УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ОРГАНИЗМА

Полезная модель относится к области медицины, в частности к рефлексотерапии, и может использоваться для оценки функционального состояния организма человека на основе измерения порогов температурной болевой чувствительности (ПЧ) акупунктурных точек (AT) и рефлекторной коррекции выявленных функциональных нарушений органов и систем организма.
В современной рефлексотерапии для диагностики состояния организма широко используют термодиагностической тест Акабане, который основан на тепловом воздействии на симметричные концевые AT основных каналов (мередианов), с целью измерения их порогов температурной болевой чувствительности и дальнейшей оценке полученных данных (Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. - Рига.: Зинанте, 1998. - С.103. Мужиков В.Г. Теория и практика термопунктурной канальной диагностики и лечения. - СПб.: ООО «Петровский фонд», 2000. - С.27-37).
Общеупотребительными являются следующие обозначения расположенных на фалангах кистей и стоп симметричных концевых AT основных каналов (см. фиг.1), которые используются в данном описании изобретения: LU11 - легкое; LI1 - толстый кишечник; НС9 - перикард; ТН1 - тройной обогреватель; Ht9 - сердце; SI1 - тонкий кишечник; SP1 - селезенка; Liv1 - печень; St45 - желудок; GB44 - желчный пузырь; Ki1 - почка; BI67 - мочевой пузырь. Правую и левую ветвь (сторону) канала обозначают индексами d и s, соответственно. В дальнейшем описании используются только названия AT, а номера точек опущены.
Традиционно считается, что у практически здорового человека чувствительность левых и правых ветвей канала должна быть одинаковой. При наличии патологии левые и правые ветви каналов имеют различные ПЧ, причем степень асимметрии между ними нарастает пропорционально выраженности заболевания. Под выраженным функциональным нарушением канала понимается его состояние, когда присутствует значительная асимметрия (более 30-40%) между его
ветвями, что указывает на наличие функциональных нарушений в органе или системе, которые связаны с этим каналом. Изменяя ПЧ путем теплового воздействия на AT канала можно проводить рефлекторную коррекцию функциональных нарушений органов и систем организма.
Известны устройства для осуществления способов рефлекторной коррекции функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы, таких как артериальные дисфункции или аритмии сердца (RU 2152777 С1, МПК 7 А61Н 39/06, A61N5/067, А61В 5/04, оп. 20.07.2000. RU 2149625 C1, МПК 7 А61Н 39/06, A61N 5/067, А61В 5/04, оп. 27.05.2000). С помощью указанных устройств осуществляют оценку ПЧ каналов тестом Акабане в динамике наблюдений при различных значениях артериального давления (RU 2152777, оп.20.07.2000) или числа сердечных сокращений (RU 2149625, оп. 27.05.2000). По данным корреляционного и регрессионного анализа ПЧ каналов определяют каналы с наибольшим влиянием на нормализацию регулируемого параметра и затем осуществляют воздействие на AT выявленных каналов модулированным излучением инфракрасного диапазона до нормализации артериального давления (числа сердечных сокращений) в режиме от 20 до 30 сек - воздействие и от 180 до 300 сек - перерыв.
ПЧ канала ритмически изменяется под воздействием физиологических ритмов, под которыми понимаются рабочие циклы функционирования клеток, органов и систем организма с периодами от миллисекунд до минут. При максимальных значениях ПЧ канала, он и орган (физиологическая система), функцию которой он отражает, находятся в состоянии функциональной недостаточности (гипофункция канала). Если же ПЧ канала низкий, то это указывает на наличие функциональной избыточности (гиперфункция канала и связанного с ним органа).
Недостатком известных устройств является отсутствие синхронизации воздействия с ритмическим изменением ПЧ каналов под действием физиологических ритмов, в результате чего увеличивается время воздействия для достижения клинически благоприятного результата. Увеличение времени воздействия возникает из-за его проведения во время нахождения ветви канала в состоянии наименьшей восприимчивости, что нивелирует результат воздействие по сравнения с тем, если бы оно шло в фазы волны ритма с наибольшей восприимчивостью.
