ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике и может быть использована при создании систем автоматического контроля и диагностирования радиоэлектронных изделий.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является технологическое устройство, содержащее электрическое соединение, выполненное с возможностью подключения к контуру управления процессом, выходную схему, выполненную с возможностью передачи данных по контуру управления процессом, датчик тока в рабочей точке вольтамперной характеристики, диагностическую схему, выполненную с возможностью определения диагностического состояния технологического устройства [1].
Недостатком известного устройства является сложность предлагаемой конструкции, требующая значительных затрат в обслуживании.
Задача полезной модели - повышение удобства в обслуживании технологического устройства, а также повышение надежности. Поставленная задача достигается тем, что в технологическом устройстве, для настройки параметров, содержащем электрическое соединение, выполненное с возможностью подключения к управлению
процессом, и выходную схему, выходная схема выполнена в виде разветвителя входных, выходных и питающих сигналов, состоящего из коммутатора сигналов и системы разъемов, соединяемой с диагностируемым устройством - гетеродином, при этом в технологическое устройство дополнительно введены вольтметр и амперметр, подключенные к разветвителю входных, выходных и питающих сигналов, устройство контроля параметров, содержащее блок регулировки входного напряжения, ячейку обработки входных сигналов от внешнего генератора и гетеродина, две ячейки формирования фаз.
На фиг.1 приведена схема технологического устройства, для настройки параметров, содержащего электрическое соединение, выполненное с возможностью подключения к управлению процессом, и выходную схему, выполненную в виде разветвителя входных, выходных и питающих сигналов, состоящего из коммутатора сигналов 1 и системы разъемов 2, соединяемой с гетеродином 9, при этом в технологическое устройство дополнительно введены вольтметр 3 и амперметр 4, подключенные к разветвителю входных, выходных и питающих сигналов, устройство контроля параметров, содержащее блок регулировки входного напряжения 5, ячейку обработки входных сигналов от внешнего генератора и гетеродина 6, две ячейки формирования фаз 7 и 8.
Предлагаемое устройство позволяет проводить одновременно технологическую тренировку от одного до четырех гетеродинов СВЧ -
сигнала.
Технологическое устройство представляет собой разветвитель входных, выходных и питающих электрических сигналов на четыре подключаемых к нему гетеродина.
Через разъем "УП8 Центр" подключаются сигналы управления и контроля от устройства контроля параметров и затем разветвляются на четыре гетеродина 9 через разъемы "Бл.1 УП8", "Бл.2 УП8", "Бл.3 УП8", "Бл.4 УП8".
Сигналы "Т.Контр Дт ФНЧС", "Готов АПМ", "Начало ПК", "Конец ПК" вырабатываемые проверяемыми гетеродинами 9 и во избежание взаимного влияния транслируются через коммутатор 1 "Блок", устанавливаемый в положения "1", "2", "3", "4" соответствующие номеру проверяемого блока.
Через разъем "ФНЧ-Ш" подключаются цепи электропитания ~ 127 В, 1000 Гц. +12 В. -12 В. которые разветвляются на четыре гетеродина 9 через разъемы "Бл.1 ФНЧ-ПГ, "Бл.2 ФНЧ-Ш", "Бл.3 ФНЧ-Ш", "Бл.4 ФНЧ-ПГ.
Измерения токов потребления гетеродинов 1, 2, 3, 4 по цепям электропитания происходит при подключении амперметра к соответствующим гнездам:
- для цепей - 127 В, 1000 Гц гнезда "Ток Б1 ~ 127 В", "Ток Б2 ~ 127 В".
"Ток Б3~ 127 В", "Ток Б1 - 127 В":
- для цепей +12,6 В гнезда "Ток Б1+12 В", "Ток Б2+12 В".
"Ток Б3+12 В", "Ток Б4 +12 В";
- для цепей -12,6 В гнезда "Ток Б1-12 В"\ "Ток Б2-12 В",
"Ток Б3-12 В", "Ток Б4-12 В".
Для проведения измерений тока необходимо нажать и удерживать на время считывания показаний соответствующую данной цепи электропитания кнопку "Изм."
Источники информации:
1. Заявка РФ №2006106911, G01R 1/28. опубл. 10.08.2006 г. «Технологическое устройство с диагностикой тока в рабочей вольтамперной характеристике».