ВЕСЫ

Полезная модель относится к области приборостроения, в частности, к взвешивающим устройствам.
Известны электромеханические весы, содержащие основание с подущками, систему рычагов с призмами, грузоприемную платформу, связанную с ними, устройство нагружения, соединенное с датчиком, блок управления, включающий блок обработки сигнала, и микро-электронно-вычислительную мащину, в которых введены преобразователь напряжения - частота и таймер, а система рычагов выполнена в виде трех рычагов второго рода (см. св. на пол. Модель RU № 0002303, кл. G 01 G 3/00, от 01.11.1994 г.). Однако это известное устройство наряду с высокой точностью измерения имеет сложную конструкцию и является дорогостоящим в исполнении.
Технической задачей предложенной полезной модели является создание недорогого, компактного, простого в конструктивном исполнении устройства, обеспечивающего необходимую точность измерения.
Поставленная задача достигается за счет того, что в весах рычаг выполнен в виде коромысла с соотношением плеч L2/L|, равным 0,9, один конеп которого, выполненный в виде призмы, взаимодействует с призматическим ножом преобразователя силы, а другой - выполненный в виде крюка с призмой, взаимодействует с призматическим ножом, предусмотренным на дужке грузоприемного устройства.
Па чертеже представлена схема полезной модели.
GOl G3/00 ВЕСЫ
Весы представляют собой конструкцию, в которой на основании 1 установлен блок 2 измерения и индикации, в верхней части которого находится силопередающий рычаг 3, который устанавливается на призматический нож 4, закрепленный на корпусе блока 2.
Сила тяжести (вес) груза, помещенного в чашку 5, посредством дужки 6, через нож на дужке и призму на конце, выполненного в виде крюка, силопередающего рычага 3, передается на преобразователь силы 7 (датчик силы), например, тензорезисторного типа. Причем на преобразователе силы предусмотрен призматический нож, а на конце рычага 3 - призма.
Применение на рычаге 3 призм, а на ответных деталях - призматических ножей, позволяет не только точно ограничить плечи рычага 3, обеспечивая тем самым соотношение плеч (Li/Li), равное 0,9, но и снизить влияние несоосности приложения нагрузки на грузоприемную чашку 5.
Аналоговый электрический сигнал, возникающий на преобразователе 7 под действием силы, переданной рычагом 3, поступает на электронную плату 8, где преобразуется в цифровую форму, обрабатывается однокристальной ЭВМ и регистрируется на цифровом индикаторном табло (на чертеже не указано).
Принцип работы полезной модели.
Вес (сила тяжести) взвешиваемого груза, помещенного в чашку 5 весов, передается на преобразователь силы (ПС) 7 посредством грузоприемного рычага 3, щарнирно связанного с преобразователем силы 7 и корпусом весов, вызывая в упругом элементе ПС 7 деформацию.
Тензорезисторы, находяшиеся на упругом элементе и объединенные в схему четырехплечего активного моста, электрически запитаны от блока питания
весов. Деформация в упругом элементе ПС 7 приводит к изменению электрического сопротивления тензорезистрров и появлению сигнала разбаланса моста. Аналоговый сигнал разбаланса поступает на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), где преобразуется в цифровой, который обрабатывается микропроцессором и выводится на дисплей.
Применение рычага, выполненного в виде коромысла с соотношением плеч La/Li, равным 0,9, позволяет сделать весы более компактными.
Призмы, сформированные на рычаге, дужке чашки весов и на преобразователе силы устраняют паразитные помехи, связанные с перекосами в шарнирах из-за несоосности приложения нагрузки.
Для удобства использования (на чертеже не указано) в весах предусмотрены кнопка включения питания (I/O) и кнопка (СБ), предназначенная для «обнуления показания индикатора при отсутствии груза или компенсации массы тары при взвешивании в таре.
Для выявления возможных неисправностей в весах при включении питания производится автоматическое тестирование (самопроверка). При прохождении всех тестов по норме на табло высвечивается признак готовности. В случае «ненормального завершения тестирования на табло высвечивается мигающий признак неисправности и код неисправности.
Если напряжение батареи падает до уровня, не обеспечивающего нормальное функционирование весов, на табло высвечивается предупреждение о разряде батареи.
Если по завершении взвешивания оператор не выключил питание, то оно выключается автоматически через пять минут после снятия груза и при нулевых показаниях индикатора.
Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-50ЭМ предназначены для использования в качестве учебного пособия в учебных заведениях различного профессионального уровня (вуз, колледж, школа и т. п.), их отличительной особенностью являются:
-высокая точность измерений;
-высокая чувствительность;
-высокая линейность;
-высокая стабильность характеристик в широком диапазоне температур и во времени;
-компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания;
-наличие самодиагностики;
-индикация при перегрузке;
-автоматическая калибровка;
-компактность.