КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИБОРА

Заявляется в качестве полезной модели конструкция электрического прибора, которым может быть, например, прибор, предназначенный для измерения и учета электроэнергии в бытовом, мелкомоторном и/или в промышленном секторе.
В настоящее время известны аналоги: микропроцессорный счетчик электроэнергии «Дельта», проспект фирмы «Elster Метроника», г. Москва, Россия, от 5 мая 2003 г., Internet: www.ismerenie.ru; стандарт «Приборы электрические встроенные. Габаритные и соответствующие им монтажные размеры», DIN43880-1988, ВНИИКИ, Москва, рег. №1161, группа МКС 29.120.01.
Ближайшим из аналогов (прототипом) - является счетчик электрической энергии «Дельта», состоящий из основания, печатной платы в сборе с жидкокристаллическим дисплеем и шильдиком на лицевой панели, верхней части корпуса со смотровым окном, клеммной колодки и двух, зафиксированных на корпусе, клеммных крышек, с пазами под выступы основания и клеммной колодки - для пломбирования счетчика. Основные детали корпуса изготовлены методом литья из пластмассы, внутри корпуса имеются крепежные средства для их соединения.
Недостатки прототипа: отсутствие универсальности компоновки прибора, что затрудняет производство средств измерения и учета электрической энергии с разными устройствами информационных показаний (с отсчетным устройством или жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ). Сложная форма клеммных крышек, наличие дополнительных элементов для установки лицевой панели на плате, недостаточно надежная система пломбирования.
Конструкция электрического прибора, заявляемая в качестве полезной модели, направлена на устранение вышеперечисленных недостатков.
Общие признаки заявляемой полезной модели.
Корпус, состоящий из основных деталей: основание, верхняя крышка, две крышки клеммной колодки, печатная плата в сборе, клеммная колодка имеет исполнение по стандарту DIN43880-1988.
Отличительные признаки заявляемой полезной модели:
на верхней крышке, крышках клеммной колодки и основании сформированы литьем основные элементы крепления в виде стоек, фиксаторов, отверстий, пазов, предназначенные для закрепления внутренних компонентов прибора, таких, как ЖКИ или отсчетное устройство, печатная плата и клеммная колодка, а также корпусных деталей друг с другом.
Отсчетное устройство или ЖКИ устанавливаются на печатную плату внутри корпуса. Возможна установка ЖКИ и на дополнительную плату.
Клеммная колодка собирается из соединяемых между собой отдельных модулей. Такая колодка может использоваться в измерительных приборах различного типоразмера вместо монолитной клеммной колодки. Различные комбинации базовых модулей дают возможность собрать клеммные колодки, как для однофазных, так и для трехфазных измерителей электрической энергии.
Для установки прибора и его фиксации на DIN-рейку, на задней стенке основания имеется один или два зажима.
Верхняя крышка с панелью и прозрачным светофильтром в сборе при соединении с основанием образуют корпус, в котором располагаются составные части прибора.
Панель литая пластиковая выполнена с фасками на окошке под отсчетное устройство или ЖКИ для увеличения обзора показаний.
Конструкция прибора предусматривает две одинаковые крышки клеммной колодки Г-образной формы, которые при установке ложатся на ребра верхней крышки по периметру. Крышки могут быть с гладкой поверхностью или с углублением по центру под пломбу.
Сборка прибора осуществляется за счет конструктивных элементов, практически без дополнительного крепления, кроме пломбировочных винтов, гарантирующих надежность пломбирования и свидетельствующих о неразрешенном доступе.
Таким образом, основные отличительные признаки вместе с дополнительными, подробно описанными в пояснениях к чертежам, позволяют упростить конструкцию электрического прибора, что ведет к сокращению времени сборки изделия. Универсальность основных деталей и их компоновки расширяет возможность применения заявляемой конструкции для разных типов встроенных приборов, предназначенных, например, для измерения и учета электроэнергии. Простота и лаконичность всех корпусных деталей ведет к удешевлению изготовления литьевых форм, а значит, и самого прибора.
На чертежах изображено заявляемое техническое решение полезной модели:
фиг.1 - компоновка прибора в разобранном виде,
фиг.2 - основание с печатной платой, клеммной колодкой, отсчетным устройством,
фиг.3 - сборка верхней крышки с крышкой клеммной колодки,
фиг.4 - обратная сторона основания с зажимом,
фиг.5 - верхняя крышка в сборе с панелью и светофильтром,
фиг.6 - основание с печатной платой, клеммной колодкой, ЖКИ на дополнительной плате,
фиг.7 - сборка верхней крышки с гладкой крышкой клеммной колодки в разобранном виде с возможностью установки сменной батареи,
фиг.8 - панель со светофильтром и кнопками для настройки и управления прибором, а также с креплениями под установку оптического датчика.
