ОФТАЛЬМОСКОП

Полезная модель относится к области медицинской техники , а именно к приборам предназначенным для визуальной офтальмоскопии глаза. Более точно она относится к офтальмоскопам электрическим ручным.
Предшествующий уровень техники.
Известны простейшие приборы для офтальмологических исследований, также как линейки и шайбы скласкопические, офтальмоскопы зеркальные. Первые два содержат наборы положительных и отрицательных линз в корпусах ,а в комплект третьего входят вогнутые и плоские зеркала с отверстиями в центре и лупы. (см. каталог  Медицинские инструменты, приборы , аппараты и оборудование. Офтальмология и очковая оптика. Раздел 07, книга 3. Составитель - центральное проектно-конструкторское бюро Минздрава СССР, Москва, 1961г.)
Линейки предназначены для определения рефракции глаза путем теневой пробы-скласкопии в пределах от+-0,5 до+-9,5 диоптрий через 0,5 диоптрий и от 10 до 19 диоптрий через 1 диоптрию.
Шайба дает возможность определения рефракции в пределах от +- 0 до +20 диоптрий.
Офтальмоскоп зеркальный предназначен для исследования глазного дна, объективного определения рефракции методом скласкопии, исследования прозрачности глазных сред и светоощущения.
Офтальмоскоп.
Область техники.
tZ PtixS
Известны стационарные приборы для комплексного исследования глаза, содержащие офтальмологический и координатный столики, осветитель и бинокулярный микроскоп.
В состав осветителя входят: источник света, оптическая фокусирующая система, щелевые и круглые диафрагмы, служащие для получения светового пучка определенной формы и размера, а также светофильтры и откланяющая система.
( см. Лампы щелевые, техническое описание и инструкция по эксплуатации № 3.950.071 ТО.)
Эти приборы при широких диагностических возможностях имеют тем не менее большие габариты и вес, дороги и используются преимущественно в специализированных клиниках.
Наконец, третья группа приборов, отражает тенденцию к созданию офтальмоскопов ручного типа с электро-оптическим освещением исследуемого глаза.
Ручные электрические офтальмоскопы частично сочетают в себе простоту и дешевизну линеек и шайб скласкопических с более широким диапазоном диагностических возможностей универсальных стационарных приборов.
За счет использования электрического источника света и оптической системы, которая фокусирует и направляет световой поток в исследуемый глаз решается задача повышения освещенности исследуемых участков глаза, (авт. свид. № 140147).
В этом офтальмоскопе ирисовая диафрагма и светофильтры, установленые в осветительном канале позволяют изменять размеры светового пятна на глазном дне и проводить исследования глазного дна в свете с различным спектральным составом, т.е.проводить тестирование в различных условиях (светотесты).
Набор коррекционных линз, установленных в наблюдательном канале позволяет проводить исследования при аномалии рефракции глаза.
Однако одна ирисовая диафрагма и шесть светофильтров - СЗС-22, ПС-11, КС-10, СС-8, ЖС-17, ОС-13 дают возможность проводить исследования с ограниченным количеством световых тестов..
Наличие корреклионных линз с интервалом через две диоптрии в диапазоне от +- 10,0 до +- 18 диоприй ограничивает возможности коррекции рефракции с меньшим интервалом.
Кроме того, установленная в рукоятке лампа накаливания ОЦ-61, 8 вольт, 20 ватт и питаемая от сети не позволяет в необходимых случаях создать достаточную освещенность исследуемых участков глаза.
В офтальмоскопе по авт. свид. № 248894 проблема повышения освещенности исследуемого глаза решаются путем вынесения источника за пределы корпуса офтальмоскопа и передачи светового потока от лампы в оптическую осветительную систему через гибкий светопровод.
Это решение дает возможность не ограничивать габариты и, следовательно мощность лампы размерами рукоятки офтальмоскопа.
Для расширения диагностических возможностей в осветительной системе офтальмоскопа установлен диск с отверстиями для калиброметрической сетки, фигурами для определения астигматизма и марками для затемнения области желтого пятна.
Блок светофильтров выполнен в виде двух барабанов со светофильтрами установленными перед источником света.
В другом варианте (авт. свид. № 810211) в осветительной системе офтальмоскопа установлен блок шкал и диафрагм со светофильтром и сеткой. Световой поток от источника света передается в осветительную систему также через гибкий светопровод.
Однако расширение диагностических возможностей в указанных приборах достигается за счет внесения источника света и блока светофильтров отдельно от корпуса ручного офтальмоскопа, что повышает общие габариты, вес и стоимость прибора, что приближает их к классу стационарных приборов.
Ближайшим по совокупности признаков является ручной электрический офтальмоскоп, сочетающий небольшие габариты и вес с возможностью проводить исследования глазного дна при аномалии рефракции в достаточношироком диапазоне (см. Д.М.Модель Краткий справочник медицинского оптика, изд. Медицина, Ленинградское отделение, 1970 г. стр. 196-197).
Прибор содержит корпус с размещенными в нем оптической осветительной системы, включающей электролампу, фокусирующую систему, барабан с диафрагмами и фильтрами и призму. Прибор содержит также смотровое окно и два диска с коррекционными линзами.
Величина поля освещения изменяется использованием двух диафрагм барабана, а наличие двух дисков с линзами в наблюдательном канале позволяет определять рефракцию глаза в диапазоне от +30,0 до -30,0 диоптрий.
Достаточно простая малогабаритная конструкция прибора, тем не менее при двух диафрагмах и светофильтрах в осветительном канале может обеспечить проведение исследований лишь при 4-х.... световых тестах, т.е. имеет ограниченные диагностические возможности.
Питание электроламп от сетевого источника тока огрничивает сферу применения ручного офтальмоскопа стационарными условиями исследований.
tf&wtfj ч