УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ЛУЧАМИ "СВЕТОВОЙ ДУШ"

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ СВЕТОВЫМИ ЛУЧАМИ СВЕТОВОЙ ДУШ.
Полезная модель относится к медицине, а именно к установкам для физиотерапевтического лечения.
Известен аппарат для светового воздействия на организм с лечебной целью (Илларионов В.Е. Техника и методики процедур лазерной терапии. Москва, 1994, с. 18-27; Светоизлучающие системы. Эффективность и применение: Тезисы докладов Первой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. Саранск, 1994, с. 55-78).
Известен аппарат для лечения гипербилирубинемии у новорожденных (Мостовников В.А., Скобелкин O.K. Способ лечения гипербилирубинемии у новорожденных. 1806604 А1, 1993г.), в основе действия которого лежит облучение кожных покровов пациента расфокусированным излучением аргонового лазера.
Аргоновый лазер дает излучение в сине-зеленом диапазоне спектра с длиной волны 476,5-514,5 мм. Требуемая для разложения билирубина плотность мощности облучения составляет 1-5 мвт/см.
Указанный аппарат имеет ряд недостатков. Данный аппарат не позволяет создать равномерно рассеивающее излучение аргонового лазера. Плотность мощности облучения достаточно высока, что создает угрозу локального перегрева кожного покрова. Кроме этого, существует опасность поражения персонала рассеянным лазерным излучением, и поэтому необходимо защитить персонал и пациента от бликов лазерного излучения.
Задачей является создание безопасного лазерного устройства для воздействия сине-зеленым светом на кожу пациента.
МПКб A61 N5/06
источника в головку с перфорациями, соединенную со шлангом подвода воды.
Известно (Ландсберг Г.С. Оптика ГФМЛ. Москва, 1976г.), что введенный в свободную струю воды свет благодаря явлению полного внутреннего отражения не может выйти через боковую ее поверхность, и следует вдоль струи, которая уподобляется светопроводу.
Устройство изображено на фигуре N 1.
Оно состоит из аргонового лазера 1, световолокна 2, передающего свет от лазерного источника через герметичный разъем 3 в головку 4 с перфорациями 5, соединенную со шлангом подвода воды 6.
Устройство работает следующим образом: включают теплую воду (температура должна быть комфортной для пациента), которая по шлангу 6 поступает в головку 4 с перфорациями 5, струи воды омывают кожный покров пациента.
Включают аргоновый лазер 1, снабженный таймером. Сине-зеленое излучение лазера 1 по световолокну 2 поступает через герметичный разъем 3 в головку 4 с перфорациями 5. Сине-зеленое лазерное излучение распространяется практически без поглощения по водным струям, выполняющим в данном случае роль световодов.
Благодаря эффекту полного внутреннего отражения от боковой поверхности струи, лазерное излучение не выходит наружу, распространяясь только внутри струи.
В месте соприкосновения с кожным покровом пациента из-за отсутствия существенной разницы в показателях преломления воды и биоткани, свет полностью поглощается кожей.
облучения, лазер 1 автоматически отключается, затем выключают воду.
Предлагаемое устройство безопасно, поскольку лазер может находиться в другом помещении, а его излучение трансформируется по световолокну. Из-за омывания кожи водой исключается локальный перегрев. Процедуру можно сделать комфортной подбором температуры воды. Излучение лазера трансформируется точно к облучаемой зоне, исключается облучение других участков тела пациента.
Предлагаемое устройство можно использовать в педиатрии лечение желтухи у новорожденных; в неврологии и психиатрии для снятия агрессивных состояний (известно применение как сине-зеленого света, так и водных процедур с этой целью); а также с оздоровительной целью - в курортологии и др.