На фиг.1 показана конструкция прибора в разобранном виде. Конструкция, содержащая основание 1, верхнюю крышку 2, две крышки
клеммной колодки 3, которые в сборе образуют корпус электрического прибора, габаритными и установочными размерами соответствующего стандарту DIN43880-1988.
Верхняя крышка 2, с панелью 4 и прозрачным светофильтром 5 в сборе, соединяется с основанием 1, ложась ребрами по всему периметру, образуя корпус, крепится двумя пломбировочными винтами 6 в резьбовые втулки 7, запрессованные в стойки 8 основания 1 и винтом-саморезом в стойку 9 основания 1.
Панель 4 со светофильтром 5 крепятся с внутренней стороны верхней крышки 2 зацепами 10.
Необходимый набор модулей клеммной колодки 11 крепится боковыми плоскостями в основание по принципу - паз-выступ.
Две крышки клеммной колодки 3 имеют Г-образную форму и своими длинными сторонами ложатся в пазы верхней крышки 2 заподлицо с обеих сторон и крепятся пломбировочными винтами 6 во втулки 7, запрессованные в верхнюю крышку 2.
Для фиксации прибора после установки его на DIN-рейку используется один или два зажима 12.
Надежность крепления и предупреждение от несанкционированного вскрытия обеспечивают пломбировочные винты 6, утопленные в корпус прибора, который имеет направляющие пазы 13 для удобства пломбирования леской (проволокой).
На фиг.2 показано, как печатная плата 14 лежит на стойках 15, фиксируется бобышками стоек 16 и крепится двумя зацепами 17 основания 1. Отсчетное устройство 18 (или ЖКИ) устанавливается на печатную плату 14, и через стойки необходимой высоты 19 крепится винтами-саморезами 20.
На фиг.3 показана крышка клеммной колодки 3, которая имеет углубление 21 для обеспечения удобства пломбирования прибора. Крышки с углублением имеют небольшой зацеп 22 для их быстрого снятия.
На фиг.4 показан зажим 12 для фиксации прибора после установки его на DIN-рейку, который выполнен литьем и имеет не сложную, но надежную форму, вставляется по направляющим в паз 23 с обратной стороны основания 1, фиксируется зацепом 24. Возможность хода зажима обеспечивают пазы 25 основания 1.
На фиг.5 показано, как панель 4 и светофильтр 5 последовательно вставляются с внутренней стороны верхней крышки 2 и фиксируются зацепами 10 по всему периметру поверхности панели, которые одновременно являются направляющими элементами для установки панели и светофильтра.
В верхней крышке 2 предусмотрена возможность выламывания перегородок 26 под разъемы телеметрии и интерфейса.
На фиг.6 показано, как ЖКИ 27 может устанавливаться на дополнительную плату, которая крепится на основную печатную плату 14 посредством разъемов 28, что обеспечивает, при необходимости, возможность быстрого снятия индикатора.
На фиг.7 показано, как устанавливается гладкая крышка клеммной колодки 3, при необходимости взамен крышки с углублением, имеющая форму, эмитирующую продолжение верхней крышки 2. При этом она вставляется выступом 29 в паз 30 верхней крышки 2, фиксируется ребром в паз 31 и крепится через верхнюю крышку 2 к основанию 1 пломбировочным винтом 6 во втулку резьбовую, запрессованную в основание 1.
В верхней крышке 2 может быть предусмотрен отсек 32 для установки сменной батареи 33, который по требованию заказчика может закрываться заглушкой.
На фиг.8 показана панель 4 для установки в электрический прибор оптического датчика, информация которого считывается через отверстие 34 прибором, который крепится на ребрах 35 светофильтра 5. Металлическая пластина 36 ложится в углубление 37 на панели 4. Ход кнопок 38 и 39 для настройки и управления прибором, установленных в отверстия бобышек 40
панели, ограничивается буртиком 41 кнопок и внутренней плоскостью светофильтра 5, через отверстия 42 которого проходят кнопки. Кнопка 39 имеет сквозное отверстие 43, через которое и по направляющим пазам 44 в панели 4 и светофильтре 5 проводится пломбировка. Это предотвращает несанкционированный доступ, с целью перепрограммирования прибора. Программирование прибора возможно в определенном положении кнопки, достигаемом поворотом кнопки отверткой через шлиц 45 после снятия пломбы.
Полезная модель может быть реализована следующим образом.
Все корпусные детали могут быть изготовлены методом литья с сформированными на них конструктивными элементами для крепления их друг к другу, а также для закрепления внутри корпуса основных компонентов прибора, таких как печатная плата, клеммная колодка согласно стандарту DIN для встраиваемых приборов.
Модули для клеммной колодки могут быть изготовлены из фенопласта тоже методом литья. Панель со светофильтром последовательно вкладываются в крышку по направляющим, которые служат фиксаторами по всему периметру.