УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ КВЧ СИГНАЛОВ

Полезная модель относится к области радиотехники, в частности к приборам для генерирования КВЧ сигналов (крайне высоких частот), и может быть использована в экспериментальной медицине для проведения опытов по антипаразитарной, антибактериальной, антивирусной и функциональной терапии биологических объектов.
Известно устройство генерации КВЧ сигналов, содержащее КВЧ генератор со сплошным спектром частот, выход которого соединен с облучателем, и источник питания (см., а.с. СССР №1703103).
Недостатком известного устройства является ограниченные функциональные возможности, обусловленные невозможностью воздействия на внутриполостные и внутриорганные БАТ (биологически активные точки) и БАЗ (биологически активные зоны), что ограничивает его терапевтический эффект.
По технической сущности наиболее близким к предложенному техническому решению является устройство для генерации КВЧ сигналов, содержащее КВЧ генератор со сплошным спектром частот, источник питания и микросхема, задающая рабочий режим активного элемента генератора, причем элементы установлены в герметичную капсулу, оболочка которой выполнена в виде тела вращения овальной формы из КВЧ прозрачного биологически нейтрального диэлектрика (см. Пат. RU №2141856, Кл. A61N 5/02, от 1997.03.21).
Однако и это известное устройство имеет ограниченные функциональные возможности, так как степень его воздействия на биологические объекты не превышает 10 см.
Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства путем повышения эффективности одновременного целенаправленного частотного воздействия.
Достигается это тем, что устройство для генерации КВЧ сигналов, согласно техническому решению, содержит N-генераторов КВЧ сигналов (где N - целое число), связанных с узлом вращения, кроме того, узел вращения выполнен в виде двигателя с редуктором, также узел вращения может быть выполнен в виде двигателя с редуктором, на оси которого закреплена платформа, на которой установлены N генераторов КВЧ сигналов, причем каждый i-тый КВЧ генератор выполнен на полупроводниковом диоде с отрицательной проводимостью, кроме того, генераторы КВЧ сигналов связаны через первый коммутатор с первым источником питания, а двигатель через второй коммутатор связан со вторым источником питания.
Сущность полезной модели заключается в том, что выполнение предлагаемых технических решений вышеописанным образом позволяет достигнуть поставленный технический результат.
Действительно, установка КВЧ генераторов на узел вращения позволяет значительно увеличить степень воздействия КВЧ сигналов на биологические объекты.
Сравнение предлагаемого устройства с ближайшим аналогом позволяет утверждать о соответствии критерию «новизна».
А предварительные испытания подтверждают возможность промышленного изготовления и использования в экспериментальных исследованиях.
На фиг.1 представлена функциональная блок-схема предложенного устройства.
Устройство для генерации КВЧ сигналов содержит узел 1 генерации КВЧ сигналов, жестко связанный с узлом 2 вращения. Узел 1 генерации КВЧ сигналов содержит N генераторов 3-1…3-N КВЧ сигналов (где N-целое число), связанных с узлом 2 вращения. Узел 2 вращения может быть выполнен в виде двигателя 7 с редуктором 8, на оси которого закреплена платформа 4, на которой установлены N генераторов 3-1…3-N КВЧ сигналов. Каждый i-ый генератор 3-1 КВЧ сигналов может быть выполнен на полупроводниковом диоде с отрицательной проводимостью.
Генераторы 3-1…3-N КВЧ сигналов связаны через первый коммутатор 6 с первым источником 5 питания, а двигатель 7 через второй коммутатор 9 связан со вторым источником питания, например, через клеммы 10-1, 10-2, выбор которого связан с типом двигателя.
В простейшем варианте узел 1 генерации КВЧ сигналов в качестве первого источника 5 питания может быть снабжен автономным источником питания в виде батареи.
Возможен вариант использования в качестве генераторов 3-1…3-N КВЧ сигналов выносных излучателей, выполненных на основе полупроводниковых кристаллов арсенида галлия, фосфида индия и т.п., предназначенных для определенного КВЧ воздействия на биологический объект (человека, птицу и животного) излучением фиксированной частоты или с широким спектром частот.
Устройство работает следующим образом
В процессе использования устройства производят предварительное подключение к первому источнику 5 питания через первый коммутатор 6 генераторы 3-1…3-N КВЧ сигналов. Причем при использовании N-позиционного переключателя режимов (на Фиг.1 отсутствует) возможен выбор режима, при котором включены группы КВЧ генераторов с определенными диапазонами частот.
После этого при помощи коммутатора 2 производят включение двигателя 7 и через редуктор 8 осуществляется вращение платформы 4, закрепленной на валу редуктора 8, и реализуется частотное воздействие на биологический объект.
При этом при проведении опытов в экспериментальной медицине выбранные генераторы КВЧ сигналов способны осуществлять целенаправленное одновременное воздействие разным частотным сочетанием КВЧ сигналов на определенный биологический объект в течение заданного времени при значительно увеличенной степени воздействия КВЧ сигналов.
Испытания показали, что заявляемое устройство может быть эффективно использовано в различных областях науки и техники, сельском хозяйстве и животноводстве при проведении экспериментальных исследований по борьбе с вредителями, эпидемиями и различными заболеваниями.
Таким образом, в предложенном техническом решении достигается поставленный технический результат.