УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРОВ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Полезная модель - устройство для экспериментального моделирования размеров костей челюсти - относится к медицинской технике и может быть использовано при изучении процессов регенерации тканей в ходе экспериментального моделирования размеров костей челюсти.
Известен «Аппарат Дацко для реконструктивно-восстановительной хирургии нижней челюсти», содержащий шарнирно-соединенные резьбовыми стержнями планки с закрепленными на них посредством ползунов фиксаторами кости (Патент РФ №2222283, опубл.: 27.01.04.).
Однако данный аппарат имеет большие габариты, сложен в эксплуатации, что не позволяет его использовать при экспериментальном моделировании размеров челюстей у животных.
Известен компрессионно-дистракционный аппарат, содержащий соединенные резьбовыми стержнями, параллельно установленные с возможность смещения относительно друг друга планки с отверстиями и закрепленные на них посредством болтов фиксаторы кости (А.с. СССР №1708321, опубл.: 30.01.92).
Однако использование в указанном аппарате в качестве фиксаторов гладких спиц не обеспечивает достаточной жесткости фиксации отдельных фрагментов кости и возможностей их равномерного дозированного смещения, что отрицательно влияет на процессы регенерации кости. Кроме того, применение таких фиксаторов не исключает их вырезывания из кости, что требует проведения перемонтажа аппарата.
Задачей полезной модели является разработка устройства для экспериментального моделирования размеров костей челюсти, обеспечивающего повышение жесткости фиксации костных фрагментов.
Указанная задача решается тем, что в устройстве для экспериментального моделирования размеров костей челюсти, содержащем соединенные резьбовыми стержнями, параллельно установленные с возможностью смещения относительно друг друга планки с отверстиями и закрепленные на них посредством болтов фиксаторы кости, минимум на одной из планок закреплены фиксаторы, выполненные в виде стержней, снабженных на рабочем конце винтовой нарезкой.
Предлагаемая полезная модель поясняется описанием и схемами на которых изображено:
Фигура 1 - устройство для экспериментального моделирования размеров костей челюсти, общий вид;
Фигура 2 - схема установки устройства при увеличении высоты челюстной кости.
Устройство для экспериментального моделирования размеров костей челюсти (Фиг.1) содержит параллельно установленные планки 1 и 2 с отверстиями 3, соединенные между собой с возможностью смещения с помощью резьбовых стержней 4. На планке 1 закреплены фиксаторы кости, выполненные в виде гладких спиц 5, а на планке 2 - фиксаторы, выполненные в виде стержней 6, снабженных на рабочем конце винтовой нарезкой 7. Фиксаторы кости 5 и 6 закреплены на планках 1 и 2 посредством болтов 8, шайб 9 и гаек 10. Предусматривается также, что спицы 5 могут быть закреплены посредством установленных на планке 1 кронштейнов 11.
Устройство для экспериментального моделирования размеров костей челюсти используют следующим образом.
В участок кости челюсти, на котором планируется моделирование ее размеров, в параллельных плоскостях, под углом друг к другу вводят гладкие спицы 5 и стержни 6 с винтовой нарезкой 7 на рабочем конце. Свободные концы спиц 5 и стержней 6 с помощью болтов 8, шайб 9 и гаек 10 крепят на соединенных резьбовыми стержнями 4, соответственно, планках 1 и 2, причем спицы 5 крепят как непосредственно на планке 1, так и на, установленных на ней, кронштейнах 11.
Вслед за этим через разрез кожи осуществляют доступ к фиксируемому участку челюстной кости и производят его остеотомию по линии, проходящей между введенными в кость спицами 5 и стержнями 6, или формируют краевой фрагмент. При формировании последнего линия нарушения целостности кости имеет П-образную форму (Фиг.2).
В послеоперационном периоде вращением, фиксирующих положение планок 1 и 2, гаек 10 по резьбовым стержням 4 производят их перемещение в противоположных направлениях, чем достигается смещение костных фрагментов. В результате осуществляют моделирование размеров челюстной кости. После этого осуществляют стабильную фиксацию реконструируемой кости до перестройки сформированного участка костного регенерата в зрелую костную ткань.
Демонтаж устройства осуществляют в обратной последовательности.
Использование устройства в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова при выполнении экспериментальных исследований показало, что его применение обеспечивает стабильную фиксацию реконструируемого участка челюстной кости и возможность моделирования его необходимых размеров, исключая при этом вырезывание фиксаторов и необходимость перемонтажа.