Адаптокорректор

Полезная модель относится к медицине, а именно - к физиотерапевтическим приборам и может найти применение для индивидуального физиотерапевтического воздействия на организм для коррекции его функционального состояния.
Известно физиотерапевтическое устройство, содержащее блок излучения, блок генераторов, блок управления, блок коммутации и блок индикации. Блок излучения выполнен в виде конусного отражателя из токопроводящего материала с размещенными внутри него проводниками с замкнутыми контурами, которые проходят через фетровые кольца, а оси проводников образуют многогранный угол (RU 2179465, 20.02.02).
Известно устройство для воздействия на биообъект, содержащее последовательно соединенные выпрямитель-удвоитель напряжения, управляемый низкочастотный генератор, низкочастотный повышающий трансформатор, к одному выходу которого подключен пассивный электрод, к другому активный электрод, выполненный в виде газоразрядного элемента, преобразующего импульсные токи высокого напряжения в коронный разряд с образованием плазменных непрерывных колебаний (RU 2017506, 10.10.90).
Недостатком приведенных устройств является то, что они не учитывают исходное состояние пациента.
Известно устройство для диагностики и электротерапии, содержащее блок электродов, блоки диагностики и терапевтического воздействия, имеющие узел гальванической развязки, сопряженный с ЭВМ. Устройство снабжено цепью обратной связи с пациентом, состоящей из упомянутого блока
A 61 Н 39/00 Адаптокорректор.
электродов, усилителя и аналого-цифрового преобразователя, соединенных своими входами и выходами последовательно (RU 2139703, 06.01.98),
Известно устройство автоматического контроля и регулирования биофизических параметров биологического объекта, содержащее блок измерения диагностической информации, блок аналого-цифрового преобразования, блок анализа, включающий микропроцессор и программный элемент, электроды, блок лечебного воздействия, вход которого соединен с выходом микропроцессора, при этом программный элемент содержит блок управления для обеспечения работы блока измерения диагностической информации и блока лечебного воздействия (RU 2064790, 14.02.92).
Известно устройство для диагностики и лечения, содержащее блок диагностики, блок волновых характеристик и блок терапевтического воздействия, блок управления и блок сопряжения, при этом блоки диагностики, волновых характеристик и терапевтического воздействия через блок сопряжения соединены с пациентом (RU 0006705, 19.03.97).
Недостатком этих устройств, несмотря на обратную связь с пациентом, является их низкая эффективность и сложность конструкции.
Технический результат, достигаемый полезной моделью заключается в повышении эффективности биостимуляции за счет выравнивания биоэнергетического потенциала организма.
Сущность полезной модели заключается в достижении упомянутого технического результата в адаптокорректоре, который содержит центральный процессор с измерительным блоком, связанный с индикатором, коммутатор измерительного блока, связанный с двумя ушными и одним ручным электродами, усилитель биоэнергоинформационного сигнала БЭИС с прямым и инверсным выходами, связанный через выходной коммутатор с ушными электродами, коммутатор переключения направления сигнала, выход которого связан с усилителем БЭИС, а вход - с центральным процессором и выходным коммутатором, источник опорного напряжения, связанный с ручным электродом и усилителем БЭИС, формирователь опорного уровня сигнала, выход которого связан с центральным процессором, а вход - с усилителем БЭИС, а также стабилизатор напряжения, связанный через схему запуска-сброса с центральным процессором, при этом выход центрального процессора связан с коммутатором измерительного блока и выходным коммутатором, а ушные электроды выполнены из электроды выполнены из латуни, а ручной - из алюминия.
Полезная модель поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена блоксхема адаптокорректора.
Адаптокорректор содержит центральный процессор 2 с измерительным блоком, связанный с индикатором 1, коммутатор 3 измерительного блока, связанный с двумя ушными 4 (клипса I) и 5 (клипса 11)и одним ручным 6 электродами, усилитель 15 биоэнергоинформационного сигнала БЭИС с прямым 11 и инверсным 12 выходом, связанными через выходной коммутатор 14с ушными электродами 4 и 5. Устройство содержит также коммутатор
9переключения направления сигнала, выход которого связан с усилителем 15 биоэнергоинформационного сигнала БЭИС, а вход - с центральным процессором 2 и выходным коммутатором 14. Источник опорного напряжения
10в адаптокорректоре связан с ручным электродом 6 и усилителем 15 БЭИС, выход формирователя 13 опорного уровня сигнала связан с центральным процессором, а вход - с усилителем 15 БЭИС, а стабилизатор 8 напряжения связан через схему 7 запуска-сброса с центральным процессором, при этом выход центрального процессора 2 связан с коммутатором 3 измерительного блока и выходным коммутатором 14. Ушные электроды 4 и 5 выполнены из латуни, а ручной 6 - из алюминия.
