класса позволяет максимально удалить пылевые частицы из воздушного потока, что повышает эффективность воздействия излучения на микроорганизмы. Выполнение фильтра с бактерицидным покрытием увеличивает значение бактерицидного потока до требуемых норм. Кроме этого бактерицидное покрытие увеличивает ресурс работы фильтра.
Жалюзи препятствуют попаданию ультрафиолетового излучения через окна в помещение, что позволяет во время обеззараживания воздуха находиться в помещении людям. Также жалюзи равномерно распределяют воздушный поток по сечению и длине камеры облучения и этим обеспечивают равномерность его обработки ультрафиолетовым излучением, что повышает эффективность обеззараживания.
Расположение вентиляторов дальше по потоку относительно камеры облучения и камеры с антимикробным фотокаталитическим фильтром создает воздушный поток с турбулентным характером, что обеспечивает то, что все микроорганизмы подвергаются действию ультрафиолетового излучения, то есть повышается эффективность обработки воздуха.
Выполнение корпуса из АБС-пластика обеспечивает ему ударопрочные свойства, увеличивает ресурс его службы.
Съемные решетки улучшают технические характеристики, приводя их в соответствие с действующими санитарными нормами.
Взаимодополняющее расположение элементов устройства обеспечивает в комплексе удаление больших количеств загрязнений в единицу времени.
Использование системы дистанционного управления с пультом, кнопки которого аналогичны кнопкам панели управления, повышает эффективность и качество управления работой установки.
Таким образом, повышается эффективность и функциональные возможности установки по дезинфекции, обеззараживанию и очистке воздуха в присутствии людей.
На фиг.1 представлен чертеж в разрезе одного из исполнений корпуса установки с размещенными в нем элементами, общий вид.
2
2
Установка по дезинфекции, обеззараживанию и очистке воздуха облучателя-рециркулятора содержит корпус 1 с окнами 2, 3 для входа и выхода воздуха соответственно, и снабжена блоком (не показано) управления с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) (не показано). Корпус 1 на входе и выходе преимущественно снабжен съемными решетками 4 и выполнен желательно из АБС-пластика. Внутри корпуса 1 размещены последовательно друг за другом в направлении воздушного потока фильтр 5, система экранирующие жалюзи 6, камера 7 облучения с, продольно расположенным в ней, источником жесткого ультрафиолетового излучения в виде ультрафиолетовых ламп 8 с длиной волны 100-320 нм (минимальное число ламп 8 равно двум, а их количество может варьироваться, например, от 2 до 8 штук), камера 9 с, по меньшей мере, одним антимикробным фотокаталитическим фильтром (не указан), и вентиляционное устройство, включающее от одного до трех вентиляторов 10. Фильтр 5 (например, пылевой фильтр не менее F4-F5 класса) выполнен с бактерицидным покрытием (не показано). Может быть использовано любое известное бактерицидное покрытие, эффективное в отношении микроорганизмов. Камера 7 выполнена с отражающим свет покрытием (не указано) внутренней поверхности из известных материалов, отражающих ультрафиолетовое излучение 100-320 нм (например, на основе алюминия, оксида бария и магния). Антимикробный фотокаталитический фильтр выполнен из двух носителей в виде пластин 11 пористого материала с нанесенным на них фотокатализатором и источником мягкого ультрафиолетового излучения в виде ультрафиолетовой лампы 12 с длиной волны 320-400 нм (их количество может варьироваться от 1 до 3 штук) между ними, расположенных поперечно воздушному потоку. Пластины 11 могут быть выполнены из пенокерамики, или пористого алюминия, или пористого синтепона. В качестве фотокатализатора на пластины 11 нанесена двуокись титана (TiO) или платинированная двуокись титана (Pt/TiO). При этом антимикробный фотокаталитический фильтр выполняет и роль второй системы экранирующих жалюзи. Блок управления с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) для зажигания, обеспечения рабочего режима и защиты от аварийных режимов работы ультрафиолетовых ламп 8, 12 (холостого хода, короткого замыкания, выпрямительного эффекта в лампах 8, 12) снабжен счетчиком (не показано) времени, отработанного лампами 8, 12, питания вентиляторов 10 и работы их в трех режимах: ночной, рабочий, турбо-режим, панелью (не показано) управления с кнопками (не показано) «включение-выключение», выбором режимов работы вентиляторов и индикаторной панелью (не показано). Установка преимущественно снабжена системой дистанционного управления с пультом (не показано), кнопки которого аналогичны кнопкам панели управления.
