УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике и может быть использована при создании систем автоматического контроля и диагностирования радиоэлектронных изделий.
Известна автоматизированная система контроля параметров электронных схем, содержащая пульт оператора, блок синхронизации, блок стимулирующих сигналов, блок измерителей, первый и второй коммутаторы, блок эталонных сигналов [1].
Недостатком системы является низкая производительность.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является устройство для проверки электронных схем, содержащее эталонный генератор, соединенный с коммутаторами через блок управления, к которому подключены устройства сравнения и блок оптимизации, снабжено включенным между эталонным генератором и одним из коммутаторов блоком нормирования тока и счетчиками, включенными между блоком управления и устройствами сравнения [2].
Недостатком известного устройства является большое время настройки, низкая технологичность процесса.
Задача полезной модели - уменьшение времени настройки, повышение технологичности процесса.
Поставленная задача достигается тем, что в устройство контроля параметров, содержащее диагностируемое устройство, эталонный генератор, источник питания и устройство сравнения, выполненное в виде ячейки обработки входных сигналов от эталонного генератора и диагностируемого устройства, в устройство контроля параметров введены блок регулировки входного напряжения, амперметр, два миллиамперметра, два вольтметра, индикатор мощности и две ячейки формирования фаз, при этом вход блока регулировки входного напряжения подключен к источнику питания, а выход соединен через параллельно подключенный вольтметр и последовательно подключенный амперметр с устройством сравнения, два миллиамперметра, вольтметр и индикатор мощности подключены к диагностируемому устройству, выходы которого подключены ко входам устройства сравнения, выход эталонного генератора также соединен со входом устройства сравнения, при этом выходы устройства сравнения соединены со входами двух ячеек формирования фаз.
На фиг.1 представлено заявляемое устройство контроля параметров, содержащее диагностируемое устройство 1, эталонный генератор 2, источник питания 3 и устройство сравнения 7, выполненное в виде ячейки обработки входных сигналов от эталонного генератора 2 и диагностируемого устройства 1. В устройство контроля параметров
введены блок регулировки входного напряжения 4, вольтметры 5, 10 и амперметр 6, два миллиамперметра 8 и 9, индикатор мощности 13 и две ячейки формирования фаз 11 и 12.
Предлагаемое устройство для контроля параметров работает следующим образом. Питание через разъем подается на проверяемое диагностируемое устройство 1. Питающие напряжения источника питания 3 подаются на схемы устройства контроля параметров включением тумблера "Питание" - питающие постоянные напряжения +35 В, +12,6 В, -12,6 В, включением тумблера "127 В, 1000 Гц" - переменное напряжение 127 В частотой 1000 Гц.
Вольтметром 6 "Контр, напряж." осуществляется измерение входного напряжения 127 В, 1000 Гц, а по амперметру 7 "Контр, тока 127 В. 1000 Гц", осуществляется измерение этого тока.
Миллиамперметры 8 и 9 "Контр, тока +12,6 В" измеряют ток, потребляемый диагностируемым устройством 1 по цепям питания +12,6 В, -12,6 В.
Через гнездо "Вход -л-" к схеме пульта подключается внешний эталонный генератор 2, из сигнала которого формируются сигналы, требуемые для работы пульта и проверяемого диагностируемого устройства 1. На гнездах "Питание ФПА-21" "12,6 В" производится измерение питающего напряжения +12,6 В.
Тумблерами "Перестройка", "Ручная. непрер." - в положении "Ручная" и "Регулир. частоты" - положения "Вверх" "Вниз" задается режим и направление перестройки частоты проверяемого диагностируемого устройства 1.
Разъем ШЗ служит для подключения к устройству контроля параметров входных и выходных сигнальных цепей.
Входные сигналы устройства контроля параметров вырабатываются проверяемым диагностируемым устройством 1 СВЧ - сигнала и поступают на ячейку обработки входных сигналов 11.
Сигналы "-г начало ПК", "-г конец ПК" вырабатываются при достижении диагностируемого устройства 1 начала и конца диапазона перестройки частотного диапазона, при этом загораются соответствующие сигнальные лампы "Начало ПК" и "Конец ПК".
Сигнал "Готов АПМ" транслируется на гнездо "Готов АПМ" для измерения уровня напряжения данного сигнала при включенном положении тумблера "Вкл. мод.", при этом включается лампочка "Готов АПМ".
Сигнал "Дт ФНЧ" пропорционален мощности на выходе диагностируемого устройства 1 СВЧ - сигнала и измеряется по "Индикатору мощности" пульта при включенном тумблере "ДтФНЧ".
Выходные сигналы устройства контроля параметров +27В Ф1, +27В Ф2, +27В ФЗ, +27В Ф4 вырабатываются ячейками ФМ 352-302 11 и 12 из сигнала эталонного генератора 2, в зависимости от состояния
сигналов на входе ячейки ФНЧ 501-301 11, и подаются на проверяемое диагностируемое устройство 1. Сигнал "Ком вкл. мод." - вырабатывается ячейкой ФНЧ-501 12 после включения тумблера "Вкл. мод.".
Разъем Ш4, предназначен для подключения контролируемых цепей напряжений +ЗООВ, -300В, +ЗД5В, -3,15В, -655В, +5В от диагностируемого устройства 1 к устройству контроля параметров и их трансляции на гнезда "-З00В", "+3.15В", "-3,15В", "-655В", "+5В", "Пульс", "1" для подключения измерительных приборов.
Источники информации:
1. А.с. СССР 1010602, кл. G05В 23/02, б.и. 13, 1983 г
2. П. РФ №2179729, G01R 31/28, опубл. 20.02.2002 г.