Диагностика параметров качества углей и жидких нефтепродуктов электромагнитными методами

Теорія і практика радіовимірювань

УДК 621.317

ДИАГНОСТИКА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА УГЛЕЙ

И ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ

МЕТОДАМИ

Бухаров С. В.1, старший преподаватель Овсяников Вл. В.2, ассистент

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,

г. Днепропетровск, Украина

2

Национальный горный университет, г. Днепропетровск, Украина Введение и постановка задачи

Диагностика параметров качества различных веществ в специализированных лабораториях традиционными физико-химическими методами связана со значительным расходом времени (до 7 часов на один анализ) и затратами на приобретение необходимых химических реактивов. От этих недостатков свободны электромагнитные методы диагностики основных параметров качества веществ. Они позволяют определять ряд важных параметров качества сыпучих и жидких веществ для обеспечения управления технологическими процессами переработки и использования этих веществ на предприятиях горнодобывающей, металлургической и энергетической промышленностей в режиме реального времени.

Метод оценки параметров качества веществ в электромагнитном микроволновом диапазоне [1, 2] основан на измерениях их комплексной диэлектрической проницаемости (ДП) или коэффициентов затухания (отражения) электромагнитной (ЭМ) волны в исследуемом веществе, либо коэффициентов стоячей волны по напряжению (КСВН) при облучении веществ ЭМ полем.

Целью работы является повышение эффективности диагностики путем ускорения оценки параметров качества веществ и повышения степени достоверности, получаемых результатов, например, калорийности, зольности и влажности угля и жидких нефтепродуктов для передачи информации в автоматизированные системы управления технологическими процессами на предприятиях.

Математическое моделирование волноводного метода определения комплексной диэлектрической проницаемости

Для получения информации о комплексной ДП вещества, исследуемое вещество помещается в короткозамкнутую измерительную волноводную ячейку (ИЯ) (рис. 1), которая подсоединяется к входу частотносканирующего измерителя КСВН.

120

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

Теорія і практика радіовимірювань

Используя метод многократных отражений [3,4], для короткозамкнутого фрагмента прямоугольного волновода с образцом 2 можно получить следующее выражение частотной зависимости коэффициента отражения для моды H10

Вход

Выход

R(f, в) = -

- k 2n-f ) 2 -8- 2 ^ 2d

1 С ) Vа) )

1 - rn(f, 8) -exp f - k 'f 2n- f 2 -8- f 2 ^ 2d

• С ) Vа) )

Рис. 1 Схема металлической волноводной ИЯ:

1 — воздух; 2 — исследуемое вещество (уголь);

3 — короткозамыкатель.

где

ri2(f, S):

1

1 -

^С *

V 2f )

'1

8-

С

2af

1

1-

ґ с '2

2af

+ .

8-

V 2af )

- коеффициент

отражения от первой границы раздела; 8 —8-і -8м - комплексная относительная диэлектрическая проницаемость; а — размер широкой стенки волновода; d - глубина заполнения ИЯ исследуемым веществом; с — скорость света, f - частота.

Частотная

КСВН, рассчитанная с использованием (1) для трёх материалов при tgS — 0,001 и значениях а — 72 мм, d — 85 мм, представлена на рис. 2.

Положение минимумов частотной зависимости КСВН определяется приближенным соотношением, которое получается из условия максимума знаменателя (1):

2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 f ГГц

зависимость Рис.2 Частотная зависимость КСВН ИЯ при

различных значениях ДП исследуемого ве-' ' ' щества:----є =2;----є =5;-------є =10.

Re[h(f, 8) - d ] — ~ + n' n, n =0, 1, 2...,

гдЄ h (f, 8):

1

ґ2п- f'2

V с )

8-

2

V а )

продольное волновое число.

Первое приближение значения ДП можно определить по положению минимумов частотной зависимости КСВН из выражения

Re[h

где fmin2 >fmin1 - частоты соседних минимумов частотной зависимости КСВН.

При наличии измеренных значений КСВН Кс1изм и Кс2изм на близких

2

С

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія - Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

121

Теорія і практика радіовимірювань

частотах f и f2, для получения значения ДП численно решаем систему

трансцендентных уравнении

R>.«»

К — 1

vcl.roM Кс1.изм + 1

К2,мод

Кс2.изм 1 Кс2.изм + 1

.

