УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРЕАЗНОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО ТЕСТА У ДЕТЕЙ

Полезная модель относится к медицине, а именно к гастроэнтерологии.
В последнее время достаточно актуальными в гастроэнтерологии, стали способы и устройства, определяющие наличие Helicobacter pylori или фиксирующие продукты жизнедеятельности данного микроорганизма.
В качестве прототипа авторы предлагают устройство для контроля содержания аммиака в выдыхаемом воздухе, которое состоит из индикаторной трубки, заполненной хемосорбентом (бромфеноловый синий на силикагеле кислотной обработки с размером зерен 0,16-0,25 мм) и электромеханического аспиратора, с помощью которого прокачивается 2 л воздуха из ротовой полости пациента.
ХЕЛИК-тест основан на оценке прироста концентрации аммиака в воздухе ротовой полости после приема пациентом мочевины. При наличии в желудке Helicobacter pylori принятая мочевина разлагается уреазой, вызывая усиленное образование аммиака и нарастание его концентрации в выдыхаемом воздухе. Оценка проводится по нарастанию длины окрашенного столбика в индикаторной трубке после приема мочевины; 1 мм длины столбика соответствует 0,3 мг/м3.
Корниенко Е.А., Милейко В.Е., Самокиш В.А., Нажиганов О.Н. Неинвазивные методы диагностики инфекции, вызванной Helicobacter pylori// Педиатрия.- 1999.-№1.-С.37-40.
По мнению авторов, определенным недостатком прототипа является то, что хемосорбент, используемый в индикаторных трубках для проведения ХЕЛИК-теста, изменяет окраску не только при содержании в выдыхаемом воздухе повышенной концентрации аммиака, но и при наличии ряда внешних факторов. К последним, в частности, относится попадание в индикаторную трубку слюны, что особенно часто встречается у детей. Это ограничивает использование теста в педиатрии.
Авторы предлагают устройство для проведения уреазного дыхательного теста у детей.
При проведении ХЕЛИК-теста у детей часто наблюдается попадание слюны в тест-трубку, вследствие чего происходит полное окрашивание хемосорбента. Для предотвращения попадания слюны мы применили устройство, представленное на рисунке №1. К шлангу аспиратора (1) присоединяется индикаторная трубка (2). С трубкой посредством муфты длиной 0,02 м (3) соединяется цилиндр 5-мл одноразового шприца (4), который помещается в ротовую полость ребенка. Тестирование проводится по традиционной методике. После проведения теста цилиндр шприца дезинфицируется и утилизируется.
Преимуществами устройства является то, что слюна не попадает в тесттрубку, а скапливается в цилиндре одноразового шприца, который представляет собой промежуточный резервуар. Таким образом, исключаются случаи ложноположительных результатов исследования, связанные с попаданием слюны на хемосорбент в тест-трубке.
Формула полезной модели
Устройство для проведения уреазного теста у детей, состоящее из электромеханического аспиратора и заполненной хемосорбентом индикаторной трубки, отличающееся тем, что к индикаторной трубке посредством муфты длиной 0,02 м присоединяют цилиндр 5-мл одноразового шприца.