СКАЛЬПЕЛЬ

Заявляемый объект относится к медицинской технике, точнее к хирургическому инструментарию, и предназначен для рассечения мягких тканей в процессе операционного доступа к очагу поражения, например при операции на легком во фтизиатрии.
Известен скальпель, содержащий рукоятку, шейку и рабочую часть с режущей кромкой вогнутой серповидной формы (Авторское свидетельство СССР №1063409 от 30.12.1983 [1]).
Также известен скальпель, содержащий лезвие с криволинейной режущей кромкой и рукояткой (Авторское свидетельство СССР №772543 от 23.10.1980 [2]).
Наиболее близкой по конструкции к заявляемому объекту является скальпель, содержащий лезвие из высоколегированной. стали с остроконечным выступом, заостренной боковой кромкой, обушком и ножкой закрепленной в рукоятке инструмента с плоскими боковыми поверхностями, на торце ее дистальной стороны (Каталог хирургического инструментария фирмы SKLAR, 1973. - С. 365, №95-1335 [3].
Аналог [3] был выбран нами в качестве прототипа.
Между рукояткой скальпеля [3] и рукой хирурга, одетой в медицинскую перчатку, не всегда обеспечивается надежный механический контакт, например при влажной поверхности рукоятки скальпеля, что может привести к скольжению перчатки и руки хирурга относительно инструмента и излишнему травмированию больного.
Целью настоящей работы является повышение надежности механического контакта между рукой и инструментом за счет использования электростатического магнита.
Технический результат полезной модели выражается в исключении скольжения медицинской перчатки, в которую одета рука хирурга, относительно рукоятки инструмента. Он достигается тем, что в скальпеле, содержащем лезвие из высоколегированной стали с остроконечным выступом, заостренной боковой кромкой, обушком и ножкой, закрепленной на рукоятке инструмента с плоскими боковыми поверхностями, на торце ее дистальной стороны, рукоятка изготовлена из электрета с электрическим потенциалом 15 - 20 кВ, причем плоскости поляризации электрических зарядов противоположного знака (+-) в электрете проходят параллельно плоскости боковых поверхностей рукоятки.
Далее описание сопровождается рисунками и пояснениями к ним. На фиг. 1 показана конструкция предлагаемого скальпеля (вид сбоку), на фиг. 2 -сечение А-А фиг. 1, а на фиг. 3 показан захват пальцами хирурга (большим и указательным) рукоятки скальпеля.
Скальпель имеет лезвие 1 из высоколегированной стали с остроконечным выступом 2, заостренной боковой кромкой 3, обушком 4 и ножкой 5, закрепленной в рукоятке 6, на торце ее дистальной стороны. Рукоятка 6 изготовлена из электрета с электрическим потенциалом 15-20 кВ. Может быть использован, например, термоэлектрет из плексигласа. Термоэлектрет получают нагревая, а затем охлаждая материал в сильном электрическом поле. Плоскости поляризации электрических зарядов противоположного знака (+-) в электрете проходят параллельно плоскости боковых поверхностей (7 и 8) рукоятки 6 (фиг. 2).
Электреты являются электрическими аналогами магнитов. Они создают постоянное электрическое поле в окружающем пространстве и обладают длительным действием (до многих лет) (Физический энциклопедический словарь. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - С. 862).
При захвате и удержании рукоятки 6 скальпеля рукой хирурга, одетой в медицинскую перчатку 9, изготовленной из синтетической резины (диэлектрика), основную работу выполняют большой G и указательный L пальцы (фиг. 3).
Под действием электрического поля электрета 15-20 кВ рукоятки 6 скальпеля в материале перчатки 9, примыкающей к рукоятке 6 индуцируется электрический заряд противоположного знака. Так, если заряд электрета имеет потенциал +15 кВ, в материале перчатки 6 индуцируется заряд - 15 кВ. В результате этого под действием электростатической силы перчатка 9 «прилипает» к рукоятке 6 инструмента, что полностью исключает скольжение перчатки 9 относительно рукоятки 6 инструмента.