Способ поверки калибратора реактивности
REACTIVITY CALIBRATOR VERIFICATION METHOD

Изобретение относится к области аналого-цифровой вычислительной техники и может быть использовано для поверки калибраторов реактивности.
В течение жизненного цикла ядерных реакторов, в соответствии с требованиями нормативных документов, необходимо периодически проводить нейтронно-физические измерения для определения их реактивностных характеристик. С этой целью используются приборы измерения реактивности ядерного реактора - реактиметры. Для обеспечения достоверности получаемых результатов таких измерений реактиметры должны проходить своевременную поверку с использованием специальных устройств -калибраторов (имитаторов) реактивности, мощностной сигнал на выходе которых (ток или импульсы напряжения определенной частоты) изменяется во времени по закону, соответствующему точечной модели кинетики ядерного реактора с заданной реактивностью. В свою очередь, калибраторы реактивности должны быть аттестованы как тип средств измерений и своевременно проходить поверку, способ которой излагается в методике поверки, утвержденной в метрологическом центре.
Наиболее близким к предлагаемому решению является [Калибратор реактивности цифровой КРЦ-1. Методика поверки МП 2201-0022-2011. РОСТАНДАРТ. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Государственный реестр средств измерений. Сведения об утвержденных типах средств измерений. Номер в Госреестре 49394].
Способ поверки калибратора реактивности ядерного реактора, описанный в указанной методике, включает в себя задание значения реактивности и формирование мощностного параметра (тока или частоты импульсов напряжения), изменяющегося во времени в соответствии с точечной моделью кинетики ядерного реактора для заданного значения реактивности, измерение мощностного параметра калибратора в выбранные моменты времени в динамическом режиме, расчет мощности по формуле (1)
н
i
i
i
i
P(t) - значение тока I(t) или скорости счета F(t), зависящее от времени t, нормированное на начальное значение;
j
A - константы для заданной реактивности;
j
B - корни уравнения "обратных часов" для заданной реактивности,
вычисление относительной погрешности измеренных значений мощностного сигнала по сравнению с расчетными значениями мощностного сигнала для заданной величины реактивности в пределах двух декад изменения мощностного сигнала.
Декада изменения мощностного сигнала соответствует его изменению в 10 раз. Например, от 1 до 10, от 10 до 100, от 100 до 1000 и т.д.
Недостатком способа является низкая достоверность поверки за счет того, что она производится только в пределах двух декад изменения мощностного сигнала - мощностной сигнал во всем диапазоне его изменения разбивается на декады попарно и поверка производится последовательно в каждой паре декад. При таком подходе неизвестно, как будет меняться погрешность воспроизведения реактивности при непрерывном изменении мощностного сигнала в шести - десяти декадах, в то время как сигнал (токовый или импульсный) детектора, установленного в ядерном реакторе, может изменяться более чем в шести декадах (в импульсно-токовом режиме до 10 декад).
В способе-прототипе определяется погрешность воспроизведения мощностного сигнала, но не обосновывается связь погрешности воспроизведения мощностного сигнала с погрешностью воспроизведения реактивности в случае изменения мощностного сигнала в пределах более двух декад его изменения.
Технической проблемой, стоявшей перед авторами заявляемого технического решения, являлось создание способа поверки калибраторов реактивности, позволяющего повысить достоверность поверки за счет увеличения количества декад изменения мощностного сигнала, в которых производится поверка, до уровня, соответствующего работе детектора, установленного в ядерном реакторе, и определение точных границ погрешности, воспроизводимой калибратором реактивности, в пределах которых должна находиться реактивность, воспроизводимая калибратором во всем диапазоне изменения мощностного сигнала.
i
изм
i
i
i
+δ%
i
-δ%
i
+δ%
i
-δ%
i
изм
i
+δ%
i
-δ%
i
изм
i
+δ%
i
-δ%
i
Для решения вышеизложенной проблемы и достижения указанного технического результата в известном способе поверки калибратора реактивности ядерного реактора, включающем задание значения реактивности и формирование мощностного параметра (тока или частоты импульсов напряжения), изменяющегося во времени в соответствии с точечной моделью кинетики ядерного реактора для заданного значения реактивности, измерение мощностного параметра калибратора в выбранные моменты времени и расчет мощности по формуле (1), согласно заявляемому изобретению, поверку калибратора проводят в три этапа. На первом этапе запускают процесс формирования мощностного параметра, соответствующего заданному значению реактивности, затем по команде оператора останавливают процесс формирования мощностного параметра в выбранной для измерения декаде изменения мощностного параметра, измеряют в статическом режиме время t, прошедшее от момента запуска до момента останова, и производят в статическом режиме измерение достигнутого к этому моменту времени значения мощностного параметра Р(t), а моменты времени t для измерения мощностного параметра последовательно выбирают в каждой декаде изменения мощностного параметра во всем диапазоне его изменения. На втором этапе по формуле мощности для моментов времени t, рассчитывают значения мощностных параметров P(t) и P(t), где δ% - допустимая погрешность воспроизведения реактивности калибратором относительно заданной величины, P(t) - значение мощностного параметра для реактивности, отличающейся от заданного значения на +δ%, a P(t) - значение мощностного параметра для реактивности, отличающейся от заданного значения на -δ%. На третьем этапе сравнивают значение Р(t) со значениями P(t) и P(t) и если значение Р(t) находится между значениями P(t) и P(t) делают заключение о том, что относительная погрешность реактивности, воспроизводимой калибратором, находится в допустимых пределах ±δ% и о положительных результатах поверки.
