УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ГАЗОВ И ЭЛЕКТРОЛИТОВ КРОВИ

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию для клинико-диагностических лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, имеющих в своем составе реанимацию и/или палату интенсивной терапии, педиатрических медицинских учреждений, перинатальных центров, онкологических и гематологических клиник, а именно, к автоматическим анализаторам газов и электролитов крови для контроля кислотно-основного состояния (КОС) и газов крови в первую очередь при экспресс-диагностике неотложных состояний.
Имеются устройства для автоматического определения газов и электролитов крови при помощи электродов.
Наиболее близкий аналог - анализатор кислотно-основного равновесия и электролитов крови ЭЦ-60, предназначенный для определения параметров кислотно-основного равновесия крови на основе прямого измерения величины pH, парциальных давлений кислорода и углекислого газа, концентрации ионов натрия, калия, кальция и вычисления производных параметров. Комплектуется электродами фирмы Roche (серии OMNI), содержит встроенный газовый смеситель, реагенты, электроды. Измеряемые параметры: pO2, pCO2, pH, K+, Na+, Ca++. Расчетные параметры: бикарбонат (HCO3), общий CO2 (TCO2), избыток оснований в крови (BEb), избыток оснований во внеклеточной жидкости (BEecf), буферное основание (BB), стандартный бикарбонат (SBC), насыщение кислородом (SAT), содержание кислорода (O2CT), респираторный индекс (RI), альвеолярно-артериальный градиент по кислороду (AsDO2), кальций приведенный к pH=7,4 (nCa++), pH с коррекцией по температуре (pHt), CO2 с коррекцией по температуре (CO2t), O2 с коррекцией по температуре (O2t).
Недостатком наиболее близкого аналога является то, что в нем отсутствует измерение параметров лактата и глюкозы, а также измерение всего 20 параметров, увеличенное время измерения - 150 секунд, большой объем пробы - 120 мкл.
Требуемый технический результат заключается в обеспечении не менее 14 измеряемых параметров pH, концентрации pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, глюкозы Glc, лактата Lac, Hb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb и 13 расчетных параметров: HCO3, O2sat, BE, TCO2, O2CT, BB, SBE, SBC, AaDO2, cCa, AG, a/A, Hct; в минимизации объема пробы цельной крови (сыворотки, плазмы, диализата) - 100 мкл, в уменьшении суммарного времени получения результатов - не более 100 секунд.
Требуемый технический результат достигается тем, что устройство содержит монитор, плату управления, модуль приема пробы, клапан, датчики оптические, электрод для измерения O2, электрод для измерения CO2, сравнительный электрод, гидравлический тракт, электроды для измерения ионов, электрод для измерения pH, электрод для измерения K, электрод для измерения Na, электрод для измерения Ca, электрод для измерения Cl, электрод для измерения глюкозы Glu, электрод для измерения лактозы Lac, ультразвуковой излучатель, фотометрический модуль, насос, бак с отходами, принтер. Причем электроды для измерения O2, CO2, сравнительный электрод объединены в группу и соединены встык без промежуточных трубок; электрод для измерения ионов, электрод для измерения pH, электрод для измерения K, электрод для измерения Na, электрод для измерения Ca, электрод для измерения Cl объединены в группу и соединены встык без промежуточных трубок, а также электроды измерения лактата Lac и глюкозы Glu объединены в группу и соединены встык без промежуточных трубок, что обеспечивает измерение не менее 14 измеряемых параметров pH, концентрации pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, глюкозы Glc, лактата Lac, Hb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb и 13 расчетных параметров: HCO3, O2sat, BE, TCO2, O2CT, BB, SBE, SBC, AaDO2, cCa, AG, a/A, Hct. Именно за счет объединения электродов в группы и соединения их встык без промежуточных трубок приводит к уменьшению требуемого количества пробы до 100 мкл; к быстроте проведения анализа - не более 100 секунд.
На изображениях представлена схема компоновки Устройства автоматического анализатора газов и электролитов крови. Фиг. 1 - схема компоновки устройства автоматического анализатора газов и электролитов крови, Фиг. 2 - изображение соединения электродов встык.
Устройство автоматического анализатора газов и электролитов крови содержит монитор Мн, плату управления ПЛУ, модуль приема пробы М, клапан К; датчики оптические Д1, Д2, Д3, Д4, электрод для измерения O2 Э1, электрод для измерения CO2 Э2, сравнительный электрод Э3, гидравлический тракт ГТ, электрод для измерения pH Э4, электрод для измерения K Э5, электрод для измерения Na Э6, электрод для измерения Ca Э7, электрод для измерения Cl Э8, электрод для измерения Glu Э9, электрод для измерения Lac Э10, ультразвуковой излучатель И, фотометрический модуль Ф, насос перистальтический Нп, бак с отходами Б, принтер ПР.
Предложенное устройство автоматического анализатора газов и электролитов крови работает следующим образом: проба крови с помощью шприца закачивается в модуль приема образца М, до срабатывания оптического датчика Д1, после чего закрывается клапан К, далее, с помощью насоса Нп проба по гидравлическому тракту ГТ проходит через электроды для измерения газов (Э1, Э2, Э3), соединенные без промежуточных трубок встык, далее проба проходит по гидравлическому тракту ГТ через электроды для измерения ионов Э4, Э5, Э6, Э7, Э8 также соединенных встык, без промежуточных трубок, затем по гидравлическому тракту ГТ проба образца проходит через электроды для измерения лактата и глюкозы Э9 и Э10, после прохождения пробы образца через электроды, по срабатыванию оптического датчика Д2 происходит остановка движения пробы по гидравлическому тракту ГТ и снятие измерительного сигнала с каждого электрода, далее проба образца пропускается по гидравлическому тракту ГТ до срабатывания датчика ДЗ, после чего происходит разрушение эритроцитов в пробе образца с помощью ультразвукового излучателя И, затем проба с разрушенными эритроцитами поступает в фотометрический модуль Ф, срабатывает датчик Д4 и производится фотометрирование пробы образца для получения и концентрации фракций гемоглобина, после получения всех измеряемых параметров, проба образца перекачивается в бак с отходами Б, затем после снятия всех измеряемых параметров, плата управления ПЛУ производит расчет по формулам и получает расчетные параметры, результат которых в виде полученных параметров выдается на принтер Пр.
Требуемый технический результат заключается в обеспечении не менее 14 измеряемых параметров pH, концентрации pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, глюкозы Glc, лактата Lac, Hb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb и 13 расчетнызх параметров: HCO3, O2sat, BE, TCO2, O2CT, BB, SBE, SBC, AaDO2, cCa, AG, a/A, Hct, в минимизации объема пробы цельной крови (сыворотки, плазмы, диализата) - 100 мкл, в уменьшении суммарного времени получения результатов - не более 100 секунд.