Стенд для исследования аэроионизатора
STAND FOR STUDY OF AEROIONIZER

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве лабораторного оборудования в научных исследованиях и учебном процессе для снятия характеристик аэроионизаторов, применяемых в отраслях сельского хозяйства.
Известен блок управления установкой электроочистки и ионизации воздуха УОВ-1 (Электротехнологические установки: лабораторный практикум / сост.: Е.М. Заяц [и др.]. - Минск: БГАТУ, 2010. - С. 147, 148 - аналог), содержащий регулятор напряжения, лампу «Высокое напряжение», тумблер включения блока, лампу «Блок высоковольтный», предохранители, лампа «Сеть», кнопки включения вентилятора.
Недостатком данного устройства является трудность снятия характеристик, так как блок управления не содержит измерительных приборов.
Известен униполярный коронный аэроионизатор-насадка (Гайдук В.Н., Шмигель В.Н. Практикум по электротехнологии. - Москва: Агропромиздат, 1989. - С. 150, 151 - прототип), содержащий коронный аэроионизатор, осадительные и коронирующие электроды, высоковольтный источник, микроамперметр, киловольтметр.
Недостатком известного устройства является то, что измерения производят без отслеживания величины питающего напряжения и возможности индикации направления потока аэроионов, что приводит к низкой точности измерения характеристик аэроионизатора.
Задача изобретения - повысить точность измерения и облегчить снятие характеристик аэроионизатора.
Технический результат, в отличие от известных технических решений, достигается тем, что передняя панель дополнительно снабжена счетчиком аэроионов, притом между аспирационной камерой счетчика аэроионов и кассетой с электродами аэроионизатора расположен индикатор потока аэроионов, а величины тока и напряжения в цепи аэроионизатора отслеживаются по микроамперметру и киловольтметру соответственно, соединенными посредством мнемонической схемы через аэроионизатор с амперметром и вольтметром.
На фиг. представлен стенд для исследования аэроионизатора.
Стенд для исследования аэроионизатора содержит переднюю панель 1 (фиг.), с мнемонической схемой 2. На передней панели 1 расположены автоматический выключатель 3, сигнальная лампа 4, тумблер 5, счетчик аэроионов 6, аэроионизатор 7 с кнопкой включения аэроионизатора 8 и кассетой с электродами 9, амперметр 10, вольтметр 11, рукоятка автотрансформатора 12, микроамперметр 13, киловольтметр 14, индикатор потока аэроионов 15. На счетчике аэроионов 6 расположена кнопка «калибровка» 16, кнопка установки «ноль» 17, табло шкалы отрицательных аэроионов 18, табло шкалы положительных аэроионов 19, кнопка включения в работу 20, аспирационная камера 21.
Стенд для исследования аэроионизатора работает следующим образом.
Для подготовки стенда для исследования аэроионизатора к работе включают автоматический выключатель 3, находящийся на передней панели 1. Загорается сигнальная лампа 4, указывающая наличие напряжения в сети. При этом, с помощью рукоятки автотрансформатора 12, устанавливают номинальное напряжение, например, 220 В, по вольтметру 11. После включения тумблера 5 напряжение подается на счетчик аэроионов 6, который подготавливается к работе путем нажатия кнопки «калибровка» 16. Затем с помощью кнопки установки «ноль» 17 выставляют нулевые значения количества аэроионов по табло шкалы отрицательных аэроионов 18 и табло шкалы положительных аэроионов 19. Далее нажимают кнопку включения в работу 20 и открывают аспирационную камеру 21, через которую воздух всасывается внутрь счетчика аэроионов 6. Следующим включают в работу аэроионизатор 7 с помощью кнопки включения аэроионизатора 8, и амперметр 10 покажет ток нагрузки. Поток аэроионов из кассеты с электродами 9, проходя через индикатор потока аэроионов 15 устремляется непосредственно в аспирационную камеру 21. Микроамперметр 13, установленный в цепь аэроионизатора 7, укажет ток, а киловольтметр 14 - напряжение.
Затем с помощью рукоятки автотрансформатора 12 устанавливают значение напряжения отличное от номинального, например, 210 В, по вольтметру 11, при этом отслеживают изменение тока нагрузки по амперметру 10, а также изменение тока в цепи аэроионизатора 7 по микроамперметру 13 и напряжения по киловольтметру 14, соединенных между собой с помощью мнемонической схемы 2. Далее опыт продолжают при других значениях напряжения, устанавливаемых с помощью рукоятки автотрансформатора 12.
Повышение точности измерения и облегчение снятия характеристик аэроионизатора достигается следующими конструктивными особенностями:
1. Наличие мнемонической схемы на передней панели стенда облегчает понимание процесса измерений;
2. Расположение всех измерительных приборов на передней панели дает возможность экспериментатору осуществлять все измерения одному, отслеживая в реальном режиме времени показания, а расположение между аспирационной камерой и кассетой с электродами индикатора потока аэроионов делает наглядным и убедительным наличие пути прохождения потока аэроионов, что в совокупности повышает точность измерений и облегчает снятие характеристик.
Стенд для исследования аэроионизатора прост по конструкции, надежен в эксплуатации и может быть использован в сельскохозяйственном производстве, в экспериментальных лабораториях и в учебном процессе.