Фототерапевтический ЛОР аппарат

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к фототерапии. Для лечения острых респираторных заболеваний (ОРЗ) и ЛОР-заболеваний в настоящее время широко используют методики облучения светом слизистых оболочек верхних дыхательных путей - входных ворот инфекции [1, 2, 3]. Как правило, большинство острых респираторных заболеваний и ЛОР-заболеваний вызываются возбудителями, постоянно циркулирующими в верхних дыхательных путях. В RU 2316366 и в работе [4], в экспериментах "in vitro" было показано, что свет синего диапазона спектра эффективно подавляет размножение условно патогенных бактерий, например, "Staphylococcus aureus". Методики облучения слизистой оболочки верхних дыхательных путей синим светом особенно актуальны для лечения и профилактики острых респираторных заболеваний и ЛОР-заболеваний у детей раннего возраста. Облучение ротоглотки ребенка синим светом является существенно более щадящим, по сравнению с широко распространенной физиотерапевтической процедурой - коротковолновым ультрафиолетовым облучением глотки (КУФ) [1].
Для лечения и профилактики ОРЗ и ЛОР-заболеваний у детей раннего возраста разработаны и используются различные фототерапевтические устройства [5, 6]. Применение облучателей синего диапазона спектра позволяет уменьшить или полностью отказаться от использования антибиотиков при лечении легких и среднетяжелых острых форм ОРЗ и ЛОР-заболеваний у детей раннего возраста.
В патентах RU 2260459; RU 2286186; RU 2038 и RU 146971 описаны способ и методика лечения ОРЗ и ЛОР-заболеваний, а также современные компактные фототерапевтические устройства, с помощью которых осуществляют лечение детей раннего возраста.
Известен фототерапевтический прибор для облучения слизистой оболочки ротоглотки ребенка, который применяется для лечения и профилактики легких и среднетяжелых острых форм респираторных заболеваний и ЛОР-заболеваний, У-Ссд «Светлячок СМ» [7]; RU 146971. Этот прибор, является ближайшим прототипом заявляемой модели.
Он представляет собой светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения, включающее в себя соску-пустышку, в которую встроены: светоизлучающий диод, автономный источник питания, микроконтроллер с АЦП и герметичный контакт. Микроконтроллер суммирует прошедшее через светодиод количество электричества и отключает его по достижении заданной дозы облучения RU 146971.
Основными недостатками прототипа являются: 1) ограниченная возможность использования соски-пустышки - только для облучения слизистой оболочки ротоглотки; 2) ограничения при проведении санитарной термообработки, прибор нельзя нагревать выше 60°С
Проявление заболевания ребенка часто начинается с выделений из носовых ходов или с болезненных проявлений в слуховых проходах [8]. Облучение синим светом на ранней стадии заболевания слизистых оболочек носовых ходов или слуховых проходов позволяет купировать заболевание без применения лекарственных средств.
Из-за наличия в прототипе электронных компонентов нагрев прибора выше 60°С не разрешен. Невозможность стерилизации прибора методом кипячения (≈30 мин) или обработкой прибора в паровом стерилизаторе сужает область его применения в многодетных семьях или в детских коллективах. Ближайший прототип - неразборный прибор «Светлячок СМ» предназначен для индивидуального использования [7]; RU 146971.
Технической задачей полезной модели является создание простого и надежного фототерапевтического прибора, с помощью которого можно осуществлять эффективное облучение светом слизистых оболочек ротоглотки и носоглотки, а также облучение слуховых проходов ребенка при ЛОР-заболеваниях. Дополнительной технической задачей является создание простого разборного прибора, позволяющего проводить глубокую санитарную термообработку различных его частей раздельно.
Предлагаемое техническое решение задачи, а именно разделение прибора на узлы: корпус соски-пустышки; облучатель носовых ходов или облучатель слуховых проходов и оптоэлектронный блок, позволяет сделать прибор многофункциональным и доступным для всех видов антибактериальной обработки. Разборная конструкция прибора представляет собой отдельный герметичный оптоэлектронный блок и различные взаимозаменяемые облучатели, которые легко состыковывают с оптоэлектронным блоком.
