ИНДИКАТОР МАГНИТНОГО ДУТЬЯ

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для контроля уровня намагниченности деталей, в частности для контроля интенсивности магнитного поля в сварном зазоре перед проведением сварки с целью исключения эффекта магнитного дутья.
Известно устройство для определения намагниченности при магнитопорошковой дефектоскопии, содержащее последовательно соединенные источник тока, преобразователь Холла и усилитель (А.С. СССР 1325345, кл. G 01 N 27/84, бюл. №27, 1987 г.).
К недостаткам известного устройства относится значительное энергопотребление, что не эффективно при батарейном питании и снижает мобильность устройства при работе в полевых условиях.
Задача, решаемая полезной моделью - понижение энергопотребления устройства, повышение эффективности и мобильности при работе в полевых условиях при батарейном питании.
Сущность полезной модели заключается в том, что индикатор магнитного дутья, содержащий последовательно соединенные источник тока, преобразователь Холла и усилитель, содержит микроконтроллер со встроенным аналого-цифровым преобразователем и схемой выборки-хранения.
Выполнение индикатора магнитного дутья содержащего микроконтроллер со встроенным аналого-цифровым преобразователем и схемой выборки-хранения позволяет обеспечить понижение энергопотребления устройства и повышение эффективности и мобильности при работе в полевых условиях при батарейном питании.
На чертеже изображена структурная схема индикатора магнитного дутья.
Индикатор магнитного дутья содержит источник тока 1, преобразователь Холла 2, усилитель 3, микроконтроллер 4 и индикатор 5.
Индикатор магнитного дутья работает следующим образом.
Источник тока 1 по сигналу микроконтроллера 4 вырабатывает импульс тока стабилизированной амплитуды, который поступает на вход преобразователя Холла 2. Выходной импульс преобразователя, амплитуда напряжения которого пропорциональна индукции магнитного поля, проходящего через его кристалл, поступает на вход усилителя 3. Этот усилитель позволяет не только усилить сигнал преобразователя, но также скорректировать начальное смещение и выбрать оптимальную величину коэффициента
усиления. Управляющие сигналы на усилитель 3 подаются от микроконтроллера 4, а усиленное напряжение поступает на вход аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера 4, где происходит его дальнейшая обработка и формирование сигнала для визуализации результатов измерения стрелочным индикатором 5. Источник тока 1 программно включается синхронно со схемой выборки-хранения микроконтроллера 4 только на время считывания значений ЭДС преобразователя Холла 2, а дальнейшее преобразование и индикация результата происходят при выключенном источнике тока 1. Если уровень измеряемого сигнала не меняется в течение некоторого заданного времени, микроконтроллер 4 отключает все периферийные устройства и переходит в режим ожидания, что позволяет еще более снизить энергопотребление.