АВТОНОМНОЕ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Настоящая полезная модель относится к ветеринарии, санитарии и гигиене в животноводстве, а именно к фототерапевтическим аппаратам, предназначенным для лечения мастита у крупного рогатого скота. В животноводстве болезнь встречается повсеместно и наносит серьезные материальные потери. В первую очередь из-за снижения продуктивности коров, снижения свойств молока и затратами на лечение.
Воспаление молочных желез у коровы происходит довольно часто. В некоторых хозяйствах болезнь поражает до трети от всего поголовья. Порождают ее стрептококки или стафилококки, кишечные палочки, остальные инфекции можно наблюдать гораздо реже. В зависимости от симптомов и течения воспаления выделяется определенная классификация маститов у КРС. Для каждой формы свойственны свои признаки, которые отражают легкую и более тяжелую стадию. Выделяют следующие виды мастита у крупного рогатого скота: серозный, катаральный, фибринозный, гнойный, инфекционный, геморрагический, клинический, субклинический или скрытный.
Если при появлении мастита у коров лечение не проводится вовремя, острое течение обретает хроническую форму. В большинстве случаев даже при своевременном лечении у животного остаются последствия, влияющие на количество удоя, следовательно, сказывающегося на экономическую эффективность.
В настоящий момент одним из основных способов лечения мастита у крупного рогатого скота является введение различного типа антибиотиков. Например, существует препарат для лечения мастита у коров в период лактации (патент RU 2432943, кл. А61К 31/00, А61Р 31/04), который демонстрирует в своем составе антибиотики. Недостатком применения всех антибиотиков имеется период браковки молока.
Существуют альтернативные лечению антибиотиками методы, например антибактериальная фототерапия (А.Л. Спокойный «Оптимизация фотодинамической терапии гнойных ран мягких тканей», диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, Москва, 2016 г.).
Различные фототерапевтические методы, в том числе применяются и в животноводстве. Известно облучение животных синим и красным светом (Г.Г. Мордань «АКФТ: новый подход к лечению», Животноводство России, декабрь 2012 г.).
Из существующего уровня техники известны разработанные и серийно выпускаемые фирмой ООО «Инноком» установки АКФТ (аппараты квантовые фототерапевтические).
Метод лечения и профилактики предлагаемый данной фирмой заключается в том, что стационарные источники излучения устанавливают при входе в доильный зал в тех местах, где ширина прохода позволяет передвигаться животным только по одному. Таким образом, во время прохода животного вымя облучают синим светом. Так работают аппараты типа АКФТ, выпускаемые фирмой ООО «Инноком» (Каталог высокотехнологичных товаров республики Беларусь, выпуск 5, Минск 2012 г.).
Основным недостатком аппаратов серии АКФТ, препятствующему достижению результата, а именно ярко выраженному бактерицидному действию синего света являются неэффективная направленность синего света на вымя коровы, которой осуществляется сбоку и кратковременность процесса во время прохождения коровы.
2
Известно, что вызывающие мастит стрептококки и стафилококки погибают в лучах синего света 440-480 нм при дозах облучения превышающих 120 Дж/см (патент RU 2316366 кл. A61N 5/06, A61L 2/08, A61L 9/18). Обеспечить такие дозы облучения во время прохождения коровы возле стационарного источника невозможно.
Как заявлено, аппараты АКФТ активизируют микроциркуляцию крови, усиливают метаболизм клеток, оказывают иммуностимулирующее действие на организм, что приводит к уменьшению заболеваемости, но при данных дозах облучения, во время прохождения коровы возле стационарного источника (Г.Г. Мордань «АКФТ: новый подход к лечению», Животноводство России, декабрь 2012 г.) достичь ликвидации патогенной микрофлоры невозможно.
Для получения значительного бактерицидного эффекта необходимо непрерывно облучать вымя коровы синим светом длиной волны 440-480 нм в течение продолжительного промежутка времени. Лучший бактерицидный эффект будет достигаться при непосредственном облучении вымени коровы снизу, так как в этом случае облучению будет подвержена большая часть вымени.
