МЕХАНИЧЕСКИЙ РАНОТЕНЗИОМЕТР

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для хирургии при исследовании заживления экспериментальных линейных ран.
Известен ранотензиометр (SU №1459660, А61В 17/02, опубл. 23.02.1989), содержащий узел нагружения, измерительный блок, и подвижные и неподвижные элементы с фиксаторами выполненные в виде эластичных присосок и связанные через канюли с источником отрицательного давления. Узел нагружения состоит из упруго пружинного элемента, измерительный блок выполнен в виде реостатных датчиков перемещения и усилия. Однако в данном устройстве не может быть обеспечена оптимальная фиксация краев лоскута раны при помощи эластичных присосок, в нашем устройстве фиксацию кожного лоскута осуществляется линейной, с помощью двух металлических пластин, что обеспечивает более надежное крепления краев рубца и позволяет зафиксировать нагрузку от начала до окончания разрыва рубца. Разработанный нами прибор не требует калибровки при помощи динамометра, так как электронные весы обеспечивают автоматическую калибровку. Для проведения исследований разработанного нами ранотензиометра не нужно дополнительного оборудования в виде компрессора создающее вакуум, поэтому наше изобретение более просто и надежно в применении.
Техническая задача - получение точных результатов тензиометрических измерений от момента начала и конца разрыва линейной экспериментальной раны.
Технический результат достигается проведением тензиометрических измерений экспериментальных линейных ран с точностью до 10,0 г, с регистрацией информации на электронных весах о величине нагрузки в начале и конце разрыва рубца.
На (Рис. 1.) изображена схема ранотензиометра. Ранотензиометр состоит из основания 1, подвижных и неподвижных элементов, в которых закреплены фиксаторы 2 и 3 на концах. Измерительный прибор представлен электронными весами 4 (WeiHeng WH-A04, Китай) с ошибкой измерения 10,0 г, зафиксирован креплением 5. Фиксаторы кожного лоскута выполнены в виде плоских прямоугольных металлических пластин скрепленными двумя болтами с гайками 6.
Ранотензиометр работает следующим образом. Для измерения прочности рубца на разрыв, перед проведением эксперимента измерительные весы калибруют, у животных подвергшихся эвтаназии под наркозом вырезают кожный лоскут, между подвижным и неподвижным фиксатором закрепляют участок раневой поверхности высотой 2 см и шириной 3 см (по 1,5 см в обе стороны от рубца). Затем с помощью макровинта 7 платформы 8, перемещается подвижный элемент, равномерно увеличивается нагрузка на рубец раны, подвижный элемент растягивает кожный лоскут до полного разрыва, при этом весы регистрируют информацию о величине нагрузки в начале и конце разрыва ткани рубца.
Разработанный ранотензиометер позволяет с большей точностью определять момент начала и конца разрыва раны и фиксировать механическую прочность ран, для оценки влияния лекарственных средств обладающих ранозаживляющим действием на прочность сращивания линейной экспериментальной раны.