Установка работает в режиме рециркулятора.
2
2
2
Через входное окно 2 и съемную решетку 4 воздух проходит фильтр 5 с бактерицидной пропиткой, систему экранирующих жалюзи 6 и попадает в камеру 7 облучения с ультрафиолетовыми лампами 8. Камера 7 обеспечивает дезинфекцию, обеззараживание и очистку воздуха с помощью технологии облучения. Ультрафиолетовые лампы 8 расположены параллельно движению воздушного потока, формируют излучение с длиной волны 100-320 нм и оказывают воздействие на этот поток в пределах их длины. При этом происходит кумулятивное разрушение микроорганизмов. Отражающее свет покрытие внутренней поверхности камеры 7 повышает степень поражения микроорганизмов в процессе обработки ультрафиолетовым облучением, позволяет более эффективно его использовать для облучения микроорганизмов, увеличивает возможность контакта излучения с проходящими через камеру облучения микроорганизмами. Затем поток воздуха попадает в камеру 9, которая обеспечивает дезинфекцию, обеззараживание и очистку воздуха с помощью технологии фотокаталитического окисления (антимикробного фильтра). В общих чертах механизм действия фотокатализатора состоит в следующем. При поглощении света с длиной волны менее 400 нм в фотокатализаторе образуются электроны и дырки проводимости, которые затем вступают в реакции с водой, кислородом воздуха и находящимися на поверхности органическими веществами. В результате последовательных реакций деструкции и окисления органические вещества превращаются в продукты их глубокого окисления - углекислый газ, воду и неорганические кислоты. Микробиологические объекты (бактерии, вирусы, грибы) содержат сложные органические вещества, которые абсолютно необходимы для их жизни. При фотокаталитическом окислении на поверхности TiO происходит разрушение микробиологических объектов с потерей болезнотворности (инактивация) и при продолжительном контакте - их полная минерализация. Инактивация и минерализация ряда бактерий и вирусов на поверхности TiO и, с большей скоростью на Pt/TiO, была продемонстрирована сотрудниками ИК СО РАН и ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» (Environ. Sci. Techno/. 2010. v.44. No. 13, pp.5121-5126).
2
2
2
2
2
2
2
2
Исследования проводились методом осаждения в отношении бактерий Mycobacterium smegmatis. Bacillus thuringiensis и вируса коровьей оспы, гриппа A (H3N2). В первом случае на пластины была нанесена двуокись титана TiO; во втором случае - платинированная двуокись титана Pt/TiO. В обоих случаях динамика инактивации измерялась при ультрафиолетовом облучении диапазоном А 320-400 нм. При облучении пластин с TiO в течение 30 минут инактивация достигла 90%, а при облучении поверхности пластин с Pt/TiO в течение 30 минут инактивация достигла 99,8%. Таким образом, скорость процесса фотоокисления с применением платинированной двуокиси титана Pt/TiO выше на 11%, чем скорость процесса фотоокисления с применением двуокиси титана TiO. Результаты исследования показали, что фотокаталитический блок (атимикробный фильтр) с TiO и Pt/TiO способен полностью инактивировать указанные вирусы и бактерии. На основании испытаний, проведенных Федеральным Государственным учреждением науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на вирусах коровьей оспы и гриппа А (H3N2) можно сделать вывод о том, что фотокаталитический блок, находящийся в устройстве, выполняет функцию антимикробного фильтра.
