СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ.
Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам предназначенным для лечения световым излучением атеросклероза и злокачественных опухолей.
Известно устройство (J. Lison, Е. Mendes. Radiation therapy apparatus Using LED matrix. UK Patent Application 2212010 12,07.89, МКИ A 61 N 5/06), состоящее из светоизлучающих диодов, размещенных на внутренней поверхности параболоида, что позволяет получить в фокальной плоскости требуемую терапевтическую плотность излучения. Это устройство позволяет облучать наружные органы, в то время как во многих случаях необходимо проводить внутриполостное облучение, например при печении лор-заболеваниях, гинекологии, проктологии и др.
Поставленной задачей является создание необходимой плотности мощности излучения для фотодинамической внутриполостной терапии.
Задача решается за счет использования излучателя, состоящего из матрицы синих световодов, сопряженных со световодами конической формы (фоконами).
При использовании матрицы из красных светодиодов устройство может быть использовано для фотодинамической терапии злокаче.ственных новообразований. Применение световодных оптических волокон переменного сечения (фоконов) позволяет сконцентрировать излучение на малой площади, что обеспечивает локальное воздействие на злокачественное новообразование или на атеросклеротическую бляшку, без повреждения окружающих тканей. Использование
МКИ5 А 61 N 5/06
световолокна в виде фокона позволяет проводить не только внутриполостное облучение, но и внутривенное, например, при использовании единственного светодиода, сопряженного со световопокном -. фокоиом. Использование большого количества светодиодов, не менее 100 шт,, сопряженных со световоЛокнами конической формы,- фоконами позволяет на дистальном конце, в жгуте суммировать мощность всех 100 светодиодов и получить требуемую терапевтическую плотность мощности около 0,2 - 0,3 вт/см. Жгут, таким образом может состоять из 100, и более световолокон, диаметр каждого волокна на дистальном конце не более 0,6 мм.
Применение концентрации светового потока светодиодов световолокнами-фоконами позволяет проводить знутриполостные процедуры облучения злокачественных образований.
Использование новых высокоярких синих светодиодов мощностью . около 3 МВТ с длиной волны и (450i35)HM (Sh. Nakamura, T.Mikai, М. Senoh. Candela-class high-brightness In Ga N/AlGaN doubie-heterostructure blue-light emitting diodes Aeppl. Phys, lett 64, 28 03.1994 g.), сопряженных со световолокномфоконом, позволяет проводить внутривенное облучение атеросклеротической бляшки, обеспечивая ее фотохимическое разрушение.
На фиг. 1 изображено светодиодное устройство для фотодинамической терапии. Устройство состоит из матрицы со светодиодами, крышки 1, шнура 2, блока питания 3. Матрица состоит из конических световодов - фоконов 4, соединенных со светоизлучающими диодами 5 и резисторов б. Матрица содержит не менее 100 светодиодов. Светоизлучающие диоды 5, оптически сопряжены со световолокнами переменного сечения - фоконами 4, которые собраны в жгут, что позволяет получить на дистальном конце световода требуемую терапевтическую плотность мощности излучения.
Светодиодное устройство работает следующим образом: источник питания 3 включают в стандартную сеть (220в/50гц), напряжение постоянного тока, равное 25В, после коммутирования выключателя поступает на матрицу светоизлучающих диодов 5 через резисторы 6, ограничивающие ток, протекающий через цепочку из 100 штук светодиодоЕ.