Индикатор 1 выполнен в виде жидкокристаллической ячейки. Устройство работает следующим образом.
запуска-сброса подаются команды «запуск, «сброс, затем команда «запуск. Все эти операции сопровождаются звуковым сигналом от звукового элемента (пьезокерамический звукоизлз атель), встроенного в блок 7. При включенном питании на жидкокристаллической ячейке (ЖКИ) индикатора 1
и после проверки работоспособности схемы появляются показания ОО и
также подается звуковой сигнал.
На ручной электрод 6 постоянно подается опорное напряжение от источника 10 опорного напряжения.
Далее включается режим измерения - продолжительность 30 сек. При этом клипса I, клипса II, ручной электрод через коммутатор 3 измерительного блока по команде центрального процессора 2 подключаются к измерительным входам центрального процессора 2. Одновременно с этим от формирователя 13 опорного уровня сигнала на центральный процессор 2 подается сигнал, определяющий диапазон измерений. Центральный процессор сравнивает измерения от клипсы I и клипсы II, определяет клипсу с большим потенциалом. Результаты измерений по двум клипсам отображаются на ЖКИ 1 одновременно.
После завершения измерения по команде от центрального процессора 2 коммутатор 3 измерительного блока отключает клипсы от центрального процессора и подключает клипсы к входу усилителя 15 БЭИС. При этом подключение коммутатор 3 измерительного блока производит по следуюш,ему принципу: к входу усилителя 15 БЭИС подключается клипса с большим потенциалом, а клипса с меньшим потенциалом подключается через выходной коммутатор 14 по команде от центрального процессора 2 к прямому или инверсному выходам усилителя 15 БЭИС. Причем в течение 5 сек. клипса подключается сначала к прямому выходу, а затем в течение 5 сек к инверсному выходу.
Один полный период измерение + воздействие занимает 40 сек (30 сек - измерение, 5+5 сек - воздействие).
Во время воздействия результат и режимы работы отображаются на ЖКИ индикатора 1.
Адаптокорректор продолжает работать до тех пор, пока показания от клипс I и II не выравниваются.
В качестве центрального процессора использована схема AT 90S8535, в качестве индикатора - МТ-10Т-77, коммутаторы измерительного блока и выходной коммутатор выполнены на схемах МАХ323 и МАХ325. Усилитель 15 выполнен на схемах ОР496 (Rail to Rail -input&Output). Стабилизатор 8, схема запуска, схема сброса выполнены на схемах 1554ТМ2 и LTC1515.
Максимальное напряжение воздействия - 2,5V, максимальный ток воздействия - 3 мкА.
Пример конкретного использования устройства:
Пациент В., 37 лет, жалобы на головокружение, зрительное утомление.
С разрешения пациента на нем апробирован адаптокорректор согласно полезной модели. Результаты измерения и воздействия, которые отражались на ЖКИ индикатора, следующие:
Измерение 1 750500
Воздействие 1500 (индикация большего показания умноженная на 2) 1500 (воздействие с прямого выхода усилителя) -1500 (воздействие с инверсного выхода усилителя)
Измерение 2 750570
Воздействие 1500 (индикация большего показания умноженная на 2) 1500 (воздействие с прямого выхода усилителя) -1500 (воздействие с инверсного выхода усилителя) Измерение 3 Воздействие Измерение 4 Воздействие Измерение 5 Воздействие
Измерение 6 800.
Воздействие прекрап ;ено.
.800 1580 (индикация большего показания умноженная на 2) 1580 (воздействие с прямого выхода усилителя) -1580 (воздействие с инверсного выхода усилителя) 1480 (индикация большего показания умноженная на 2) 1480 (воздействие с прямого выхода усилителя) -1480 (воздействие с инверсного выхода усилителя) 1700 (индикация большего показания умноженная на 2) 1700 (воздействие с прямого выхода усилителя) -1700 (воздействие с инверсного выхода усилителя)
Устройство успешно использовано для коррекции функционального состояния пациентов, в 67 % улучшение состояния наступает после проведения 3-5 процедур. В остальных случаях требуется от 6 до 10 процедур.