Устройство для рефлексотерапии, выбранное в качестве прототипа заявляемого устройства, содержит датчик физиологического параметра, блок управления, блок коммутации, генератор импульсов и элемент воздействия на AT в виде ИК излучателя (RU 2152777, оп. 20.07.2000). Устройство обеспечивает оценку состояния каналов тестом Акабане по порогу температурной болевой чувствительности (ПЧ) AT, определение каналов с наибольшим влиянием на нормализацию артериального давления и последующее воздействие на AT выявленных каналов.
Недостатком устройства, принятого за прототип, является отсутствие синхронизации воздействия с ритмическим изменением ПЧ каналов под действием физиологических ритмов, в результате чего увеличивается время воздействия для достижения клинически благоприятного результата.
Задача, на решение которой направлена данная полезная модель, заключается в обеспечении нормализации функциональных нарушений органов и систем организма на основе выявления ритмических изменений ПЧ каналов и рефлекторном воздействии в моменты прогнозируемого нахождения канала в гипофункции.
Технический результат, достигаемый при использовании данной полезной модели, заключается в повышении достоверности определения функциональных нарушений органов и систем организма и уменьшении времени их рефлекторной коррекции для достижения клинически благоприятного результата.
Поставленная задача с достижением упомянутого выше технического результата достигается тем, что в устройство для рефлекторной коррекции функциональных нарушений организма, содержащее элемент теплового воздействия на AT в виде ПК светодиода, подключенного к управляемому генератору тока, введены, многофункциональный индикатор и кнопки управления, связанные через блок ввода/вывода с сетевой шиной микроконтроллера, включающего подключенные к сетевой шине микропроцессор, блок программ, блок памяти данных и таймер/счетчик, при этом ИК светодиод размещен в ИК щупе, содержащем в себе выключатель старт/стоп, анод светодиода подключен к плюсовой шине управляемого генератора тока, минусовая шина которого, катод светодиода и первый контакт выключателя старт/стоп подключены к общей шине «земля», второй контакт выключателя старт/стоп и вход управляемого генератора тока соединены
через блока ввода/вывода с сетевой шиной микроконтроллера, а блок программ микроконтроллера выполнен с возможностью управления режимами работы, перевода управляемого генератора тока из режима измерения в режим воздействия, измерения ПЧ каналов, расчета асимметрии каналов, выделения доминирующих ритмов ПЧ каналов, их прогнозирования, выделения положительных полуволн ритма и проведения воздействия в течение положительных полуволн ритма, а также формирования данных для отображения на многофункциональном индикаторе.
Технический результат достигается также тем, что:
выключатель старт/стоп выполнен в виде кнопочного выключателя с самовозвратом, ИК щуп выполнен в виде ручки из изоляционного материала, на наружной поверхности которой расположена кнопка выключателя старт/стоп, а в торце ручки размещен ИК светодиод;
блок программ микроконтроллера содержит соединенные двухсторонней связью с шиной блока программ, которая является его входом/выходом, блок управления режимами работы, блок формирования сигналов управления генератором тока, блок измерения ПЧ каналов, блок расчета асимметрии каналов, блок выделения доминирующих ритмов ПЧ каналов, блок прогнозирования ритмов ПЧ канала, блок выделения положительных полуволн ритма и блок формирования данных для отображения;
2
2
2
управляемый генератор тока обеспечивает возможность излучения ИК светодиодом: в режиме измерения - импульсного инфракрасного излучением с длиной волны в диапазоне от 780 до 1600 нм, периодом повторения 1 сек, длительностью импульса в пределах от 0,7 до 0,9 сек и плотностью мощности в импульсе 200 мВт/см, а в режиме воздействия - импульсного инфракрасного излучением с длиной волны в диапазоне от 780 до 1600 нм, с изменяющейся частотой следования в пределах 28±4 Гц, длительностью импульса, равной 0,5 от периода повторения, и плотностью мощности в импульсе, изменяющейся за время воздействия линейно в пределах от 200 мВт/см до 300 мВт/см.
