УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Полезная модель относится к медицинской технике и может использоваться для проведения процедур по лечению и профилактике заболеваний позвоночника и суставов.
Устройство для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и суставов позволяет улучшить микроциркуляцию и ускорить процесс метаболизма в ткани методом снятия спазма кровеносных сосудов, улучшения микроциркуляции, повышение текучести жидкости в зоне влияния и выполнения фото активации биохимических процессов в области патологии.
При возникновении заболеваний позвоночника и суставов, например, остеохондрозе, или нарушение местного кровообращения, или при возрастных изменениях развивается дегенеративные процессы, сопровождающиеся ухудшением функции кожи, нервно-мышечной системы, системы крове-, лимфа- и ликвора циркуляции. Кроме этого, воспалительный процесс или возрастные изменения сопровождаются сужением кровеносных сосудов и ухудшением микроциркуляции в коже, подкожной клетчатки и мышцах позвоночника и суставов, что приводит к замедлению процессов метаболизма в тканях. Улучшить микроциркуляцию и ускорить процесс метаболизма в ткани возможно методом снятия спазма кровеносных сосудов, улучшения микроциркуляции, повышение текучести жидкости в зоне воздействия и выполнение фото активации биохимических процессов в области патологии.
Для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и суставов в настоящее время широко применяются физиотерапевтические методы лечения.
Для выполнения физиотерапевтических методов лечения существуют несколько устройств, позволяющих выполнять профилактику и лечение заболеваний позвоночника и суставов с достаточно высокой эффективностью.
Из уровня техники известен аналог «Устройство для магнитной терапии шейного отдела позвоночника», Патент RU 24391, опубликовано: 10.08.2002 Бюл. №22.
Устройство для магнитной терапии шейного отдела позвоночника выполнено в виде воротника, содержащего двухслойную матерчатую ленту с элементами соединения ее концов, между слоями которой образованы карманы для размещения постоянных магнитов, при этом магниты выполнены эластичными и установлены на область шейных позвонков с обеих сторон в соответствии с расположением ликворных протоков, межпозвоночных суставов шеи и мест выхода межпозвоночных нервов.
Недостатком устройства является невозможность изменения частоты излучения, отсутствие возможности программного управления режимами формирования электромагнитного поля.
Из уровня техники также известен аналог «Прибор магнитно-терапевтический», Патент RU 140718, опубликовано: 20.05.2014 Бюл. №14.
Заявленный прибор относится к медицинской технике, а именно к устройствам для лечения низкочастотным электромагнитным полем. Прибор магнитотерапевтический состоит из микропроцессора, устройства оперативного набора, многоканального усилителя, блока излучателей и блока индикации. Устройство оперативного набора и блока индикации обеспечивают выбор частоты воздействия и ее индикацию. Усилитель многоканальный обеспечивает требуемый уровень мощности генерируемого сигнала, который передается на блок излучателей. Технический результат заключается в обеспечении возможности адаптации оказываемого воздействия к заболеваниям конкретного пациента.
Недостатком устройства является наличие только одной функции воздействия на органы пациента - низкочастотным электромагнитным полем.
Из уровня техники известен аналог заявляемого технического решения «Устройство для магнитотерапии с беспроводным управлением параметрами импульсного магнитного поля», Патент RU 191009, Опубликовано: 18.07.2019 Бюл. №20.
Предлагаемое устройство относится к медицинской технике, в частности к устройствам, воздействующим импульсным магнитным полем на организм человека, и может быть использовано для магнитотерапии в физиотерапевтических отделениях медицинских учреждений, в спортивной медицине, а также в бытовых условиях, и обеспечивает мобильность прибора, его питания при отсутствии проводных сетей с электрической сетью 220 В, повышение уровня безопасности носимого и управляемого от микропроцессорного устройства аккумуляторного блока питания. Устройство также обладает мобильностью за счет встроенного носимого автономного источника питания с аккумуляторной батареей, обеспечивая при этом уровень импульсов магнитной индукции в катушках индукторов до 13 мТл.
Недостатком устройства является возможность использования оборудования только после заряда аккумуляторной батареи. Во время заряда использование не предусмотрено.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является «Устройство физиотерапии спины и шеи» (Shoulder and back physical therapy device), Патент CN 103610577, опубликовано 05.03.2014 г.
