Устройство для исследования влияния мышечного усилия на время двигательной реакции

формирование заключения об интегративном состоянии человека на текущий период времени.

Первичные измеряемые параметры: вес, рост, жизненная емкость легких, артериальное давление, частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое, время восстановления ЧСС после нагрузочной пробы, мышечный тонус, форма пульсовой волны, температура кожного покрова, критическая частота световых мельканий, окружность груди. Первичные параметры регистрируются соответствующими датчиками в составе универсального измерительного канала.

Анкетирование. Анамнестические данные получают в интерактивном режиме работы с компьютером, руководствуясь личностной субъективной оценкой состояния проблемы по четырехбальной системе по следующим аспектам: уровень материального благосостояния (оценка финансового положения, условия проживания, уровень комфортности и коммунально-бытовые условия проживания), семейный статус обследуемого (семейное положение, характеристика взаимоотношений в семье), психо-эмоциональный статус (характер взаимоотношений с окружающими, реакция на конфликты различного происхождения, отношение к работе, реакция на метео-климатические условия), образ жизни пациента (уровень гигиенической культуры, отношение к физической культуре и закаливанию, особенности ежедневного и воскресного отдыха, особенности питания, вредные привычки). По каждому из аспектов производится суммирование баллов и передача их в итоговую сводку.

Тестирование. Псиметрические тесты: сенсомоторная реакция, темпинг тест, кардиоинтервалометрия, корректурная проба, критическая частота мельканий. Психологические тесты: тест Люшера, методика САН, многоуровневый личностный опросник (сокращенный вариант), методика Кейерси.

В основу формирования интегрального заключения положены принципы, используемые в методиках Г.Л. Апанасенко и Р.М. Баевского.

Варианты исполнения МСС:

• базовый на основе корпоративной вычислительной сети;

• территориально-распределенный с использованием протоколов Интернет;

• переносной с применением компьютера типа ноутбук.

УДК 621.396.69:612

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МЫШЕЧНОГО УСИЛИЯ НА ВРЕМЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ

Е.Ф. Аксюта, В.П. Депутатов, С.В. Плотников, В.Е. Аксюта

Шуйский государственный педагогический университет 155900 г. Шуя Ивановской обл., ул. Кооперативная, 24, тел. (09351) 2-67-93, факс (09351) 2-10-02

На основе принципа классической хронореакциометрии разработано устройство для исследования влияния прецизионно дозированного статического мышечного усилия на латентный период времени двигательной реакции (типа «стоп-реакция»).

Схема устройства изображена на рис. 1. Источником дозированного статического усилия является пружинный динамометр (Д), работающий на сжатие и градуированный до 2 кг. Устройство содержит также времяизмерительное устройство (ВИУ) и источник раздражения (ИР). Динамометр установлен на вертикальном штативе (А). Положение динамометра на штативе регулируется с помощью прецизионного градуировочного механизма. В конце подвижного штока

МИС-2000

Аппаратные и программные средства медицинской диагностики и терапии

динамометра установлен наперсткообразный цилиндр для пальца испытуемого, к нижней стороне основания которого прикреплен подвижный контакт (Щ). Неподвижный контакт (К2) установлен в основании штатива.

Устройство работает следующим образом. Динамометр устанавливается на высоте, соответствующей заданному статическому мышечному усилию, которое возникает при сжатии пружины динамометра и удержании подвижного контакта (К1) в соприкосновении с неподвижным (К2). При этом замыкается электрическая цепь по входу 2.

Экспериментатор, воздействуя на датчик экспериментатора, запускает ВИУ, при этом синхронно испытуемому предъявляется соответствующий звуковой или световой сигнал. Испытуемый, восприняв сигнал, отпускает пружину динамометра. При этом электрическая цепь по входу 1 размыкается, отсчет времени прекращается и на табло ВИУ фиксируется время двигательной реакции.

А

Рис.1. Схема устройства.

Конструктивно устройство выполнено в виде портативной приставки к рефлексометру ЭМР-О1 Львовского завода РЭМА.

Была проведена экспериментальная проверка эффективности предложенной методики исследования. Эксперимент проводился в стандартных условиях с измерением латентного периода простой сенсомоторной реакции на световой раздражитель под влиянием статического усилия (0,5 кг) и без усилия. Данные измерений показали, что время двигательной реакции с мышечным усилием (236±23 мс) с высокой степенью достоверности (Р < 0,001) отличается от аналогичного показателя простой сенсомоторной реакции без усилия (190±26 мс), что указывает на необходимость учета влияния данного фактора при метрологическом анализе данных хронореакциометрии двигательных реакций.