СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ ГИГРОМЕТРА

Способ градуировки и поверки гигрометра, включающий создание замкнутого объема, в котором требуемую температуру точки росы достигают созданием гидродинамического равновесия между паровой и конденсированной фазами воды/инея над плоской поверхностью раздела фаз, отличающийся тем, что осуществляют циркуляцию природного газа (воздуха) по замкнутой системе под давлением, приближенным к давлению в гигрометре в рабочих условиях, ротаметром задают и измеряют его расход, эталонным гигрометром зеркального типа, последовательно подключенным к поверяемому гигрометру, производят измерения температуры точки росы и определяют погрешности поверяемого (градуируемого) гигрометра, при этом задаваемую температуру точки росы для отрицательных температур определяют по формуле
Тт=ТТР/К,
где
Тт - температура в термостате;
ТТР - задаваемая температура точки росы при отрицательных температурах;
К - коэффициент, учитывающий разницу ТТР над водой и инеем.