УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Полезная модель относится к медицине и может быть использована для проведения дезинфекции в различных помещениях для снижения бактериальной обсемененности в воздухе помещений и в системах вентиляции, а также для антибактериальной обработки рабочих поверхностей, в том числе систем воздушной вентиляции.
Известно устройство для аэрозольной дезинфекции закрытых помещений DiosolGenerator STANDARD (http://www.diopgmbh.com/en/dioprotection/desinfektionssysteme/desinfektionsgeraet-standard/), содержащее корпус, панель управления, емкость для жидкости, корпус вентилятора, вентилятор, распыляющую форсунку в корпусе и помпу. Недостатком данного устройства является то, что оно содержит одну распыляющую форсунку, которая направляет аэрозольную струю в строго направленное место, тем самым снижая равномерность и эффективность дезинфекции.
Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение эффективности дезинфекции помещения за счет увеличения равномерности распыления.
Технический результат достигается тем, что предлагается устройство для аэрозольной дезинфекции закрытых помещений, содержащее корпус, панель управления, емкость для жидкости, каркас вентилятора, вентилятор и водяную помпу, при этом оно содержит распыляющие форсунки, расположенные в специальном корпусе-диффузоре и имеющие наклон в двух плоскостях к вертикальной оси корпуса устройства.
Так же угол наклона форсунок может варьироваться и составлять от 0 до 25 градусов.
Причем количество форсунок может варьировать от 1 до 10.
Сущность технического решения поясняется схемами:
Фиг. 1 - Вид спереди в корпусе.
Фиг. 2 - Вид сзади со снятым корпусом.
Фиг. 3 - Вид сверху.
Устройство для аэрозольной дезинфекции закрытых помещений состоит из корпуса 1, панели управления 2, емкости для жидкости 3, соединенной с помпой 4, установленной в корпус-крепление с демпфером 5 и соединенной, при помощи фитингов, шланга и закрепленного на нем фильтра (не показано на чертежах) с емкостью 3. Над емкостью 3 и помпой 4 на платформе 6, установлен каркас вентилятора 7, выше которого расположен вентилятор 8. Над вентилятором 8 в специальном корпусе-диффузоре 9 и расположены распыляющие форсунки 10, которые имеют наклон (под углом) в двух плоскостях к вертикальной оси корпуса устройства и соединены с помпой 4 при помощи шланга и фитингов (не показано на чертежах). Для контроля работы устройства имеются датчик расхода жидкости 11 и датчик температуры, расположенный на помпе (не показано на чертежах).
Количество форсунок 10 может варьироваться от 1 до 10.
Угол наклона форсунок 10 может варьироваться и составлять от 0 до 25 градусов.
Работает техническое решение следующим образом.
Устройство подключается к электрической сети. В емкость для жидкости 3 заливается дезинфицирующая жидкость. После установки параметров работы устройства при помощи органов управления и запуска на панели управлении 2 (объема обрабатываемого помещения, время работы вентилятора и помпы), водяная помпа 4 начинает подавать под давлением жидкость из емкости 3 к форсункам 10, расположенным в корпусе-диффузоре 9, а вентилятор 8 нагнетать воздух за счет отверстий в каркасе вентилятора 7.
Высокоскоростной поток воздуха после вентилятора 8, выходя из корпуса-диффузора 9, подхватывает истеченную из форсунок 10 мелкодисперсную жидкость и разносит в атмосферу.
При этом угол наклона распыляющих форсунок 10 подобран таким образом, чтобы образовать спиральные, в соответствии с направлением завихрения воздушного потока от вентилятора, завихрения распыленной жидкости по типу торнадо. За счет чего и достигается равномерность распыления.
Энергия, выходящего из корпуса-диффузора воздушного потока, придает дополнительную торнадообразную траекторию (ускорение) распыленной из форсунок жидкости, что качественно сказывается на распределение дезинфектора по площади дезинфицируемого помещения за счет более высокой (по сравнению с прототипом) равномерности распыления.
Таким образом, при использовании заявляемого технического решения повысить эффективность дезинфекции и произвести равномерную дезинфекцию помещения площадью 1000 квадратных метров за 5 -10 минут.