СТРУЙНЫЙ СЧЕТЧИК ГАЗА

Заявленное устройство относится к технике измерения расхода, в частности к средствам измерения расхода газа.
Известны счетчики газа,основанные на нринцине измерения расхода газа нри номощи струйного генератора колебаний, содержащие струйный бистабильный элемент с обратной связьв (см., например, Пневмоавтоматика, Всероссийское совещание, Москва,ИПУ, 1996 г., тезисы докладов, стр.34-35).
Недостатком таких счетчиков газа является небольшой диапазон измерения расхода, не превышающий 40, что ограничивает область его применения.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является струйный счетчик газа (см.патент США N5.339.695, G01F7/00, GOlFi/20 от 23 августа 1994г.), содержащий бистабильный струйный генератор и два термоэлемента, размещенные в сопле питания струйного генератора, пневмоэлектропреобразователь, электронный усилитель и отсчетное устройство. При этом малые расходы газа измеряются при помощи термоэлементов,а большие расходы газа - при помощи струйного генератора. Такая схема измерения расхода газа сложна и требует значительной энергии для нагрева термоэлемента, что не позволяет создать экономичный измеритель расхода, питаемого от автономного источника электроэнергии, например, литиевой батареи.
9-9
- 2
ных элементов, что позволит получить простое, экономичное истройство.
Поставленная задача решается тем, что в счетчик газа, содержащий бистабильный струйный генератор, пневмоэлектропреобразователь, электронный усилитель, отсчетное устройство, введен дополнительный бистабильный струйный генератор с пневмоэлектропреобразователем, вход и выход дополнительного генератора соединены с сужающим устройством, оба пневмоэлектропреобразователя соединены с электронным усилителем, а входные каналы струйных генераторов объединены.
В счетчик газа может быть введено дополнительное отсчетное устройство, соединенное с электронным усилителем.
Заявленное устройство иллюстрируется чертежами, где:
-на фиг.1 представлена схема струйного счетчика газа,
-на фиг.2 представлен дополнительный вариант счетчика,
-на фиг.З - график зависисмости частоты генераторов F от расхода газа Q .
Счетчик газа содержит два струйных генератора 1 и 2, параллельно генератору 2jioflic efl,HHeHO сужающее устройство 3, частотные выходы генераторов соединены соответственно с пневмоэлектропреобразователями 4 и 5,электрические выходы которых соединены с электронным усилителем б, к выходу которого подсоединено отсчетное устройство 1, Газовые выходные каналы генераторов соединены соответственно с каналами 8 и 9, а объединенные входные каналы - с общим входом 10.
Счетчик газа работает следующим образом.
Газ, расход которого измеряется, поступает через вход 10 к входам генераторов 1 и 2 и через их входные каналы поступает соответственно к выходным каналам 8 и 9. Струйные генераторы 1 и 2 возбудятся, вырабатывая соответствующие частоты колебаний газа пропорциональные расходу газа. С выходов генераторов частотные сигналы поступают к пневмоэлектропреобразователям (ПЭП) 4 и 5, где преобразуются в электрические частотные сигналы и поступают на входы электронного усилителя 6. В усилителе частотные сигналы с каждого генератора суммируются по частоте. Так как частоты генераторов 1 и 2 пропорциональны расходу газа, протекающему по каналам 8 и 9, то суммарная частота, получаемая в усилителе б, будет пропорциональна суммарному расходу газа в каналах 8 и 9, величина которого индицируется отсчетным устройством 7. Расширение диапазона измерения расхода газа достигается тем, что один из каналов 8 имеет диапазон измерения расхода газа от  , а другой канал 9-диапазон от Q до Q, причем Q/Q. Возможный вариант такого случая приведен на графике фиг.З. Если, например, диапазон измерения каждого канала одинаковый и равен  -   40,
то суммарный диапазон измерения расхода счетчика от Q до Q будет равен .
Q 0-.
QI 8з
потребитель - газовый котел.
Счетчик газа .выполненный по схеме на рис.2 позволяет вести раздельное измерение расхода газа по каждому каналу потребления, что даст возможность осуществлять двухтарифный учет потребления газа. Технический директор НПФ РЕГИСТР
-4-Э тС /З  А.С.АБРАМОВ