УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СТОЛА ЦИЛИНДРОМЕРА

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована в цилиндромерах, кругломерах и в специализированных координатно-измерительных машинах с вращающимся столом.
Известен кругломер, содержащий вращающийся стол с механизмом нивелирования и центрирования детали относительно оси вращения, а также устройство измерения отклонения формы цилиндрических поверхностей (см. «Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт №290.0.00.0.00 ПС» завода «Калибр»). Центрирование детали производится с помощью двух рукояток центрирования в плоскости стола в двух перпендикулярных направлениях. Однако при прецизионных измерениях часто возникает необходимость точных угловых перемещений на определенные углы поворота стола вокруг оси. У известных конструкций кругломеров такой возможности нет.
Задачей предлагаемого технического решения является возможность измерения угловых перемещений стола в любой точке контролируемой поверхности цилиндрической детали.
Для этого устройство для прецизионных угловых перемещений стола цилиндромера, содержащее вращающийся стол, механизм нивелирования и центрирования цилиндрической детали относительно оси вращения, а также механизм измерения отклонения формы цилиндрических поверхностей, дополнительно содержит узел углового ручного перемещения стола, связанный с вращающимся столом посредством гибкой ленты.
Устройство для прецизионных угловых перемещений стола цилиндромера содержит вращающийся стол 1, механизм нивелирования 2 и центрирования 3 контролируемой цилиндрической детали 4 относительно оси вращения, механизм 5 измерения отклонения формы цилиндрических поверхностей, узел точного углового перемещения стола, выполненного в виде кронштейна 6 и винтов 7 и 8, гибкую металлическую ленту 9 с рычагом 10, соединяющим концы ленты. Рычаг 10 снабжен винтом 11 для фиксации ленты 9 на корпусе вращающегося стола 1. Винты 7 и 8 имеют резьбу с мелким шагом для точных перемещений вращающегося стола. Винт 7 имеет на конце сферу, а внутри винта 8 расположена пружина 12 с шариком 13.
Устройство для прецизионных угловых перемещений стола цилиндромера работает следующим образом.
Контролируемую цилиндрическую деталь 4 устанавливают на стол 1. При помощи механизма нивелирования 2 и центрирования 3 ось контролируемой цилиндрической детали 4 совмещают с осью стола 1 и подводят к ней механизм 5 измерения отклонения формы цилиндрических поверхностей.
Для ручного перемещения стола 1 ленту 9, которая до этого находилась в свободном состоянии, закрепляют на его наружной поверхности с помощью винта 11. Вращая винты 7 и 8, поворачивают стол по часовой или против часовой стрелки. При этом механизм 5 может производить измерения отклонения формы цилиндрической детали 4 в любой точке ее поверхности с точностью до десятых долей секунды.
Таким образом, предлагаемое техническое решение дает возможность измерения угловых перемещений стола в любой точке контролируемой поверхности цилиндрической детали за счет того, что оно дополнительно содержит узел точного углового перемещения стола и жестко связанную с ним гибкую ленту.