Повышение достоверности определения функциональных нарушений органов и систем пациента обеспечивается за счет их оценки по величине асимметрии ПЧ правых и левых ветвей канала, которые при выраженных функциональных
нарушениях имеют значительную асимметрию, превышающую пропорцию «золотого сечения» (1,64).
Уменьшение времени рефлекторной коррекции для достижения клинически благоприятного результата обусловлено тем, что выбирают для рефлекторной коррекции канал с наибольшей асимметрией, выделяют доминирующие ритмы ПЧ его симметричных ветвей и осуществляют воздействие на ветвь канала с большим средним значением ПЧ в положительные полуволны прогнозируемого ритма ПЧ, то есть тогда, когда ветвь канала находится в состоянии гипофункции, что и обеспечивает быстрое выравнивание асимметрии канала. Выравнивание асимметрии канала, а как следствие и сближение параметров ритмов его симметричных ветвей канал свидетельствуют о нормализации функционального состояния связанных с ним органов и систем организма.
Полезная модель иллюстрируется чертежами, на которых изображено:
на фиг.1 - местоположение симметричных концевых AT основных каналов;
на фиг.2 - структурная электрическая схема устройства;
на фиг.3 - структурная электрическая схема блока программ;
на фиг.4 - алгоритм работы устройства;
на фиг.5 - периодограммы ПЧ симметричных ветвей канала BI, выбранного для рефлекторной коррекции: а) правой ветви; б) левой ветви;
на фиг.6 - графическое изображение прогнозируемых ритмов ПЧ канала BI: а) правой ветви; б) левой ветви.
Устройства для рефлекторной коррекции содержит (см. фиг.2) ИК щуп 1, корпус которого выполнен в виде ручки из изоляционного материала и содержит ИК светодиод 12, размещенный в торце ручки, и выключатель 13 старт/стоп. Выключатель 13 выполнен в виде кнопочного выключателя с самовозвратом, кнопка которого расположена на наружной поверхности ручки.
Анод светодиода 12 подключен к плюсовой шине управляемого генератора 2 тока, минусовая шина которого, катод светодиода 12 и первый контакт выключателя 13 подключены к общей шине «земля». Соединение ИК щупа 1 с управляемым генератором 2 и блоком 5 ввода/вывода может быть выполнено разъемным.
Управляемый генератор 2 тока, второй контакт выключателя 13, многофункциональный индикатор 3 и кнопки 4 управления связаны через блок 5 ввода/вывода с сетевой шиной 11 микроконтроллера 6, в состав которого включены микропроцессор 7, блок 8 программ, блок 9 памяти данных и таймер/счетчик 10, подключенные к сетевой шине 11.
Блок 5 обеспечивает сопряжение блоков 1...4 устройства с микроконтроллером 6 через входящие в его состав интерфейсы ввода/вывода по количеству сопрягаемых блоков.
Блок 8 программ микроконтроллера 6 выполнен с возможностью управления режимами работы, перевода управляемого генератора тока из режима измерения в режим воздействия, измерения ПЧ канала, расчета асимметрии каналов, выделения доминирующих ритмов ПЧ каналов, их прогнозирования, выделения положительных полуволн ритма и проведения воздействия в течение положительных полуволн ритма, а также формирования данных для отображения на многофункциональном индикаторе.
Блок 8 программ (см. фиг.3) содержит блок 8-1 управления режимами работы, блок 8-2 формирования сигналов управления генератором тока, блок 8-3 измерения ПЧ каналов, блок 8-4 расчета асимметрии каналов, блок 8-5 выделения доминирующих ритмов ПЧ каналов, блок 8-6 прогнозирования ритмов ПЧ каналов, блок 8-7 выделения положительных полуволн ритма и блок 8-8 формирования данных для отображения. Блоки 8-1...8-8 подключены к общей шине 8-9, которая является шиной входа/выхода блока 8 программ.
