Портативный инструментальный стол

Полезная модель относится к медицинской технике, в частности к медицинским инструментальным столам.
Известны медицинские инструментальные столы, операционные столы, предназначенные для работы в операционных, перевязочных, а также для обслуживания больных в палатах.[1, 2].
В частности известен стол медицинский инструментальный с гидроподъемником [1]. Стол изготовлен из тонкостенного нержавеющего профиля. Т-образная рама стола установлена на три колесные опоры с тормозом. Высота стола регулируется при помощи гидроподъемника (ножное управление).
Недостатком известного инструментального стола, в данном конструктивном исполнении, является его относительно большая масса, а также ограниченная подвижность столешницы, снижающая удобство его использования.
Наиболее близким по конструктивным признаками заявленной полезной модели, является столик инструментальный, консольный (типа «Гусь») [2], содержащий П-образное основание, установленное на четырех колесных опорах с тормозом, вертикальную телескопическую стойку с механизмом фиксации, столешницу, выполненную из медицинской нержавеющей стали 18/10 Aisi 304, жестко закрепленную на вертикальной стойке.
Однако известный стол не обладает портативностью, обеспечивающей возможность перевозки стола на врачебных выездах.
Задачей полезной модели является создание портативного инструментального стола, удобного при транспортировке и применении.
Предлагаемый портативный инструментальный стол, как известный, содержит П-образное основание, установленное на четырех колесных опорах с тормозом, вертикальную телескопическую стойку с механизмом фиксации, столешницу. В отличие от известного, в предлагаемом устройстве вертикальная телескопическая стойка шарнирно соединена с П-образным основанием, столешница выполнена в виде двух половин, связанных шарниром и фиксируемых относительно друг друга фиксаторами (фиксирующими устройствами), при этом одна из половин столешницы связана с вертикальной телескопической стойкой посредством двух цилиндрических шарниров, имеющих механизмы фиксации и соединенных вместе так, что оси вращения шарниров пересекаются под углом в 90°, причем ось вращения первого цилиндрического шарнира совпадает с вертикальной осью симметрии телескопической стойки.
На фиг. 1 схематично изображен вид портативного инструментального стола с боку в рабочем положении; на фиг. 2 - изображен вид стола сбоку в сложенном положении;
Портативный инструментальный стол состоит из П-образного основания 1, установленного на четыре колесные опоры 2 с тормозом, вертикальной телескопической стойки 3 с механизмом фиксации (стопорный винт) 4, соединенной с П-образным основанием 1, посредством шарнира 5, столешницы 6, выполненной в виде двух половин 7 и 8, связанных шарниром 9 и фиксируемых относительно друг друга фиксаторами 10 (фиксирующими устройствами). С вертикальной телескопической стойкой 3 одна из половин столешницы 6 связана посредством двух цилиндрических шарниров 11 и 12, имеющих механизмы фиксации (стопорные винты) 13 и 14 и соединенных вместе так, что оси вращения шарниров пересекаются под углом в 90°, причем ось вращения первого цилиндрического шарнира 11 совпадает с вертикальной осью симметрии телескопической стойки 3.
Стол работает следующим образом.
Если для удобства использования следует изменить высоту рабочего положения стола, например уменьшить, ослабляют стопорный винт 4 и изменяют вертикальное положение столешницы.
Если требуется повернуть столешницу 6 вокруг вертикальной оси, то при ослабленном стопорном винте 13 цилиндрический шарнир 11 обеспечивает поворот столешницы 6 вокруг вертикальной оси, что позволяет повысить удобство использования портативным инструментальным столом.
Для перевода стола в транспортабельное положение: складывается правая 8 часть столешницы 6 и фиксируются относительно левой части 7 фиксаторами (фиксирующими устройствами) 10, далее ослабляют стопорный винт 13, и столешница 6 поворачивается вокруг вертикальной оси, после чего ослабляют стопорный винт 14 и столешница 6 переводится в вертикальное положение. Далее ослабляют стопорный винт 4 и утопляют верхнюю половину вертикальной стойки 3, посредством шарнира 5 вертикальная стойка 3 переводится в горизонтальное положение, укладываются на П-образное основание 1.
Портативный инструментальный стол портативен и удобен в применении на врачебных выездах.
Источники информации:
1. Эргомедикс. Стол медицинский инструментальный с гидроподъемником [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ergomedikc.ru/mebel_medicinskaya_ofisnaya/obcshebolnichnaya_mebel/stoly_medicinskie/stoly_medicinskie_special/2012/ (дата обращения: 15.03.2016 г.)
2. Столик инструментальный (Гусь) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.met.ru/goods/761/ (дата обращения: 15.03.2016 г.).