Вместе с тем, при помощи антимикробного фильтра (фотокаталитической очистки) можно чистить различные летучие примеси молекулярного происхождения. По информации Института катализа им. Г.К.Борескова Сибирского отделения РАН, гарантированно подвергаются фотокаталитическому окислению и минерализации следующие вещества: углеводороды (метан, этан, н-бутан, н-пентан, н-гексан, н-гептан, н-октан, этилен, 1.3-бутадиен, пропилен), спирты (бутанол-1, этанол, изопропанол, метанол), прочие кислородсодержащие органические соединения (формальдегид, ацетальдегид, ацетон, уксусная кислота), ароматические соединения (бензол, толуол, ксилол), хлорсодержащие органические соединения (тетрахлорэтилен), неорганические соединения (угарный газ, оксиды азота, аммиак).
Движение воздуха в устройстве осуществляется с помощью вентиляторов 10. Проходя через выходное окно 3 и съемную решетку 4 обеззараженный и очищенный воздух выходит наружу.
Блок управления с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) является одним из важнейших элементов в работе установки. С его помощью осуществляется управление работой ультрафиолетовых ламп 8, 12, находящихся в камерах 7, 9, и вентиляторов 10. Для зажигания, обеспечения рабочего режима и защиты от аварийных режимов работы ультрафиолетовых ламп 8, 12 (холостого хода, короткого замыкания и выпрямительного эффекта в них) блок управления снабжен счетчиком времени, отработанного ультрафиолетовыми лампами, питания вентиляторов и работы их в трех режимах: ночной, рабочий, турбо-режим, панелью управления с кнопками «включение-выключение», выбором режимов работы вентиляторов и индикаторной панелью. Для повышения эффективности управления в установку включена система дистанционного управления с пультом, кнопки которого аналогичны кнопкам панели управления. ЭПРА может найти применение как в существующих устройствах, так и во вновь разрабатываемых.
Таким образом, в отличие от прототипа предлагаемая установка для обработки воздуха реализует сочетание двух технологий: облучения и фотокаталитического окисления (антимикробного фильтра). Реализуется способ комплексной очистки воздуха, который включает в себя очистку воздуха от крупных и мелких загрязнений, поглощение различных запахов; бактерицидное облучение воздуха для удаления различных микроорганизмов; фотокаталитическое разложение газообразных загрязнителей бытового и промышленного происхождения.
Заявляемый облучатель-рециркулятор с электронным пускорегулирующим устройством и антимикробным фотокаталитическим фильтром обладает рядом преимуществ:
- при использовании пылевого фильтра не менее F4-F5 класса с бактерицидным покрытием увеличивается значение бактерицидного потока до требуемых норм;
- при использовании блока управления с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) увеличивается время работы лампы и ресурс самой установки, уменьшается потребляемая мощность не менее чем на 35%. В антимикробном фильтре увеличиваются процессы фотоокисления в 3 раза, тем самым значительно ускоряются процессы обеззараживания воздуха. Также осуществляется защита от аварийных режимов работы;
- при использовании в установке антимикробного фотокаталитического фильтра значительно повышается бактерицидная эффективность самой установки, так как гарантированно разрушается органическая составляющая клеток, бактерий и вирусов, т.е. обезвреживаются самые устойчивые к ультрафиолетовому излучению микроорганизмы, а также уничтожаются отдельные виды летучих химических загрязнений;
- в отличие от устройств с жестким ультрафиолетовым излучением, устройство с антимикробным фотокаталитическим фильтром гарантированно работает в условиях 90-95% влажности.
Все детали и узлы могут быть изготовлены в промышленном производстве на известном оборудовании. Заявляемое решение обеспечивает эффективное обеззараживание воздуха и безопасность обработки. Увеличивается эффективность, удобство и качество управления процессом. Обеспечиваются эффективное обеззараживание и безопасность обработки. Высокоэффективная ресурсосберегающая комплексная очистка загрязненного воздуха от мелкодисперсной пыли, бактериального аэрозоля, микроорганизмов, «белковой массы» (инактивированных микроорганизмов), токсичных газообразных примесей и запахов снижает риск биологической опасности и заражения инфекционными заболеваниями и поддерживает в обрабатываемом помещении соответствующий уровень санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия. Установка имеет высокие технические характеристики, повышенные надежность и безопасность эксплуатации в присутствии людей, что позволяет рекомендовать ее для эффективного применения во всех жизненно важных сферах общества.