ИК светодиод 12, подключенный к выходу управляемого генератора 2 тока, излучает:
2
в режиме измерения - импульсное инфракрасное излучение с длиной волны в диапазоне от 780 до 1600 нм, периодом повторения 1 сек, длительностью импульса в пределах от 0,7 до 0,9 сек и плотностью мощности в импульсе 200 мВт/см;
2
2
в режиме воздействия - импульсное инфракрасное излучение с длиной волны в диапазоне от 780 до 1600 нм, с изменяющейся частотой следования в пределах 28±4 Гц, длительностью импульса, равной 0,5 от периода повторения, и плотностью мощности в импульсе, изменяющейся за время воздействия линейно в пределах от 200 мВт/см до 300 мВт/см.
Многофункциональный индикатор 3 предназначен для отображения режимов работы устройства, данных измерения ПЧ каналов, выделенных и прогнозируемых доминирующих ритмов ПЧ каналов, команд на начало и окончание измерений и рефлекторной коррекции каналов и другой служебной информации. Управление работой устройства и отображаемой информацией на индикаторе 3 осуществляется с помощью кнопок 4 управления непосредственно или в режиме «Общее меню», а управление излучением ИК щупа 1 - кнопкой выключателя 13.
Устройство реализовано на микропроцессоре типа ATmega 128 и серийных элементах вычислительной техники.
Работу устройства опишем с учетом данных из приведенного клинического примера.
На фиг.4 приведен алгоритм работы устройства, реализуемый под управлением микропроцессора 7 по программе, записанной в блоке 8 программ.
2
Работа устройства начинается с измерения ПЧ каналов. Измерение проводит пациент самостоятельно или с помощью медицинского персонала. Помещают ИК щуп 1 на концевую AT правой ветви канала LUd, расположенную на фаланге большого пальца правой руки пациента (см. фиг.1), с прямым контактом светодиода 12 с поверхностью кожи. Нажимают кнопку выключателя 13 старт/стоп. При срабатывании выключателя 13 формируется стартовый строб/импульс, который включает управляемый генератор 2 тока в режим измерения и активирует таймер/счетчик 10. В режиме измерения с управляемого генератора 2 тока на светодиод 12 подается последовательность импульсов с периодом повторения 1 сек, длительностью импульса в пределах от 0,7 до 0,9 сек и величиной тока, обеспечивающей ИК излучение светодиода 12 с плотностью мощности в импульсе 200 мВт/см. Источником тепла служит ИК светодиод 12, линза которого представляет собой полусферу с радиусом порядка 1,5 мм, что позволяет измерять ПЧ AT с поверхности кожи, соответствующей по площади морфологическому субстрату AT. Длина излучаемой волны может лежать в диапазоне от 780 до 1600 нм, то есть в «окне передачи воды» и оптимальной проницаемости кожных покровов и тканей (см., например, патент RU N2122208, МПК 6 G01N 33/49, А61В 5/00, оп. 20.11.1998). Предпочтительным является применение в качестве светодиода 12 ИК светодиода типа 3АЛ107Б с длиной излучаемой волны 920 нм, который показал
2
надежные результаты. Плотность мощности выбирается из условия обеспечения динамического диапазона изменения ПЧ каналов, находящихся в различном состоянии, в пределах от 2 до 100 сек, при средней величине порога от 5 до 10 сек. Этому условию удовлетворяет плотность мощности ИК излучения в импульсе 200 мВт/см. Воздействие в импульсном режиме с периодом следования 1 сек и длительностью импульсов в пределах от 0,7 до 0,9 сек выбрано эмпирически на основе множества наблюдений и дает более четкий порог восприятия болевых ощущений.
При появлении у пациента первых болевых ощущений вторично нажимают кнопку выключателя 13. Возникающий стоповый строб/импульс выключает управляемый генератор 2 тока и останавливает таймер/счетчик 10. Временной интервал от начала облучения AT до появления первых болевых ощущений, отсчитанный таймер/счетчиком 10, при постоянной излучаемой плотности мощности пропорционален энергии, излученной светодиодом 12, и соответствует физиологическому порогу температурной болевой чувствительности (ПЧ), в данном случае правой ветви канала легкого (LUd).
Затем, для оценки степени асимметрии этого канала, помещают ИК щуп 1 на концевую AT левой верви канала легкого (LUs), расположенную на фаланге большого пальца левой руки пациента, и измеряют значение ПЧ LUs. В такой последовательности измеряют и заносят в блок 9 памяти данных ПЧ всех двенадцати основных каналов, расположенных на фалангах кистей и стоп.
