УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ К ТКАНЯМ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к физиотерапевтическим устройствам, в которых применяется оптическое излучение видимого спектра и может быть использовано для облучения органов и тканей человека в гастроэнтерологии.
Известно светоизлучающее устройство, содержащее источник света, соединенный с электронноуправляющим узлом в виде источника электропитания и элемента управления (патент РФ, №2066554, кл. А61N 1/36, опублик. 20.09.1996 г.). Недостатком известного устройства является сложность конструкции и недостаточно широкая область использования в медицине.
Известно также устройство для подвода лазерного излучения к тканям через эндоскоп, состоящее из источника света эндоскопа, штуцера световода, оптической части эндоскопа, содержащей волоконную систему световода и кварцевое моноволокно, соединенное с оптическим квантовым генератором. (Кошелев В.Н. «Лазеротерапия гастродуоденальных язв», Саратов, 1986, с.234).
Использование известного устройства в комплексном лечении язв гастродуоденальной локализации приводит к эпитализации язв в среднем за 15-18 дней, однако устройство достаточно сложное, требует использования кварцевого волокна, очень хрупкого и дорогостоящего материала, срок службы которого не позволяет использовать устройство более 100 раз.
Задачей полезной модели является упрощение конструкции, а также увеличение срока службы устройства для подвода лазерного излучения к тканям.
Поставленная задача решается за счет того, что устройство для подведения лазерного излучения к тканям, состоящее из оптического квантового генератора, световода с оптической волоконной системой, штуцера световода, оптической части эндоскопа с окулярами, содержит адаптер для соединения волоконной системы световода с оптическим квантовым генератором.
Полезная модель поясняется чертежами:
Рисунок 1. Устройство для подведения лазерного излучения к тканям.
Устройство состоит из ОКГ (1), штуцера световода (2), адаптера (3), световода эндоскопа (4) с оптической волоконной системой, оптической части эндоскопа с окулярами(5), защитных очков(6).
Объект исследования-7
Рисунок 2. Схема соединения оптическим квантовым генератором с волоконной системой световода эндоскопа.
Схема включает юстировочную головку ОКГ(1), адаптер, соединяющий волоконную систему световода с ОКГ(2), штуцер световода эндоскопа(3), световод эндоскопа (4).
Оптическое лазерное излучение выполняют с помощью монокварцевого волокна через биопсийный канал эндоскопа и подводят к язвенному дефекту.
Врач вводит эзофагогастродуоденоскоп в стандартном состоянии, подключенный штуцером световода эндоскопа к осветителю, пациенту в желудок. Находит объект лечения (язва желудка или двенадцатиперстной кишки), устанавливает аппарат в его проекции. Затем надевает защитные очки, отключает штуцер световода эндоскопа от осветителя и надевает на него адаптер с подключенным к нему оптическим квантовым генератором (ОКГ), включает ОКГ. В дальнейшем ОКГ играет роль и осветителя, корректировка положения гастроскопа осуществляется в свете лазера, и является источником лазерного излучения для облучения объекта лечения (язва желудка или двенадцатиперстной кишки). При подключении адаптера к штуцеру световода эндоскопа лазерное излучение передается на световолокно эндоскопа и по нему передается на объект лечения (язва желудка или двенадцатиперстной кишки). Проводится лазерная процедура-облучение объект лечения (язва желудка или двенадцатиперстной кишки). После проведения процедуры ОКГ отключают, адаптер отключают от штуцера световода эндоскопа, штуцером световода эндоскопа подключают к осветителю и завершают процедуру извлечением аппарата.
2,
С помощью предлагаемого устройства проведена эндоскопическая лазеротерапия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 48 больных. Плотность мощности лазерного излучения на торцевой части эндоскопа, составляющую 5-8 МВТ/см контролируют индикатором плотности мощности лазерного излучения ИПМ-1 и с расстояния от 1 до 3 см от фотоэлемента индикатора. Эпитализация язв происходит в среднем за 15-18 дней.
Преимущества применения предлагаемого устройства заключаются в следующем:
1. Не нужно производить замену кварцевого моноволокна, очень хрупкого и дорогостоящего материала, цена которого составляет до 200 долларов США. Обычно в волокно может использоваться 50-100 раз, а с адаптером, совмещенным со световодом эндоскопа, - до 2000 раз. Это составляет срок службы отечественного эндоскопа.
2. Быстрота коммутации с источником света эндоскопа и ОКГ через сконструированный адаптер и обратно.
2
3. Используя адаптер, совмещенный со световодом эндоскопа, плотность мощности на торцевой части эндоскопа равна 5-8 МВТ/см, что вполне достаточно для проведения методики эндоскопического лазерного облучения при язвенной патологии гастродуоденальной зоны