Устройство для физиотерапии и плеч содержит жилет. Коврики для физиотерапии расположены внутри плечевых частей и задней части жилета, соединены с устройством управления с помощью проводов и содержат нагревательные слои и слои магнитной обработки. Нагревательные слои контролируются управляющим устройством, так что температура может повышаться; устройства для массажа расположены внутри матов для физиотерапии, связаны с устройством управления с помощью проводов и управляются устройством управления для создания вибрации; в массажных аппаратах расставлены аптечки, когда режим массажа запускается, поскольку на поверхностях массажных устройств образуются небольшие отверстия, лекарство из пакетов с лекарственными средствами может выбрасываться через небольшие отверстия и воздействовать на плечи и спину. В устройстве, физиотерапевтические маты расположены и содержат нагревательные слои и слои магнитной обработки, можно достичь цели нагрева и рассеивания холода, а также цели магнитной обработки.
Массажные мешки расположены в виде массажных выступов, лекарства для рассеивания холода, активации крови размещаются в мешках для лекарств и, следовательно, может быть достигнут лучший лечебный эффект. Аппарат для физиотерапии плеч и спины прост в расположении, удобен в использовании и имеет широкий спектр применения, обладает многочисленными лечебными эффектами.
Недостатком устройства является ограничение в применении устройства из-за габаритов, т.к. имеется возможность его использования до определенного обхвата груди пациента.
Задача, решаемая предлагаемой полезной моделью, заключается в создании устройства, позволяющего выполнить профилактику и лечение заболеваний позвоночника и суставов у пациентов с любыми массогабаритными характеристиками.
Задача решается тем, что устройство для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и суставов выполнено в виде массажной накидки, на которой расположен блок управления, соединенный с блоком ручного управления и индикации, блоком теплового воздействия, блоком световой стимуляции и блоком ударно-волнового магнитного массажа, а также расположен блок магнитной стимуляции, при этом блок ручного управления и индикации выполнен с возможностью управления параметрами воздействия блока световой стимуляции и блока ударно-волнового магнитного массажа, а блок управления выполнен с возможностью выбора профилактических и лечебных программ, записанных в его память.
На фиг. 1 приведено устройство с указанием на размещение основных функциональных блоков.
На фиг. 2 приведена структурная электрическая схема предлагаемого устройства.
Устройство для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и суставов (см. фиг. 1), состоит из:
1. Блок 1 управления, предназначенный для выполнения управления режимами работы устройства, а также хранения и управления выбором программ модуляции. Он электрически и механически соединен с блоком 2 ручного управления и индикации терапевтическими частотами модуляции световой стимуляции и ударно волнового магнитного массажа, блоком 3 теплового воздействия, блоком 4 световой стимуляции, блоком 6 ударно волнового магнитного массажа.
2. Блок 5 магнитной стимуляции, реализован двумя неодимовыми магнитами с силой магнитного поля 80 мТл, установленными в гибкую часть оборудования возле системы ударно-волнового магнитного массажа. Электрически и механически не соединен ни с одним из блоков (1, 2, 3, 4, 6).
3. Блок 2 ручного управления и индикации терапевтическими частотами модуляции световой стимуляции и ударно волнового магнитного массажа, предназначенный для ручного управления частотой модуляции параметрами воздействия блоком световой стимуляции 4 и системой ударно волнового магнитного массажа 6. Блок ручного управления и индикации состоит из печатной платы, тактовых кнопок и светодиодного дисплея на 2 сегмента для индикации уровня интенсивности и выбора режима работы прибора. Он электрически и механически соединен с блоком управления 1, системой теплового воздействия 3, системой световой стимуляции 4, системой ударно волнового магнитного массажа 6.
4. Блок 3 теплового воздействия, расположенный в специальном кожухе, предназначенный для выполнения теплового воздействия на отдельные части тела в зависимости от расположения прибора. Система теплового воздействия состоит из углеродного нагревательного элемента, который обеспечивает получение эффекта теплового воздействия в диапазоне температур от 40 до 45°С. Она электрически и механически соединена с блоком управления 1 и блоком ручного управления и индикации терапевтическими частотами модуляции световой стимуляции и ударно волнового магнитного массажа 2.
5. Система световой стимуляции 4, расположенная в специальном кожухе, предназначенной для выполнения световой стимуляции позвоночника и суставов. Состоит из 15 светодиодов форм-фактора 2835 мощностью 0,2 Ватт. Видимый спектр светового излучения «Красный», длина волны составляет 650-660 нм. Она электрически и механически соединена с блоком управления 1 и блоком ручного управления и индикации терапевтическими частотами модуляции световой стимуляции и ударно волнового магнитного массажа 2.
6. Система ударно волнового магнитного массажа 6, расположенная в специальном кожухе, предназначенная для выполнения ударно волнового магнитного массажа позвоночника и суставов. Система ударно волнового массажа 6 обеспечивает локальный вибрационный массаж в диапазоне частот от 0 до 10 Гц, с амплитудой колебаний от 0 до 20 мм. Система ударно волнового магнитного массажа 6 обеспечивает локальное воздействие магнитным полем индукцией от 0 до 60 мТл.