По измеренным значениям ПЧd и ПЧs одноименных каналов в блоке 8-4 рассчитывается асимметрия каждого канала по формуле
а
K=(ПЧd/ПЧs),
где а=1, если ПЧd>ПЧs и а=-1 в противном случае.
Выбирают для рефлекторной коррекции среди каналов с асимметрией K>L, канал с наибольшей асимметрией. Значение L выбирают равным 1,64, что соответствует соотношению HЧd и ПСs в пропорции «золотого сечения», которое является универсальным критерием выявления функциональных нарушений в организме (см., например патент RU N2198600, оп. 20.02.2003).
Превышение коэффициента асимметрии К более чем в 1,64 раз свидетельствует о выраженных функциональных нарушениях органов и систем организма.
В таблице 1 приведены практические результаты попарных измерений ПЧd и ПЧs основных каналов и значения их коэффициентов асимметрии К.
По результатам тестирования наиболее выраженная асимметрия отмечена по каналу BI мочевого пузыря и составляет К(ВI)=4,54, что свидетельствует о наличии функциональных нарушений данного канала (К>1,64).
На выбранном канале BI с максимальной асимметрией проводят серию из N непрерывно повторяющихся попарных измерений ПЧd и ПЧs.
По полученным N замерам в блоке 8-5 выделяются доминирующие ритмы правой и левой ветвей каналов. Доминирующим ритмом является ритм с наибольшей достоверностью оценки, который выделяют с помощью одного из стандартных математических методов определения скрытых ритмов, например косинор-анализа (см., например Cugini P., Di Palma L. Cosinor analysis: a procedure for estimating biological rhythms as integral function by measuring the area under their best-fitting waveform profile. Biol. Rhithm Res. 25:94:15-36).
Для выделения доминирующего ритма ПЧ предпочтительным является использование стандартных пакетов программы Time Series Analysis (TSA) Seriel Cosinor V5.2 или TSA Seriel Cosinor 6.3 (см., например http//www.euroestech.net/downloaduk.php), которые имеют наиболее развитую систему сервисной поддержки и дают наиболее точные результаты.
Программа TSA обеспечивает по полученным замерам ПЧd и ПЧs выделение периодов доминирующих ритмов и их графическое построение (прогноз) во времени с наложением результатов замеров для оценки достоверности результатов. Для обеспечения точности выделения ритма с помощью косинор-анализа количество измерений N в серии должно быть не менее шести. Чем больше число измерений, тем точнее окончательный результат. Измерения могут быть равноотстоящие или неравноотстоящие. Время измерения не должно превышать 5-10 мин.
В таблице 2 приведены результаты попарных измерений ПЧ симметричных ветвей канала BI для N=7.
На фиг.5 приведены полученные по данным измерениям периодограммы ритма ПЧ симметричных ветвей канала BI: правой (фиг.5а) и левой (фиг.6б).
Доминирующим ритмом ПЧd правой ветви канала с достоверностью 70% является ритм с периодом 121,6 сек и средним значением ПЧd, равным 29,8 сек. Для ПЧs левой стороны канала доминирующим ритмом с достоверностью 63% является ритм с периодом 182,4 сек и средним значением ПЧs, равным 10,2 сек.
Графическое изображение прогнозируемых в блоке 8-6 ритмов ПЧ левой и правой ветви канала BI с наложенными результатами замеров (пунктирные линии) приведены на фиг.6а и фиг.6б, соответственно. Прогноз доминирующих ритмов ПЧ осуществляют на время сеанса рефлекторной коррекции.
В блоке 8-7 выделяют ветвь канала с большим средним значением ПЧ, в данном примере правую ветвь (фиг.6а), и определяют время начала и конца положительных полуволн прогнозируемого ритма ПЧd, следующих после времени последнего измерения ПЧd. На фиг.6а заштрихованы первые две положительные полуволны прогнозируемого ритма ПЧd правой ветви канала, выбранной для воздействия.
