АЭРОИОНИЗАТОР

Полезная модель относится к бытовым приборам медицинского назначения и может быть использована для насыщения воздуха отрицательно заряженными ионами различных помещений, где находятся люди, для оздоровления и улучшения воздушной среды в профилактических, гигиенических, лечебных целях, как для индивидуального, так и для группового использования.
Известно устройство для получения легких отрицательных ионов кислорода воздуха, содержащее неподвижное основание, в котором размещены элементы высоковольтного преобразователя и корпуса, связанного шарнирно с неподвижньм основанием и находящимися в нем ионизационными элементами (см. авторское свидетельство СССР f 980729, МПК - A6IА/1/44, 1982г.).
Недостатком известного аэроионизатора является неудобство в эксплуатации, проявяющееся в том, что он имеет большие вес и габариты, что делает его громоздким, низкую мобильность. При этом внешний вид прибора отличается плохими эстетическими свойствами и с трудом вписывается в интерьер современных помещений.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявляемой полезной модели является аэроионизатор стабилизирующий Москва CA-I (см. Инструкция по эксплуатации аэроионизатора Москва CA-I, 1995г., ТУ 5156-001-17507588-95, производитель АО ПОЗИТ, Московская обл.).
Указанный аэроионизатор содержит корпус, высоковольтный блокпреобразователь, блок ионизирующих электродов. Корпус соединен с массивной металлической подставкой-основанием. На передней панели корпуса расположена металлическая втулка-электрод.
АЭРОИОНИЗАТОР
к недостаткам прототипа относятся его большие вес и габариты, а также открытое расположение электрода, прикосновение к которому нежелательно. Кроме того, конструктивное выполнение по отдельности корпуса и массивной подставки также существенно ухудаает эксплуатационные и эстетические показатели прибора.
Задача полезной модели - создание современного, компактного, простого по конструкции и удобного в эксплуатации прибора для аэроионизации воздуха.
Технический результат от использования полезной модели компактность прибора, объединящего внутри одаого корпуса все его составляющие элементы, простота конструкции и удобство за счет исключения металлических подставки-основания и втулки-электрода, мобильность аэроиониаатора, позволяющая при необходимости переносить его с одного места на другое, что расширяет области его использования. Все элементы, находящиеся под напряжением, в т.ч. ионизирующие электроды, находятся внутри диэлектрического корпуса и недоступны пользователю, что повышает надежность прибора и безопасность пользователей. Обтекаемая форма корпуса аэроионизатора обеспечивает соответствие современным эстетическим и дизайнерским решениям. При этом использование в качестве показателя работы индикатора зеленого цвета, не раздражащего зрение пользователя, повышает удобство заявляемого аэроионизатора.
Указанный технический результат при осуществлении полезной модели достигается тем, что в аэроионизаторе, содержащем корпус, высоковольтный блок-преобразователь и блок ионизирущих электродов, особенность заключается в том, что высоковольтный блок-преобразователь и блок ионизирущих электродов установлены в корпусе, который выполнен обтекаемой формы и снабжен индикатором, при этом исключены металлические подставка-основание и втулка-электрод.
На фигЛ представлена структурная схема предлагаемого аэроионизатора; на фиг.2 - его общий вид; на фиг.З - внешний вид азроионизатора, готового к эксплуатации; на фиг.4 - общий вид аэроионизатора по прототипу.
Аэроионизатор (фиг.1,2) содержит высоковольтный блок-преобразователь I, соеданенный с блоком 2 ионизирущих электродов. Указанные блоки установлены внутри закрытого корпуса 3 обтекаемой формы (фиг.З), на котором имеются отверстия 4 напротив ионизирущих электродов 2. На корпусе 3 размещен индикатор 5 зеленого цвета.
Работа заявляемого аэроионизатора осуществляется следующим образом.
При подаче на ионизирующие электрода 2 от высоковольтного блока-преобразователя I высокого потенциала отрицательной полярности возникает слабый коронный разряд, вследствие которого с ионизирущих электродов 2 происходит стечение электронов, образующих при взаимодействии с атомами и молекулами воздуха аэроны, которые направленным потоком перемещаются на расстояние до 1,5м. Происходит направленная ионизация в непосредственной близости от приборов, обладащих высоким потенциалом положительной полярности (экранов видеомониторов, кондиционеров, электропечей), что компенсирует деионизацию между источником (например, монитором) и пользователем. Далее направленный поток рассеивается и аэроны распространяются по всему объему помещения. Аэроионизатор работает одновременно с монитором и отключается после окончания работы с ним, что создает благоприятную атмосферу в области нахождения пользователя путем поддертания естественного уровня легких ионов.
Описанный выше технический результат может быть добавлен следуюЕ(ими сведениями.
в предлагаемом аэроионизаторе используется более простая, чем в аналогах, электрическая схема, в которой при прочих равных параметрах имеется меньшее количество электрических компонентов. Кроме того, заявляемый прибор не имеет выносных высоковольтных излучателей, разносимых по помещению, а значит и средств их коммуникации (провода, разъемы), что повышает простоту и удобство обращения с ним. Безопасность эксплуатации обеспечивается отсутствием на диэлектрическом корпусе оголенных электродов.
Автор  А.В.ИВШОВ (