Вышеуказанные отличительные признаки позволяют повысить достоверность поверки за счет того, что:
- поверка проводится при непрерывном изменении мощностного сигнала (токового или импульсного) в диапазоне изменения, соответствующем диапазону сигнала детектора, установленного в ядерном реакторе, который может изменяться более чем в шести декадах (в импульсно-токовом режиме до 10 декад);
- при поверке определяются точные границы относительной погрешности воспроизведения заданной калибратором реактивности.
Предлагаемый способ поясняется фигурой, на которой изображена схема поверки калибратора реактивности.
Схема, представленная на фиг., включает: 1 - манипулятор, 2 - частотомер в режиме измерения длительности, 3 - калибратор реактивности, 4 - измеритель тока, 5 - частотомер в режиме измерения частоты импульсов напряжения.
Поверка калибратора производится следующим образом.
Для практической реализации способа могут быть использованы в качестве измерителя тока пикоамперметр Keithley 648, в качестве измерителей длительности процесса и частоты импульсов напряжения частотомеры CNT-90, ЧЗ-85/3, в качестве манипулятора компьютерная мышь. На калибраторе задают значение реактивности и манипулятором 1 запускают одновременно процесс формирования выходного сигнала калибратора 3, изменяющегося во времени в соответствии с моделью точечной кинетики реактора для заданного значения реактивности, и процесс измерения времени по входу «запуск отсчета» канала 1 частотомера 2. Наблюдают по табло калибратора изменение мощностного сигнала (ток в токовом режиме или частота импульсов в импульсном режиме), затем манипулятором 1 останавливают процесс формирования мощностного сигнала калибратора 3 и процесс измерения времени по входу «останов отсчета» канала 2 частотомера 2 в пределах первой декады изменения мощностного сигнала.
изм
i
изм
i
+δ%
i
i
+δ%
j
j
i
Измеряют достигнутое к моменту останова значение мощностного сигнала - пикоамперметром 4 значение тока I(t) в токовом режиме или частотомером 5 значение частоты импульсов напряжения F(t) в импульсном режиме. Измеряют частотомером 2 время ti, прошедшее от момента запуска формирования мощностного сигнала до момента останова. Вычисляют по формуле (1) расчетные значения мощности P(t) для времени t для реактивности, превышающей заданную на δ%, и расчетные значения мощности P(t) для реактивности со значением на δ% меньше заданной, используя соответствующие значения A и B.
изм
i
+δ%
i
-δ%
i
изм
i
+δ%
i
-δ%
i
Сравнивают значение Р(t) со значениями P(t) и P(t) и, если значение Р(t) находится между значениями P(t) и P(t), делают заключение о том, что относительная погрешность реактивности, воспроизводимой калибратором, находится в допустимых пределах ±δ% и о положительных результатах поверки для первой декады изменения мощностного сигнала. Последовательно повторяют вышеперечисленные операции для второй и последующих декад изменения мощностного сигнала.
Далее последовательно повторяют все вышеперечисленные операции для других заданных значений реактивности из набора реактивностей, подлежащих поверке.
j
j
i
нач
изм
-3
Продемонстрируем работу способа на конкретном примере для реактивности минус 1 ρ/β. В Таблице 1 приведены значения B и A для реактивностей, отличающихся от значения минус 1 ρ/β на величину δ = ±1,5%. Результаты расчета, проведенного по формуле (1) для третьей декады изменения тока калибратора (t=207 секунд) при его начальном значении I=10 А, приведены в Таблице 2. Там же приведено измеренное значение тока I.
Продолжение Таблицы 1
Как видно из таблицы 2, измеренное значение тока в третьей декаде его изменения для заданной калибратором реактивности минус 1 ρ/β находится между расчетными значениями тока для реактивностей, отличающихся от заданного значения на ±1,5%. Из этого следует, что относительная погрешность воспроизведения реактивности калибратором находится в допустимых пределах. И, таким образом, результат поверки в этом случае является положительным.