При совпадении текущего времени с началом первой положительной полуволны ритма ПЧd проводят рефлекторную коррекцию правой ветви канала BI.
2
2
Для этого по команде от блока 8-1 переводят управляемый генератор 2 тока в режим воздействия. В этом режиме под управлением сигнала, поступающего на управляющий вход генератора 2 тока, он вырабатывает последовательность импульсов с изменяющейся частотой следования в пределах 28±4 Гц, длительностью импульса, равной 0,5 от периода повторения, и величиной тока, обеспечивающей излучение ИК светодиодом 12 инфракрасного излучения с длиной волны в диапазоне 780-1400 нм и плотностью мощности, изменяющейся линейно за время воздействия от 200 мВт/см до 300 мВт/см.
2
2
Частота следования импульсов 28 Гц соответствует средней частоте β ритма головного мозга, а девиацию частоты ±4 Гц выбирают из условия перекрытия возможного диапазона индивидуальных изменений частоты β ритма головного мозга у пациентов, что показало высокую эффективность на практике.
Линейное увеличение плотности мощности за время воздействия обеспечивает достижение активности ПЧ ветви канала, независимо от ее начального физиологического состояния.
Длительность импульса в режиме воздействия выбирают из условия наилучшего физиологического восприятия ПЧ пациентом в этом режиме, длительность импульса 0,5 от периода повторения подобрана экспериментально.
Для начала воздействия помещают ИК щуп 1 на AT правой ветви канала BI и нажимают кнопку выключателя 13 в момент времени, который соответствует началу положительной полуволны ритма. Воздействие на AT проводят в течение одной или нескольких последовательных положительных полуволны ритма ПЧ до появления первых болевых ощущений у пациента (до достижения ПЧ канала) или до достижения суммарного времени воздействия, равного Тв. Воздействие заканчивают повторным нажатием кнопки выключателя 13. При этом обеспечивается воздействие на AT модулированными тепловыми импульсами с обеспечением клинически максимального эффекта от рефлекторной коррекции за счет воздействия во время нахождения канала в гипофункции. Суммарное время воздействия Тв выбирают не более трех минут, что в большинстве случаев достаточно для эффективного воздействия. Более длительное воздействие может привести к ожогу поверхности кожи.
Через время Тр релаксации AT проводят контрольное измерение асимметрии канала, на который было проведено воздействие. Время Тр релаксации AT, необходимое для стабилизации активности AT после воздействия, принимают не менее 20 мин (см.., например. Мужиков В.Г. Дискретный термопунктурный тест. Сообщение 1. Принцип, методики проведения и оценки результатов // Рефлекотерапия. - 2005. - №1(12). - С.34-38).
Если асимметрия канала К>1,64 в ходе контрольного измерения сохраняется, то продолжают рефлекторную коррекцию в последующие после контрольного измерения положительные полуволны ритма указанной ветви канала до достижения асимметрии канала К<1,64. Количество последующих воздействий не должно быть более трех.
Сохранение асимметрии канала после трехкратного воздействия в течение одного сеанса указывает на органический характер заболевания, для лечения
которого требуются более частые ежедневные воздействия на протяжении длительного времени, с учетом степени выраженности заболевания. При выявлении несколько асимметричных каналов с K>L проводят их рефлекторную коррекцию последовательно, начиная с канала с наибольшей асимметрией.
В приведенном примере в результате рефлекторной коррекции коэффициент асимметрии канала BI стал равным К(ВI)=1,2, что показывает на клинически благоприятный результат.
При необходимости контрольные замеры могут быть продолжены в динамике наблюдения, что позволяет на основании полученных данных оценить параметры ритмов в симметричных ветвях канала уже после воздействия.
Пример.
Пациентка Б..., 43 года. Жалобы на нарушение менструального цикла, боли в поясничном отделе позвоночника.
В соответствии с алгоритмом работа заявляемого устройства с использованием изготовленного опытного образца устройства проведены попарные измерения ПЧ правой и левой ветвей основных каналов, результаты которых и рассчитанные коэффициенты асимметрии представлены в таблице 1.
