ТЕПЛОСЧЕТЧИК

Предлагаемая полезная модель относится к теплотехническим измерениям и может быть использована для измерения количества теплоты, выданной системой водоснабжения потребителю.
Известен теплосчетчик содержащий первый и второй датчики температуры с электрическим выходом, установленные в прямом и обратном трубопроводах, первый и второй расходомеры с частотным выходом, подключенные к первому и второму формирователям импульсов первый преобразователь напряжение - частота импульсов и реверсивный и суммирующий счетчики, второй преобразователь напряжение - частота импульсов, первый и второй элементы И преобразователь код-частота импульсов, при этом выходы первого и второго датчиков температуры соединены с входами первого и второго преобразователей напряжение - частота импульсов, подключенных к первым входам первого и второго элементов И вторые входы которых подключены к выходам первого и второго формирователей импульсов, выход первого И соединен с частотным входом преобразователя код - частота импульсов, первый выход которого соединен с вычитающим входом реверсивного счетчика, суммирующий вход которого подключен к выходу второго элемента И; многоразрядный выход реверсивного счетчика соединен с входом задания частоты преобразователя код - частота импульсов, второй выход которого подключен к входу суммирующего счетчика, (См. патент РФ №2041450 «Теплосчетчик», М. кл. G 01 K 17/16, опубл. 09.08.95, Б.И. №22).
Известный теплосчетчик учитывает температуру и расход теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, однако обладает
невысокой эксплуатационной надежностью, а также низкой параметричностью.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели по технической сущности и достигаемому техническому результату является теплосчетчик, содержащий установленные на прямом и обратном трубопроводах два датчика с вторичными преобразователями, согласно полезной модели, дополнительно установлено микровычислительное и печатающее устройство, а датчики устанавливаются компактно в виде двух датчиков - преобразователей, причем микровычислительное устройство, оснащено ручным управлением с дисплей - табло.
Однако известный теплосчетчик имеет низкие функциональные возможности и эксплутационные качества.
Технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, состоит в повышении функциональных возможностей и эксплутационных качеств.
Указанный результат достигается тем, что в известном теплосчетчике, содержащий компактно установленные на прямом и обратном трубопроводе два датчика в виде двух многопараметрических датчиков-преобразователей с вторичными преобразователями, микровычислительное и печатающее устройство, согласно полезной модели, микровычислительное устройство, оснащено компьютером верхнего уровня и связано с ним посредством последовательного порта с разъемом RS232.
Между отличительными признаками и достигаемым техническим результатом существует следующая причинно-следственная связь.
В отличие от известных теплосчетчиков предложенная полезная модель «Теплосчетчик» позволяет одновременно измерять избыточное давление и температуру воды в трубопроводах, за счет компактной установки в трубопроводах двух многопараметрических
датчиков - преобразователей, при этом выполнение устройства микровычислительного с вторичными преобразователями дает возможность просмотреть события за весь период работы теплосчетчика, а оснащение микровычислительного и печатающего устройство компьютером верхнего уровня связанного с ними посредством последовательного порта с разъемом RS232 обеспечивает возможность получить на экране текущую информацию, а также информацию о техническом состоянии счетчика в любой момент запроса, индексируя текущее время и дату и сохраняя накопленную информацию при перерывах в электроснабжении.
По имеющимся у заявителям сведениям, совокупность существенных признаков заявляемого теплосчетчика не известна из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии полезной модели критерию «новизна».
Совокупность существенных признаков, характеризующих сущность заявляемого теплосчетчика, может быть многократно использована в производстве теплосчетчиков с получением технического результата, заключающегося в повышении функциональных и эксплуатационных качеств, что позволяет сделать вывод о соответствии его критерию «промышленная применимость».
Сущность предложенной полезной модели поясняется структурной схемой общего вида теплосчетчика.
Теплосчетчик содержит два установленных на прямом 1 и обратном 2 трубопроводе датчика 3, выполненных в виде двух многопараметрических датчиков - преобразователей со вторичными преобразователями, каждый из которых содержит термопреобразователь сопротивления 4, а также тензорезисторный преобразователь давления 5 и вихревой преобразователь расхода 6, состоящий из двух пьезоэлектрических преобразователей пульсаций давления (на чертеже не показаны) и расположенного поперек потока
проточной части 7 тела обтекания 8, внутри которого расположен термопреобразователь сопротивления 9. На выносном корпусе 10 расположен вторичный преобразователь 11, датчика 3, связанный с проточной частью стойкой 12, служащей одновременно радиатором для предотвращения перегрева системы вторичного преобразователя. Выходные сигналы датчиков 3 передаются по кабелю связи в микровычислительное устройство 13, оснащенное оснащено компьютером 14 верхнего уровня и связано с ним посредством последовательного порта 15с разъемом RS232.
Принцип работы прибора состоит в измерении потребляемой тепловой энергии вычислением разности произведений измеренных величин массы, температуры и удельной теплоемкости носителя (воды) в «прямом» и «обратном» трубопроводах за контролируемый отрезок времени. При протекании жидкости через проточную часть преобразователя расхода на теле обтекания 8 образуются завихрения, сопровождающиеся пульсациями давления за телом. Частота этих пульсаций пропорциональна скорости (объемному расходу) потока жидкости в проточной части датчика. Пульсации улавливаются пьезоэлектрическими преобразователями и передаются на электронную схему, где происходит их дальнейшая обработка. Термопреобразователь сопротивления, расположенный внутри тела обтекания, обеспечивает пропорциональное изменение величины сопротивления термопреобразователя при изменении температуры теплоносителя, регистрируемое электронной схемой, Тензорезисторный преобразователь давления 5 преобразует изменение величины давления в трубопроводе в пропорциональное ему изменение величины сопротивления чувствительных элементов-тензорезисторов, регистрируемое электронной схемой. Параметры измеряемой среды, преобразованные в электрические сигналы, подаются во вторичный преобразователь 11, расположенный на
выносном корпусе 10, а затем выходные сигналы из датчика, содержащие информацию об объеме, расходе, давлении и температуре измеряемой среды передаются по кабелю связи в микровычислительное устройство 13, а затем через последовательный порт 15 с разъемом RS232 на компьютер 14 верхнего уровня.
Предложенная полезная модель «Теплосчетчик» обладает большими функциональными возможностями и эксплуатационными качествами.