УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЗМА ЦИРКУЛЯРНОГО ЗАМЫКАЮЩЕГО КЛАПАНА В ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Устройство относится к медицине, а именно к стоматологическим вспомогательным измерительным приборам, и может применяться в ортопедической стоматологии.
Известно устройство для измерения силы фиксации полного съемного пластиночного имплантационного протеза на нижней челюсти (RU 2640375 С1 МПК А61С 19/04, опубл. 28.12.2017), характеризующееся тем, что оно содержит внутриротовой элемент, выполненный в виде оттискной ложки с возможностью заполнения ее фиксирующим пастообразным веществом, соединенной с силовой балкой, свободный конец которой закреплен на тензометрическом датчике, регистрирующем усилие, прилагаемое оператором к силовой балке для выведения протеза из протезного ложа до момента отрыва, и дополнительно снабжен датчиком положения, регистрирующим угол наклона протеза при выведении протеза из протезного ложа, при этом свободный конец силовой балки вместе с датчиками установлен в корпусе ручки-держателя, а датчики соединены с многоканальным цифровым измерительным прибором, регистрирующим показания прилагаемого усилия и соответствующего угла наклона.
Недостатком устройства является то, что он может быть применен только для нижней челюсти, при условии использования съемного пластиночного имплантационного протеза.
Наиболее близким техническим решением к заявленной полезной модели и выбранным в качестве прототипа признано стоматологическое устройство для определения силы фиксации съемных зубных протезов (RU 2124330 С1 МПК А61С 13/12, опубл. 10.01.1999), при частичной потере зубов, состоящее из стержня с насечками, опорного элемента, свободно перемещающегося по стержню, на конце которого прикреплен элемент крепления и динамометра, расположенного на стержне с возможностью перемещения.
Недостатком известного устройства является его возможность применения только при частичном отсутствии зубов. Данное устройство направлено на установление оптимальной силы фиксации кламмеров протеза к опорным зубам.
Задачей заявленной полезной модели является создание устройства для определения герметизма замыкающего клапана в дистальном отделе при протезировании полными съемными протезами (ПСПП) на верхней челюсти, позволяющего судить о качестве фиксации изготовленных ПСПП на верхнюю челюсть. Признанным фактом является то, что какими бы ни были благоприятными условия на верхней челюсти, ее дистальная граница не создает полноценного функционального клапана при лечении пациентов с полным отсутствием зубов.
Поставленная задача решается тем, что устройство для определения герметизма замыкающего клапана в дистальном отделе содержит корпус, узел измерения силы, выполненный в виде механического или электромеханического динамометра, снабженного шкалой для измерения давления в интервале от 1Н до 4Н, соединенного штоком с пластиной, выполненной из нержавеющей стали, с радиусом изгиба 90 мм, к пластине клеящим составом прикреплена пластина, выполненная из силикона толщиной 6 мм, на поверхности пластины выполнено углубление в форме полумесяца. Форма и размеры углубления на пластине, а также материал, из которого она изготовлена, обеспечивают четкую фиксацию устройства и безопасность процедуры для пациента.
Положительным результатом, обеспечиваемым указанной совокупностью конструктивных признаков устройства, является возможность определения с его помощью герметизма циркулярного замыкающего клапана в дистальном отделе при протезировании полными съемными протезами на верхней челюсти, за счет применения в устройстве узла измерения силы, а также опорной и силовой пластин, позволяющих контролируемо воздействовать на фронтальные искусственные зубы съемного протеза.
Конструкция устройства поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлен внешний вид устройства; на фиг. 2 - схема в момент использования полезной модели.
Устройство для определения герметизма замыкающего клапана в дистальном отделе при протезировании полными съемными протезами (ПСПП) на верхней челюсти неба устроено следующим образом.
Основой устройства является корпус 1, узел измерения силы 2, выполненный в виде механического динамометра, снабженного шкалой 3 для измерения толерантности в пределах от 1Н до 4Н, соединенного штоком 4 с пластиной 5, выполненной из нержавеющей стали, с радиусом изгиба 90 мм, к пластине клеящим составом прикреплена пластина 6, выполненная из силикона толщиной 6 мм, на поверхности пластины выполнено углубление в форме полумесяца.
Устройство используется следующим образом. Пациент с ПСПП на верхней челюсти находится в стоматологическом кресле, пластина из силикона толщиной 6 мм, в форме полумесяца, устанавливается на передние искусственные зубы съемного протеза, при этом корпус полезной модели располагается под углом от 60 до 70°, прикладывается усилие на передние зубы, сила, которая необходима для разгерметизации дистального края ПСПП, фиксируется на динамометре.
Работу устройства рассмотрим на примере.
Пациент Р., 71 год, с полной вторичной адентией на верхней челюсти, был изготовлен полный съемный пластиночный протез по стандартной методике. После наложения протеза было проведено исследование герметизма циркулярного замыкающего клапана в дистальном отделе, в основе которого лежало определение при помощи предложенного в настоящей заявке устройства давления, необходимого для разгерметизации полного съемного протеза на верхней челюсти. Давление определяли способом, описанным выше, при этом контролируемо воздействовали на фронтальные искусственные зубы съемного протеза до момента разгерметизации дистального края ПСПП. В результате проведенного исследования измеренное значение давления составило 1,7 Н.
Таким образом, предложенное в настоящей заявке устройство является удобным медицинским прибором, позволяющим оперативно и неинвазивно определять качество изготовления съемных протезов и надежности их фиксации.