МЕХАНИЗМ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВИБРАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Данный механизм относится к вибрационным устройствам, применяемым для оздоровления организма человека.
Известны виброплатформы Kampfer Jaring, Medical Vibro Plate, TakasimaFit Beautg TK-016 и другие. Однако, их применение при лечении грыж межпозвонковых дисков невозможно по причине того, что: 1) виброплатформу необходимо устанавливать на кушетку вытяжного аппарата, а данные кушетки не рассчитаны на вертикальную вибрационную нагрузку; 2) высота виброплатформы при его расположении под тазом пациента приподнимает тело пациента на кушетке до недопустимых параметров; 3) размеры платформы на который ложится пациент имеет большую площадь, в результате вертикальные вибрации воздействуют на большую площадь тела пациента, что приводит к сильной тряске головы пациента, следствием которого станет головокружение и повышение артериального давления.
Также известны вибромассажеры на стойке, такие как Family 135Е, Kampfer Fitness KV-1101, Hose Fit HM-3003, Larsen Shape. Данный вид вибромассажеров также невозможно применить при лечении грыж межпозвонковых дисков. Главная причина не возможности их применения в том, что пациент не имеет возможности лечь на ремень вибромассажера, так как этому мешает его стойка. Для лечения грыж межпозвонковых дисков позвоночника требуется вибромассажер такой конструкции, который позволял бы пациенту ложиться одновременно на вибрирующий элемент вибрамассажера и на кушетку механотерапевтического аппарата используемого для вытяжения позвоночника.
Описываемый ниже механизм вибрации изготовлен из легированной стали.
Механизм состоит из четырех опор 1, 2, 3, 4 рамы - основания коленчатого вала, приваренного к опорам, из коленчатого вала на который насажены три опорных подшипника, вал имеет два кривошипа с насаженными на них подшипниками качения, на которые приварены цепи до середины их окружности и свисающие своими концами с обеих сторон каждого подшипника, к этим концам цепей приварена планка, которая вибрирует при вращении вала, на эту планку подвешен ремень за обе свои стороны и соответствующей длины, планка с обеих своих концов находится между ограничителями ее движения по горизонтальной плоскости, под планкой близко к ее концам находятся болты регулировки амплитуды колебаний планки, которые ввинчены в гайки, имеющие соединение методом сварки с перемычками, сваренными к близстоящим опорам механизма. Коленчатый вал сделан из квадратной трубы, что позволяет вставить в нее лопатку для долбежа бетона от перфоратора и вращать вал перфоратором.
Опоры 1, 2, 3, 4 механизма имеют высоту 650 мм, расстояние между близстоящими опорами равно 400 мм, расстояние между далеко отстоящими друг от друга опорами равно 800 мм. Близстоящие опоры соединены методом сварки арматурой диаметром 10 мм в точках выше своих нижних концов на высоте 150 мм, а на удалении 120 мм от верхних концов опор близстоящие опоры соединены методом сварки уголками со стороной 40 мм, на эти уголки приварены гайки с внутренним диаметром 12 мм, в которые ввинчены болты регулировки амплитуды колебаний длиной 180 мм. К верхним концам далеко отстоящих друг от друга опор приварены уголки А и А1 основания коленчатого вала длиной 80 см. Поперек этих уголков приварены уголки Б, Б1, Б2 стороной 40 мм и длиной по 400 мм, два из которых расположены на концах уголков А и А1, а третий на расстоянии 400 мм от них. Соединенные между собой сваркой данные уголки являются опорой для коленчатого вала. Коленчатый вал сделан из квадратной трубы со стороной 20 мм, на него насажены три подшипника качения, которые приварены посередине сорокасантиметровых уголков опоры вала. Вал имеет два кривошипа, пальцы которых имеют длину 30 мм, расстояние между пальцами кривошипа равно 70 мм, расстояние между кривошипами равно 290 мм, один из которых отстоит от ближней от себя стороны вала на расстоянии 390 мм, а второй отстоит от другой стороны вала на расстоянии 17 см. На кривошипы коленчатого вала насажены подшипники качения, на которые приварены цепи своей средней частью до середины окружности подшипников и имеющих длину каждая по 300 мм. Свисающие концы цепей приварены к вибрационной планке длиной 1080 мм, который можно и нужно укоротить на 200 мм. При вращении коленчатого вала с применением перфоратора планка начинает вибрировать. Для передачи данной вибрации на тело человека, на концы данной планки подвешен ремень за обе свои конца длиной1600 мм. Длина ремня регулируемая. На образовавшуюся плоскость ремня ложится человек. Для того чтобы вибрирующая планка не раскачивалась из стороны в сторону во время вибрирования, а каждый раз опускалась на болт регулировки амплитуды, данный болт заключен между двумя вертикально стоящими ограничителями из арматуры диаметром 10 мм, которые приварены нижними концами к уголкам, соединяющим ближние друг к другу опоры, на которые приварены гайки регулировки, а верхними концами ограничители приварены к опорной раме коленчатого вала.
Все элементы вибрационного механизма могут иметь параметры отличные от описанных выше параметров.
Приложены семь фотографий механизма с описанием элементов механизма, изображенных на фотографии. Фотографии нумерованы, номера написаны на задней стороне фотокарточек. Также Вам был выслан диск с видеоматериалом.
Фотография №1: стрелками указаны основание - рама коленвала, сваренная из уголков А; А1; Б; Б1; Б2: со сторонами 30 мм. Стрелками указаны опоры 1; 2; 3; 4: механизма. Стрелками указаны соединения методом электросварки близстоящих опор в виде арматур, соединяющих опоры 1 и 4 между собой, 2 и 3 между собой. Также на фотографии видна дрель, имеющая контакт с коленчатым валом. Данной дрелью приводится во вращение коленчатый вал вибромеханизма.
Фотография №2: на фотографии видно положение кривошипа, находящегося в Верхней Мертвой Точке. Видны ограничители горизонтального перемещения вибропланки, между которыми находится вибропланка. Видна гайка болта регулировки амплитуд, виден сам болт регулировки амплитуд. Видно, что при положении кривошипов вала в В.М.Т. вибропланка и регулировочный болт не соприкасаются.
Фотография №3: на фотографии видно, что кривошипы коленчатого вала находятся в положении между В.М.Т. и Н.М.Т. При этом положении кривошипов виброплатформа уже сидит на болту регулировки амплитуд. Также видны опорные подшипники вала и сам коленчатый вал.
Фотография №4: на фотографии изображен подшипник, насаженный на кривошип, изображено гибкое соединение между подшипником кривошипа и вибропланкой в виде цепи, которая соединена методом сварки с подшипником кривошипа и вибропланкой.
Фотография №5: на фотографии видна гайка болта, регулирующего амплитуду вибрации, эта гайка приварена к опоре в виде уголка, которая, в свою очередь, приварена к близстоящим опорам механизма. Также видны ограничители горизонтального перемещения вибропланки, между которыми и расположена вибропланка.
Фотография №6: на фотографии видны кривошипы вала. Видны пальцы кривошипов, длина которых 30 мм, а расстояние между пальцами каждого кривошипа равна 70 мм.
Фотография №7: на фотографии виден ремень, подвешенный обоими своими концами на вибропланке, видно свободное пространство между вибропланкой и нижней точкой ремня. Это пространство дает возможность человеку лечь на поверхность ремня нужной частью тела.