УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВАКУУМ-ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ (УВЭС-01)

Полезная модель относится к медицине, а именно к физиотерапии, и может быть использована в урологическом, косметологическом, физиотерапевтическом отделениях и кабинетах больниц, поликлиник, санаториев, медицинских центров.
Изделие предназначено для лечения эректильной дисфункции, ускоренного семяизвержения.
В России и за рубежом для лечения сосудистой эректильной дисфункции, и/или для получения эрекции непосредственно перед совершением полового акта широко применяются методы вакуумной стимуляции полового члена: ЛД-терапии (локальной декомпрессии) и вибровакуумной фаллостимуляции [Гуськов А.Р., Урология, 2003, №6]
Однако при эректильной дисфункции, обусловленной патологическим венозным дренажом (венозной утечкой) этот метод мало эффективен. Еще при одном виде сексуального расстройства - ускоренном семяизвержении вакуумная стимуляция также неэффективна.
Для лечения эректильной дисфункции, связанной с недостаточностью вено-оклюзионного механизма, и преждевременной эякуляции применяется метод электростимуляции полового члена, например, при помощи аппарата Эрек-Фит (Erec-fit). Основой лечебного действия электростимуляции является «запуск» и сокращение гладкой мускулатуры под действием электрических импульсов, повышение ее тонуса и восстановление активности нервно-мышечного аппарата стимулируемого органа.
Для осуществления вакуумной фаллостимуляции применяются вакуумные помпы, представляющие собой стеклянные или пластиковые колбы (цилиндрические мини-барокамеры), соединенные шлангом с источником вакуума. Однако, они не позволяют одновременно проводить электростимуляцию полового члена.
Устройство для вакуум-электростимуляции позволяет устранить этот недостаток.
Ближайшим аналогом является стеклянная или пластиковая колба, традиционно используемая для вакуумной стимуляции (ЛД-терапии).
Автором разработано устройство, позволяющее проводить вакуумную и электрическую стимуляцию полового члена одновременно.
Предлагаемое устройство изображено на фигуре 1, где:
1. Колба,
2. Штуцер,
3. Уплотнительное кольцо-манжета из токопроводной силиконовой резины,
4. Отверстие.
Устройство используется следующим образом:
Положение пациента - лежа на спине. Под крестец подкладывается наружный электрод, смазанный электропроводным гелем. Колба с зафиксированным к ее проксимальному концу кольцом-манжетой из токопроводной силиконовой резины надевается на половой член. К штуцеру колбы крепится пневмошланг от аппарата импульсного периодического вакуума, можно использовать, например, «Пневмовакуумный импульсный массажер-аспиратор» (патент №112626). Уплотнительное кольцо соединяется зажимом типа «крокодил» с кабелем, подключенным к аппарату для электростимуляции, например, «Амплипульсу», «Интратону» и др. Затем начинают процедуру вакуумэлектрофаллостимуляции по 10-15 мин. 1 раз в день, курс лечения 10-15 сеансов. Устройство можно использовать и изолированно в вакуумном или электростимулирующем режимах.
Данное комбинированное физиотерапевтическое воздействие оказывает гемодинамический, антигипоксический эффекты, улучшает трофику и тонус гладких мышц, восстанавливает активность нервно-мышечного аппарата органов.
Использование предлагаемого устройства отличается атравматичностью, простотой реализации и полностью совместимо с другими методами лечения.
Побочных явлений и осложнений не отмечено.