Гониоскоп

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии и может найти применение для обзорного исследования и фотографирования структур передней камеры глаза.
На сегодняшний день для обзора структур угла передней камеры глаза офтальмологи используют специальные устройства - гониоскопы, представляющие собой оптическую зеркальную призму, позволяющую обозревать угол передней камеры при фиксации устройства на роговице глаза.
Наиболее щироко используемыми моделями являются ГОНИОСКОП Гольдмана и гониоскоп Ван Бойнингена (Л.С.Урмахер, Л.И.Айзенштат «Офтальмологические приборы М «медицина 1988г. стр.127).
Гониоскоп Гольдмана представляет собой усеченную пирамиду с тремя зеркалами разного размера, расположенными под различным углом относительно оптической оси гонио скопа.
Недостатком этого устройства является необходимость при гониоскопии поворота его вокруг продольной оси для осмотра всех участков передней камеры, что может вызвать травму эпителия роговицы.
Наиболее близкой к предлагаемой полезной модели является гониоскоп Ван Бойнингена, представляющий собой усечённую четырёхгранную пирамидальную призму, вершина которой усечена и в ней вырезана сфера с радиусом кривизны приблизительно 8 мм, что соответствует среднему значению радиуса кривизны роговицы. Четыре боковые поверхности призмы зеркальны, наклон зеркальных поверхностей составляет
2003116496
HIIHIIIill
г о 0:311
Гониоскоп
к основанию 62,5° , на оправе , в которую заключена пирамидальная призма закреплена гаптическая часть, обеспечивающая хорошее прилегание гониоскопа к глазному яблоку.
При исследовании устройство верхней частью пирамиды устанавливается на поверхность роговицы. Визуализация структур угла передней камеры осуществляется через внутренние зеркальные поверхности стенок пирамиды.
Проведение гониоскопического исследования осуществимо только при наличии щелевой лампы, поскольку дифференцировка структур угла передней камеры глаза возможна лишь в условиях больщого увеличения. Однако повышение увеличения существенно снижает объём светового потока, попадающего в наблюдаемую область.
Недостатком устройства является затруднительность гониоскопии при максимальном увеличении из-за малой освещённости угла передней камеры. Фиксация наблюдаемого изображения (фото-, видео-) в условиях большого увеличения также не приносит удовлетворительных результатов.
В соответствии с этим поставлена задача решения надежной и эффективной гониоскопии при максимальном увеличении и фиксации ее результатов.
Поставленная задача рещается тем, что одна из внешних сторон снабжена металлическим проводником , центральная ось которого направлена к верхней части пирамиды, и отстоящим на 3-4 мм от поверхности гаптической части, для световода и фиксатора последнего.
Непосредственно перед проведением гониоскопии в трубку вводится и зажимается специальным фиксационным винтом тонкий световод, по диаметру уступающий ширине трубки нд 1-2 мм. Источником света в данном случае может являться любой медицинский прибор с мощным источником освещения, в котором предусмотрено использование световодов, например электрический офтальмоскоп.
Техника гониоскопии с помощью данного устройства не отличается от общепринятой. Яркость освещения регулируется перемещением конца световода в металлической трубке ближе или дальше от исследуемого глаза.