УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКРИВЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА (СКОЛИМЕТР)

Устройство для измерения искривления нозвоночника
Полезная модель относится к медицине, а именно: к антропологии и может быть использована для измерений
позвоночника.
Для измерения известен гониометр наклона Моллисона, состоящий из градуированной металлической пластинки, соединённой с нлоской поперечной пластинкой, в центре которой имеется стрелка с отверстием. Стрелка вращается на винте и, благодаря отверстию, ось сохраняет вертикальное положение. На задней стороне основной пластинки имеется обойма с винтом, в которую вдевается ножка скользящего или толстотного циркуля. Когда основная пластинка выведена из горизонтального положения, стрелка отклоняется на некоторый угол, показывающий отклонения измеряемой линии от горизонтальной и вертикальной плоскости (В.В. Бунак «Антропометрия, 1941г., с.34-35).
Недостатком этого устройства является то, что он позволяет измерять только в двух плоскостях и является стационарным прибором, не позволяющим проводить серийные измерения, например, при обследовании детей и взрослых в экспедиционных исследованиях, так как устройство предназначается для стационарного обследования. Кроме того, измерение угла отклонения по отвесу снижает точность измерений.
МПК A61 B17 / 00
(сколиметр) Цель изобретения - повышение точности измерения искривлений
позвоночника в трёх плоскостях.
Поставленную цель достигают за счёт того, что штанговый циркуль и гравиметрический датчик-угломер соединены функционально между собой, ножки штангового циркуля выполнены закруглёнными, гравиметрический датчик-угломер подвижно соединён с градуированной планкой и может фиксировать искривления позвоночника в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях.
Сколиметр представляет собой инструмент, состоящий из двух частей: штангового циркуля (7) с двумя ножками (2), одна из которых подвижная по отношению к линейке с миллиметровыми делениями от О до 430 мм (1) и головки для измерения угловых размеров от -40° до +40 (3).
Для измерения линейных размеров ножки циркуля(2) устанавливают на измеряемые точки и производят замеры по линейной шкале(1) в пределах от О до 430 мм, причем ножки(2) изготавливают закругленными с целью предупреждения травм кожи обследуемого.
Для измерения угловых размеров на задней стенке головки необходимо повернуть планку, фиксируюшую стрелку, на 180. Затем установить ножки (2) на измеряемые точки и на шкале головки определить угол искривления измеряемых точек. Для удобства измерений головка может поворачиваться вокруг своей оси(6) на 180°, а также в плоскости линейной шкалы на 90. Фиксацию поворота головки вокруг оси осуп1;ествляют за счёт спружиненного шарика, установленного в нижней части головки. Фиксацию
(/.
2
поворота головки на 90 осуществляют винтом, установленным на нижней части головки. После проведения всех измерений необходимо обязательно зафиксировать стрелку(5). Повернув планку, расположенн)то на задней стенке головки, на 180°. Измерительную головку зафиксировать винтом.
Устройство работает следующим образом: для измерении фронтальных сколиотических искривлений позвоночника несущую планку(1) сколиметра выставляют вертикально с помощью датчика-угломера(3), контроль осуществляют осевыми перемещениями угломера;  с помощью телескопических штанг(2), ориентированных в сагиттальной плоскости, их упорные носики подводят наклоном несущей планки во фронтальной плоскости и перемещают их по несущей планке к предполагаемым точкам измерения;
4 при соприкосновении упорных носиков сколиметра(2) с точками измерения на датчике-угломере(З), ориентированном во фронтальной плоскости, регистрируют угол;
4 градуированная несущая планка(1) позволяет регистрировать расстояние между штангами-точками регистрации угла; 4 аналогично после переориентации устройства можно измерять сагиттальные искривления позвоночника.
Детали сколиметра изготовлены из алюминиевых сплавов марки Д16Т с последзтощим химическим никелированием и полировкой, что обеспечивает надёжную защиту от коррозии и механическую прочность покрытия при эксплуатации. Новое техническое решение шкалой(1). Новый клинический эффект:
4 точность измерения в трёх нлоскостях искривлении позвоночника;
возможность обследования различных групп населения в любых
условиях;
Ф портативность и низкая стоимость 4 снабжение устройства градуированной