По результатам измерения наиболее выраженная асимметрия К=4,54 отмечена по каналу BI мочевого пузыря, что и соответствует характеру жалоб. Для оценки ритма ПЧ ветвей этого канала проведено 7 попарных замеров ПЧ его правых и левых ветвей (см. таблицу 2).
На фиг.5 приведены рассчитанные по программе TSA по данным измерениям периодограммы ритма ПЧ симметричных ветвей канала BI: правой (фиг.5а) и левой (фиг.6б). Доминирующим ритмом ПЧd правой ветви канала с достоверностью 70% является ритм с периодом 121,6 сек и средним значением ПЧd, равным 29,8 сек. Для ПЧs левой стороны канала доминирующим ритмом с достоверностью 63% является ритм с периодом 182,4 сек и средним значением ПЧs, равным 10,2 сек.
Графическое изображение прогнозируемых ритмов левой и правой ветвей канала BI с наложенными результатами замеров (пунктирные линии) приведены на фиг.6а и фиг.6б, соответственно.
Ветвью канала с большим средним значением ПЧ является правая ветвь (фиг.6а). На фиг.6а заштрихованы первые две положительные полуволны прогнозируемого ритма ПЧd, следующие после времени последнего измерения ПЧd.
При совпадении текущего времени с началом первой положительной полуволны ритма ПЧd проводилось воздействие на точку BId во время двух последовательных положительных полуволн до появления первых болевых ощущений у пациентки, которые возникли на 112 сек после начала воздействия.
Через 20 минут после окончания воздействия было проведено контрольное измерение коэффициента асимметрии канала BI, которое выявило существенное снижение уровня асимметрии. К(ВI) стал равным 1,2 (см. таблицу 3), что показывает на клинически благоприятный результат. В таблице 3 приведены также результаты дополнительных измерений ПЧ остальных каналов после воздействия.
Через 10 минут после окончания воздействия пациентка отметила полное отсутствие болей в пояснице.
По результатам дополнительной контрольной оценки параметров ритмов в симметричных ветвях данного канала, через 25 минут после прекращения рефлекторной коррекции, отмечено выравнивание амплитуды и частоты ритмов ПЧ в обеих ветвях, что подтверждает нормализацию состояния канала.
Оценка состояния органов и систем организма пациента по коэффициенту асимметрии ПЧ каналов повышает достоверность определения их функциональных нарушений. Проведение рефлекторной коррекции на канале с наибольшей асимметрией во время нахождения ветви канала в состоянии гипофункции, обеспечивает сокращение временных затрат на нормализацию функционального состояния органов и систем организма.
Предлагаемое устройство для осуществления рефлекторной коррекции дает возможность получать надежные и достоверные результаты, удобно в работе и может быть использовано в повседневной практике специалистов.
Таблицы
Таблица 1- Результаты первичного измерения ПЧ основных каналов
Канал
LU
LI
НС
ТН
Ht
SI
SP
Liv
St
GB
Ki
BI
ПЧd (сек)
7
5
5
5
4
5
9
10
9
10
9
59
ПЧs (сек)
6
5
5
4
6
5
11
5
5
7
8
13
К
1,17
1,2
1
1,25
1,5
1
1,22
2
1,8
1,43
1,12
4,54
Таблица 2- Результаты попарных измерений ПЧ симметричных ветвей канала BI
№ п/п(d/s)
Время измерения (сек)
ПЧd (сек)
ПЧs (сек)
1d1s
014
37
13
2d2s
3852
29
12
3d3s
6780
13
12
4d4s
161169
43
6
5d5s
183195
10
9
6d6s
300309
27
8
7d7s
341352
25
9
Таблица 3- Результаты контрольного измерения ПЧ основных каналов
Канал
LU
LI
НС
ТН
Ht
SI
SP
Liv
St
GB
Ki
BI
ПЧd (сек)
6
6
8
5
6
5
7
6
6
9
13
24
ПЧs (сек)
6
5
6
6
5
6
8
7
5
10
11
20
К
1
1,2
1,33
1,2
1,2
1,2
1,14
1,17
1,2
1,1
1,18
1,2