Она электрически и механически соединена с блоком управления 1 и блоком ручного управления и индикации терапевтическими частотами модуляции световой стимуляции и ударно волнового магнитного массажа 2.
Введение в конструкцию устройства для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и суставов блока ручного управления и индикации терапевтическими частотами модуляции световой стимуляции и ударно волнового магнитного массажа 2 позволит значительно повысить эффективность применения данного устройства в программах профилактики и лечения различных заболеваний позвоночника и суставов за счет избирательного управления пациентом частотой модуляции, обеспечивающий максимальное комфортное и эффективное выполнение процедуры профилактики или лечения заболеваний позвоночника и суставов.
Введение в конструкцию устройства системы магнитной стимуляции 5 и системы световой стимуляции 4, для создания магнитного поля и светового потока в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения, обеспечит создание магнитного поля и оптического потока в области позвоночника и суставов, которое значительно улучшит капиллярный эффект, повысит проницаемость кожи и мышечной ткани, повысит текучесть жидкости и выполнит стимуляцию фотохимических процессов в зоне воздействия.
Введение в конструкцию системы ударно волнового магнитного массажа 6, обеспечит создание пульсирующего магнитного поля и выполнение механического ударно волнового массажа в зоне воздействия, которое позволит улучшить капиллярный эффект, проницаемость кожи и мышечной ткани, повысить текучести жидкости внутри кожи и мышц, усилению лимфа и ликвора оттока.
Принцип действия прибора следующий.
После подключения прибора к сети 220 В, с помощью блока ручного управления и индикации 2 прибор приводится в активное состояние. Одновременно производится включение системы ударно волнового магнитного массажа 6, системы световой стимуляции 4 и системы теплового воздействия 3 в автоматическом режиме. Регулировка интенсивности доступна только в системе ударно волнового магнитного массажа 6 с помощью блока ручного управления и индикации 2. Устройство обеспечивает эффективное вибрационное воздействие в диапазоне низких частот от 1 до 10 Гц при амплитуде колебания до 20 мм.
Для изучения эффективности предложенных в оборудовании методов проведено исследование (методом опроса и тестирования) на базе кафедры здоровья и реабилитации, Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета им Вернадского В.И.»
В эксперименте приняли участие: 18 преподавателей и 26 студентов.
Возраст участников от 19 до 65 лет. До начала эксперимента его участники отмечали: периодические головные боли - 86%, напряжение мышц спины - 78%, онемение рук - 28%, быструю утомляемость - 92%, нарушение сна - 56%, раздражительность 42%, повышенную забывчивость - 18%, рассеянность - 22%.
Процедуры проводились ежедневно, в течение двух недель параллельно студентам и преподавателям, что повышало значимость и важность профилактических мероприятий, повышалась ответственность как у студентов, так и преподавателей.
Периодические головные боли сохранялись у - 26%, против 86% до начала эксперимента; напряжение мышц спины отмечались у - 18%, против 78%; онемение рук у - 8%, против 28%; быстрая утомляемость сохранялась у - 22%, против 92%; нарушение сна у - 16%, против 56%; раздражительность отмечалась у - 12%, против 42%; повышенную забывчивость отмечали - 7%, против 18%.
Аппаратный массаж воротниковой зоны проводился 7 минут, массаж осуществлялся путем движения вверх-вниз, двумя соленоидами, которые производят удары (от минимального до сильного по 10-ти бальной шкале) различного ритмического содержания. Это не только вертикальное вибрирование, а также 32 разные вибрационные вариации от 3Hz до 10Hz, что придает очень приятные ощущения в процессе приема процедуры.
Одновременно происходит нагревание, при котором выделяется инфракрасное тепло и появляется магнитное поле, проникающие даже в самые глубокие места организма.
После проведения курса применения заявляемого устройства, все участники отмечали улучшение самочувствия, повышение настроения, рост физической активности, состояние внутреннего комфорта.
По результатам, проведенного эксперимента мы можем утверждать, что предлагаемое устройство позволяет бороться с сутулостью, восстанавливать кровообращение, корректировать осанку, разминать и прогревать мышцы, нейтрализовать головные боли, нормализует давление, сон, снимает усталость и нервный стресс.
Эксперимент проводился с помощью анкет характеристики болей, так как уменьшение боли - ведущий показатель эффективности и улучшения качества жизни.
Технический результат предлагаемого устройства достигается за счет выполнения устройства в виде удобной накидки, которую можно размещать как на позвоночнике, так и в области суставов пациента, при этом совокупность расположенных в нем блоков воздействия позволяет достигать доказанный совокупный лечебный и профилактический эффект.