МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДОЗИМЕТР ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к клиническим дозиметрам для лучевой терапии.
В качестве прототипа принят многоканальный клинический дозиметр, содержащий набор ионизационных камер, многоканальные электрометрические преобразователи, высоковольтный двухполярный источник питания детекторов и портативный персональный компьютер типа 1 ВМ с интерфейсной платой на 32 аналоговых канала, включающую в себя аналоговый мультиплексор, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) [1].
Недостатком прототипа является использование аналогового мультиплексора (коммутатора-ключа аналоговых сигналов между электрометрическими усилителями и АЦП), который вносит дополнительную погрешность в измерение обрабатываемых сигналов детекторов вследствие: ненулевого сопротивления аналогового мультиплексора во включенном состоянии и конечной его величины в выключенном; остаточного падения напряжения на замкнутом ключе аналогового мультиплексора, т.е. наличие напряжения на ключе при отсутствии через него тока; нелинейной зависимости сопротивления ключа аналогового мультиплексора от напряжения (тока) на информационном и управляющем входах; взаимодействия управляющего и коммутируемого сигналов, ограниченного динамического диапазона (по амплитуде и по знаку) коммутируемых токов и напряжений (особенно при использовании двухполярного высоковольтного источника питания детекторов), а также задержки времени измерения.
Задача полезной модели - повышение точности измерения дозиметра.
Технический результат достигается тем, что многоканальный клинический дозиметр ионизирующих излучений, содержащий набор ионизационных камер; высоковольтный двухполярный источник питания детекторов, электрометрические преобразователи и АЦП, согласно полезной модели отличается тем, что у каждого электрометрического преобразователя имеется отдельный АЦП и микроконтроллер, сигнал с которого поступает на асинхронный сервер устройств с интерфейсом RS-232, подключенный к Enternet сети персонального компьютера, обрабатывая сигналы одновременно со всех детекторов, без применения аналогового мультиплексора, что обеспечивает повышение точности измерений.
На фиг. 1 - Изображена функциональная схема многоканального дозиметра.
При регистрации ионизирующего излучения сигнал с детекторов 1 поступает на предусилители электрического сигнала 2, после этого на АЦП 3 с интерфейсом RS-232, где сигнал оцифровывается, затем обрабатывается на микроконтроллере 4 и через асинхронный сервер устройств 5 выводится на мониторе персонального компьютера 6.
Литература
1. Семенов Ю.В., Костылев В.А., Хмелев А.В., Белов С.А.. Система клинической дозиметрии и радиационных измерений в лучевой терапии. // Медицинская радиология и радиационная безопасность, 2006, №6, С. 65-73.