Устройство для моделирования повреждений тела человека

УСТРОЙСТВО для МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Нолезная модель относится к медицине, а именно к устройствам, нрименяемым в судебной медицине.
Одним из наиболее частых вопросов, которые ставятся перед судебномедицинскими экспертами при исследовании повреждений причиненных тупыми твердыми предметами, является вопрос о силе удара (или ударов), причинившего эти повреждения. Обычно эксперты оценивают силу удара как «большую или «небольшую, лишь изредка прибегая в этих целях к математическим расчетам. Указанная оценка силы удара является не только приблизительной, но и весьма субъективной, что снижает ее доказательное значение (А. В. Капустин. Об экспертной оценке силы ударов тупыми твердыми предметами // Суд. мед. эксперт. 1999, № 1, С. 18-20). Так как морфологические особенности повреждений зависят от свойств приложенной силы (А. Н. Громов. Биомеханика травмы. М., 1979. - 270 с.) разрешение ЭТОГО вопроса возможно путем сравнения характера исследуемых повреждений с экспериментальными - на биоманекенах, причиненных дозированными ударами с использованием точной измерительной аппаратуры. В то же время промышленность такие приспособления не выпускает. Ноэтому изготовление устройств, позволяющих измерять механические усилия, является актуальной задачей.
Известно устройство, предлагаемое авторами в качестве прототипа, состоящее из полого корпуса, цилиндрического стакана, пружины, шкалы, тормоза шкалы, болта и муфты.
Устройство работает следующим образом.
Нри нанесении удара механическое усилие передается на цилиндрический стакан, который, сжимая пружину, перемещает шкалу на величину, соответствующую приложенному усилию. После прекращения механического воздействия пружина возвращает стакан в исходное положение, а шкала фиксируется в новом положении тормозом шкалы.
Окончательный результат визуально наблюдают по шкале (Авторское свидетельство СССР № 1144689, кл. А. 61 В 5/10, 1985 г.)
К недостаткам применения этого устройства в судебно-медицинской практике относятся:
1.Устройство не выпускается фабричным способом, что ограничивает его применение при производстве экспертиз.
2.Необходимость татирования шкалы нагрузок в каждом кустарно изготовленном устройстве может привести к погрешностям и вызвать серьезные ошибки при измерении усилий.
Целью предлагаемой полезной модели является создание простого механического устройства, не требуюш;его специальной настройки, в котором для измерения усилий применяется выпускаемый промышленностью динамометр.
Предлагаемое устройство состоит из корпуса, набора съемных головок, бойка, рамки и станового динамометра ДС-500. Корпус (1), выполнен из металлического квадратного профиля размерами 330x40x4 мм, боковые поверхности которого вырезаны на длину 300 мм от переднего торца.
К переднему торцу корпуса приварена металлическая квадратная плош;адка (2) размерами 45x45x5 мм в центре которой имеется отверстие с резьбой (3) диаметром 5 мм для крепления съемных головок (4), моделируюш;их ударяюшую поверхность тупого предмета, которые в зависимости от задач эксперимента могут быть различными как по форме (плоской, сферической, клиновидной и т. д.), так и по характеру материала: металлической, деревянной, стеклянной и пр.
На верхней и нижней поверхностях корпуса имеются два отверстия (5) диаметром 5,1 мм расположенные в 10 мм от переднего торца и два паза (6) размерами 50x5,1 мм находяш;иеся в 210 мм от отверстий. Корпус предназначен для крепления подвижных деталей устройства, которое осуществляется стержнями (7) установленными в отверстия и пазы корпуса.
е /Л//в задний торец корпуса вставлен свободно перемещающийся в передне-заднем направлении металлический боек (8), представляющий собой параллелепипед размерами 90x30x30 мм, с шипом на переднем торце размерами 30x20x6 мм. В центре шипа имеется отверстие диаметром 5,1 мм для крепления рамки.
В корпус устанавливается рамка (9) ромбовидной формы, собранная из четырех одинаковых металлических полос размерами 180x30x10 мм, со сквозными отверстиями (10) в концах этих полос, подвижно соединенных между собой и закрепленных стержнями. Передний угол рамки зафиксирован стержнем в отверстиях корпуса, а задний угол рамки соединен стержнем через отверстие в шипе с бойком и закреплен в пазах корпуса.
К боковым углам внутри рамки прикреплен становой динамометр ДС500 (11) с помощью двух скоб (12), соединенных со стрежнями.
Устройство работает следующим образом.
При нанесении удара механическое усилие передается через боек 8 на ромбовидную рамку 9, которая, сжимаясь в переднезаднем направлении, растягивает динамометр И, а усилие передается на головку 4, моделируюшую ударяюп ую поверхность тупого предмета. Измерение усилия осуществляется визуально по шкале динамометра после прекращения нагрузки. Для подготовки устройства к последующим измерениям стрелка динамометра должна быть возвращена в нулевое положение.
Преимуществом данного устройства является то, что в судебномедицинской практике появилась возможность с большой точностью измерять механические усилия в килограмм - силах по системе МКГСС, а при необходимости после перерасчета, в ньютонах по системе СИ, что позволяет унифицировать результаты наблюдений.
Устройство является простым, его можно изготовить по чертежам в кустарных условиях, оно не требует предварительной настройки перед работой, так как в нем используется серийно выпускаемый промышленностью динамометр.
iimc
Устройство позволяет изменять вид воздействия - сжатие, сгибание, растяжение, удар и т. д.
Устройство позволяет определять пределы прочности различных тканей.
Устройство позволяет с большой точностью моделировать основные параметры удара - силу и площадь ударяющей поверхности.
Работа с устройством не требует больших затрат времени и дополнительного обучения, что позволяет использовать его в повседневной судебно-медицинской практике.