Конструкция прибора представлена на Фиг. 1
Оптоэлектронный блок (1) со светоизлучающим диодом (3) и светопроводом (2) с помощью накидной крышки (4) присоединяют к держателю (5), в котором имеется продольный разрез (6). Держатель (5) вставляют внутрь силиконового баллончика (7), закрепленного в нагубнике соски-пустышки (8). Вместо силиконового баллончика соски-пустышки (7) можно использовать силиконовый баллончик узкой, вытянутой формы, предназначенный для облучения носовых ходов или для облучения слуховых проходов. В период прорезывания зубов силиконовый баллончик соски-пустышки (7) можно заменить прозрачным силиконовым прорезывателем.
Прибор работает следующим образом: силиконовый баллончик (7) (или силиконовый облучатель носовых ходов и слуховых проходов; или прорезыватель) вставляют в пластиковый нагубник (8). Затем, в силиконовый баллончик (7) вставляют пластиковый держатель (5) с продольным разрезом (6). В центральное отверстие держателя (5), которое выполнено с малой конусностью ≈4°, вставляют цилиндрический светопровод (2) оптоэлектронного блока (1). С помощью резьбового соединения держателя (5) и пластиковой накидной крышки (4) продвигают светопровод (2) оптоэлектронного блока (1) вдоль оси центрального отверстия держателя (5), раздвигая при этом створки нижней части держателя (5), так как в нижней части держателя имеется продольный разрез (6). Створки нижней части держателя (5) расклинивают силиконовые стенки баллончика (7) в нагубнике (8). Таким образом жестко фиксируют соединение оптоэлектронного блока (1) со светопроводом (2) и держателем (4) с силиконовым баллончиком (7) и нагубником (8). При необходимости силиконовый баллончик соски-пустышки (7), который используют для облучения ротоглотки ребенка, заменяют на силиконовый баллончик узкой, вытянутой формы, предназначенный для облучения носовых ходов и слуховых проходов, или на прорезыватель. Поскольку форма и размеры соединения различных силиконовых баллончиков и прорезывателя с нагубником (8) и держателем (7) стандартные, то смена силиконовых баллончиков не представляет никакой трудности.
Прибор вставляют в рот (нос или ухо) ребенку и включают его так же, как в прототипе RU 146971, извне с помощью магнитного ключа. Отключение светоизлучающего диода в приборе происходит автоматически по достижении заданной дозы облучения.
После окончания процедуры облучения прибор вынимают изо рта (носа или уха) ребенка и разбирают. Для этого отворачивают накидную крышку (4); вынимают из держателя (5) оптоэлектронный блок (1) со светопроводом (2). Держатель (5), силиконовый баллончик (7) и нагубник (8) можно обрабатывать, применяя все стандартные методики санитарной обработки, включая кипячение и обработку в паровых стерилизаторах. Оптоэлектронный блок (1) со светопроводом (2) можно обрабатывать всеми стандартными способами санобработки, за исключением термообработки с нагревом блока выше 60°С.
Возможность простой замены облучателей в фототерапевтическом приборе делает его многофункциональным и удобным при лечении ЛОР-заболеваний.
Использованная литература.
[1] В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко «Общая физиотерапия» Учебная литература, М. - Санкт_Петербург, 1998
[2] В.И. Карандашов, Е.Б. Петухов, B.C. Зродников «Фототерапия» Медицина, М., 2000 г.
[3]. М.А. Хан, к.м.н. О.М. Конова и др. «Применение полихроматического некогерентного поляризованного света аппарата "БИОПТРОН" в педиатрии», методические рекомендации, М., 2009.
[4]. Е.С. Кешишян, З.В. Запорожцева, О.М. Зенина, В.С. Зродников «Фотодинамическая инактивация бактерий "invitro" под действием синего диапазона спектра», Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, т. 158, №10, 2014.
[5]. Изделие медицинской техники «Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносной БОП-01/27-НанЭМА», ТУ 9444-010-34711238-2003.
[6] Аппарат фототерапевтический, светодиодный «АФС-Солярис», рекламные материалы фирмы ООО «Полироник», 2008 г.
[7] Технические условия ТУ 9444-001-64597171-2011 «Устройство-соска светодиодная кратковременного облучения полости рта и гортани спектром синего света у детей раннего возраста для профилактики и лечения легких и среднетяжелых острых форм респираторных заболеваний У-Ссд "Светлячок-СМ"».
Организация-разработчик ООО "АГАМА+", Москва
[8] А.Н. Наседкин, В.Г. Зенгер «Лазеры в оториноларингологии», М. ТОО «Фирма ТЕХНИКА», 2000 г.