Задачей заявляемой полезной модели является создание автономного фототерапевтического устройства для лечения и профилактики мастита у коров снизу, в течение промежутка времени, достаточного для инактивации бактерий.
Данная задача решается при помощи автономного устройства для лечения и профилактики мастита у крупного рогатого скота, включающее светоизлучающий элемент, оптическую сборку, состоящую из фокусировочной линзы и защитного стекла, электронный блок управления, блок аккумуляторных батарей, кнопки управления, блок отображения информации о параметрах работы устройства, электрический разъем для подзарядки, отличающееся тем, что герметичный корпус, с целью обеспечения травмобезопасности, выполнен со скошенными краями и оснащен противоскользящим элементом, с целью сохранения первоначально выставленного положения устройства под действием внешних воздействий.
Конструкция автономного устройства для лечения и профилактики мастита у крупного рогатого скота поясняется чертежами.
На Фиг. 1 представлен общий вид устройства в аксонометрической проекции.
На Фиг. 2 представлен вид устройства в аксонометрической проекции в разрезе.
На Фиг. 3 представлено конструктивное членение устройства.
Автономное устройство для лечения и профилактики мастита у крупного рогатого скота состоит из герметичного корпуса 4, в котором установлены монтажный кронштейн 13, к которому крепится блок аккумуляторных батарей 12, и монтажный кронштейн 11, на котором установлены электронная плата управления устройством 10 и основание 9 светоизлучающего элемента 8. За светоизлучающим элементом установлена оптическая сборка, состоящая из закрепленной на корпусе обоймы 7, в которой крепиться фокусировочная линза 6 и защитное стекло 5. На верхней части корпуса расположены кнопка включения устройства 1, кнопка инициализации режима 3 и блок светоиндикации работы устройства и заряда аккумуляторной батареи 2, выполняющий функции блока отображения информации о параметрах работы устройства. В нижней части корпуса расположена крышка с крепежными отверстиями 14, с установленными на ней электрическим разъемом 16 подзарядки аккумуляторных батарей и противоскользящим элементом 15.
Автономное устройство для лечения и профилактики мастита у крупного рогатого скота работает следующим образом. Перед применением, при необходимости, а также при появлении соответствующего сообщения на блоке светоиндикации работы устройства и заряда аккумуляторной батареи 2, производят подзарядку аккумуляторных батарей от бытовой электрической сети напряжением 220 В, путем присоединения стандартного штекера зарядного устройства к разъему подзарядки аккумуляторных батарей 16. После появления соответствующего сообщения на блоке светоиндикации работы устройства и заряда аккумуляторной батареи 2 зарядное устройство отключают. После заряда аккумуляторных батарей устройство готово к применению.
Устройство размещают в требуемом месте, преимущественно в стойле при кормлении животного, подают питание при помощи кнопки включения устройства 1 и инициируют работу путем нажатия кнопки инициализации режима 3. По прошествии заданного промежутка времени (примерно от 20 до 25 минут) устройство автоматически отключается и переходит в ждущий режим. После окончании обработки отключается питание путем нажатия на кнопку включения устройства 1.
После завершения процедуры облучения животного, при наличии загрязнения, внешнюю часть устройства очищают при помощи воды.
Устройство имеет обтекаемую форму со скошенными боковыми поверхностями и относительно небольшую высоту порядка 100 мм. Благодаря этому животное не может травмироваться.
Устройство защищено от случайного опрокидывания при помощи заложенного в конструкцию соотношения: габариты основания существенно больше высоты устройства, а также наличием противоскользящего основания. Тем самым обеспечивается постоянство облучения необходимого участка животного. При необходимости устройство может быть дополнительно жестко закреплено при помощи предусмотренных на крышке крепежных отверстий.
Для повышении эффективности облучение возможно применение нескольких устройств. Возможно крепление устройства на пол, стены либо потолок, в зависимости от поставленных задач.