МЕТЕОБАРОПАЛАТКА ДЛЯ ЗАКАЛИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ЗАЯВКА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
МЕТЕОБАРОПАЛАТКА ДЛЯ ЗАКАЛИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Авторы. М.П. Карпенко, О.Я. Боксер, А.Л. Димова
Настоящая заявка на полезную модель относится к медицине и оздоровительной физической культуре.
Известно, что между изменениями погоды и частотой, обострениями и рецидивами многих заболеваний существует прямая связь. Особенно у людей с повыщенной метеочувствительностью - их принято называть метеотропными. Это весьма больщая часть населения.
Общепризнано, что основной метеорологический элемент, провоцирующий заболевания у метеотропных людей, - межсуточная изменчивость атмосферного давления. На человека, находящегося в помещении, другие метеофакторы, кроме атмосферного давления, практически не действуют. Давление воздуха, в отличие от температуры, влажности, одинаково и на улице, и в помещении. Больщинство же горожан, особенно в холодное время, от 70 до 90 % своего времени проводят в закрытых помещениях - на работе или дома.
Следует, кроме того, учесть, что наиболее часто самочувствие людей, особенно страдающих сердечной недостаточностью, ухудщается ночью и в предрассветные часы, когда человек почти всегда находится в закрытом помещении с более или менее постоянным микроклиматом, исключая атмосферное давление. Надо также принимать во внимание, что генетически давление воздуха определяет погоду в данный момент или в какой-либо период. Его пространственное и временное распределение является основной причиной, обуславливающей направление воздущных потоков, их скорость и как следствие температуру и влажность воздуха, облачность, осадки и другие
МПК А6Ш /00
O /OOf
метеорологические элементы. За резкие колебания давления большинство авторов принимают межсугочную изменчивость 10 мм рт.ст.
Известно устройство для закаливания человека, профилактики и лечения метеочувствительности, основанное на использовании стандартной ванны с элементами герметизации, пылесосом в качестве технического генератора пониженного или -повышенного давления воздуха, регулируемого клапана предельного давления воздуха. Автором этого устройства, принятого за ПРОТОТРШ, и соответствующего способа является один из нас (патенты №№ 205751 и 2061452).
Прототип обладает след)гющими недостатками:
-Барованна не рассчитана на одновременное обслуживание нескольких пациентов (желательно не менее десяти).
Корпус барованны, за исключением ограниченного участка покрытия, непрозрачен. Это плохо переносится детьми и некоторыми взрослыми.
-Крайне затруднено, особенно в течение одной тренировочной (лечебной) процедуры, варьирование режима смены длительности, величины и интервалов понижения и повышения давления воздуха внутри барованны. Оператор барованны вынужден управлять этим вручную.
ЦЕЛЬ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ: устранить перечисленные недостатки.
Указанная цель достигается следующим образом.
Созданная метеобароустановка, названная МЕТЕОБАРОПАЛАТКОЙ (по аналогии с широко известными «кислородными палатками для лечения вдыханиями кислорода), имеет размеры, достаточные для одновременной тренировки (лечения) не менее десяти человек, размещенных в положении сидя. Ее объем - 2700 м. Метеобаропалатка имеет обтекаемую форму. Стенки ее корпуса состоят из множества прозрачных многоугольников, например, плексигазовых или стеклянных, соответствующей толщины, каждый из которых окаймлен жесткой рамкой, например, пластмассовой или металлической. Многоугольники герметично совмещены между собой. Такая конструкция, как показали многочисленные эксперименты и испытания, исключает малейщие прогибы стенок крупногабаритного корпуса метеобаропалатки при понижении или повышении давления воздуха внутри ее, даже если это давления в 5-6 раз превышает требуемое (± 10 мм рт.ст.).
Для автоматизированного варьирования понижения-повышения длительности и величины давления воздуха внутри метеобаропалатки применено программное устройство, основанное на использовании промышленного реле времени, подключаемого к пылесосу.
Метеобаропалатка удобно обеспечивает и тот режим, когда «сухую MeTeo6apOTpeHHpoBky требуется сочетать с водной процедурой. При последовательном сочетании «сухой и водной тренировки последняя обеспечивается вне метеобаропалатки. Если же желательна синхронность обоих режимов, что возникает редко и главным образом, если тренируются дети, то внутри метеобаропалатки устанавливаетч;я переносная емкость, наполненная водой. При этом количество лиц, одновременно находящихся в метеобаропалатке, сокращается в два-три раза.
На чертеже изображена схема многоместной метеобаропалатки для закаливания человека, профилактики и лечения мегеобарочувствительности.
Метеобаропалатка имеет обтекаемой формы корпус (1), стенки которого состоят из множества прозрачных многоугольников (2), окаймленных жесткими рамками, герметично совмещенными между собой, дверь (3) с элементами герметизации, по меньшей мере, два внутренних (4,5) и два наружных патрубка (6,7), соединяющих полость ванны с окружающей атмосферой, вентили (8,9,10,11), совмещенное с внутренними и наружными патрубками, регулируемый клапан предельного давления воздуха (12), средство измерения давления воздуха (13), средство измерения градиента (крутизны) перепада давления (вариометр) (14), переговорное устройство (15), пылесос (16), блок программирования (17), внутренний выключатель блока программирования и пылесоса (18).
Метеобаропалатка функционарует следующим образом. Песколько пользователей (как правило, 10) входят в метеобаропалатку и усаживаются рядом на дугообразной скамейке, расположенной вдоль внутренней поверхности корпуса. Дверь закрывается. Оператор устанавливает блок профаммирования на требуемый режим пульсирующей (понижение повышение давления воздуха) мегеобаротренировки и через посредство блока  На чертеже мы ограничились изображением двух многоугольников - на корпусе и двери.
программирования включает пылесос.
По истечении запрограммированного времени (15-30 мин) блок программирования и пылесос выключаются, пользователи выходят.
Метеобаропалатка функционирует в вентиляционном режиме, что обеспечивается относительной герметизацией. При этом устанавливается режим подсоса наружного (выпуска внутреннего) воздуха метеобарпалатки приблизительно 2 л/мин (контролируется вариометром). Исследования и практика показатели, что такая относительная герметизация, обеспечивая вентиляцию, практически не препятствует требуемой регуляции давления воздуха внутри метеобаропалатки. В качестве регуляторов подсоса-выпуска воздуха могут использоваться вентили 8 и 9.
Источники информации, принятые во внимание
1.2097516 (Россия). Ванна для закаливания человека, профилактики и лечения метеочувствительности / О.Я. Боксер, 1996.
2.2061452 (Россия). Способ профилактики и лечения повышенной метеочувствительности человека/ О.Я. Боксер, 1996.
3.А. Малыгин. Ванна плюс пылесос минус давление // Российские вести, 1998, № 12.
j:)Cr:.fC-Ci5,
..Чх
Карпенко М.П. Боксер О.Я.
Димова А.Л.