При получении данных от измерительной аппаратуры. результатом измерении являются массивы значений f и Kci( f). Для определения значе-

ния ДП используем метод оптимизации [5]. В качестве целевой функции принимаем следующее выражение

1 N

F (Е'. 8 ") = — I

N і=1

K

c i. изм с мод

/к

с і.изм J

.

где N — количество точек отсчета частоты. к (є',є". f d) — значе-

2

с мод

ние КСВН на частоте f. рассчитанное при подстановке в модель значений 8'. е" .

Поиск минимума целевой функции (4) осуществляем численным методом координатного спуска с изменяемым шагом. Первое приближение значения диэлектрической проницаемости определяем по положению минимумов частотной зависимости КСВН из уравнения (2). Далее в цикле. пока разность между значениями F больше определенного предела (например. 0.001), вычисляем значения F (е '. 8 ").

F(е'+Ае'.8"). при его возрастании - уменьшаем значение шага Ае' и его знак. аналогично вычисляем значение F (е'. 8 "+Ае"). при его возрастании - уменьшаем значение шага Ае"и ме-

Рис.3 Определение ДП пробы угля (d =85 мм.) по частотной зависимости КСВН.

няем его знак.

При слабой дисперсии ДП и tgd в небольшой полосе частот можно

считать постоянными. что позволяет уменьшить количество точек отсчета и ускорить вычисления. Для повышения точности измерений. для точек отсчета частоты определяется таблица поправок и на каждой частоте опре-

122

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія - Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

Теорія і практика радіовимірювань

деляются характеристики детекторов, вычисление коэффициента отражения осуществляется цифровыми средствами.

На рис. 3 представлены результаты определения ДП по результатам измерения КСВН. ДП на интервале между двумя отсчетами частоты считается постоянной и находится как корни системы трансцендентных уравнений

Отметим, что при традиционном методе определения ДП по результатам измерений комплексного коэффициента отражения на одной частоте [1] возникает неопределенность выбора значения ДП, поскольку корней множество.

При определении ДП методом, предложенным в данном разделе по двум точкам частоты, такая неопределенность значительно снижается.

Математическое моделирование резонаторных измерительных ячеек "закрытого" типа с жидким нефтепродуктом

Математическая модель резонатора с частичным заполнением исследуемым веществом представляет собой набор трансцендентных уравнений для нескольких основных мод. Решением соответствующего уравнения для каждой моды может быть построена калибровочная кривая, которая связывает ДП и резонансную частоту. Например, для цилиндрического резонатора с коаксиальным заполнением исследуемой жидкостью 1 (рис. 4) для моды HE111 получаем уравнение (5) с учетом [6].

Рис.4 Измерительный цилиндрический резонатор:

1 - жидкий нефтепродукт; 2 - фторопласт.

(Є1^1 - £2^2 )2

a 2 L2

V

J1

k2X\

G\ (X2a)^ G1 (X2a)y

x

здесь

x

£X2

X1 =

J1 (X1a ) - £ X 2 F1 (x2 a T

J1 (X1a) 2 1 F1 (X2a )y

Ф1 - (n / L )2 ; x 2 =

= 0,

(n/l )2

поперечные волновые

числа; k = 2 • n • f •

c — волновое число;

F = J1

функ-

ция, удовлетворяющая граничным условиям на поверхности металлического цилиндра для компонент поля EZ,Em; g = J| (x2r) - Y|(x2r) — функ-

Ф 1 Jx'

ция, удовлетворяющая граничным условиям на поверхности металлического цилиндра для компонент поля HZ,H9; J£n1 — функции Бесселя и

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

123

Теорія і практика радіовимірювань

Неймана первого порядка; Jx\F/,G/ — производные соответствующих функций.

Уравнение (5) решаем численными методами: при подстановке значения ДП — находим значение частоты, при подстановке измеренной частоты - находим проницаемость. На рис. 5 показаны решения (H и E ветви ) уравнения (5) при подстановке различных значений проницаемости. Такие зависимости резонансной частоты моды от проницаемости далее - изомо-ды можно найти для каждой моды, решая соответствующую граничную задачу ( своё трансцендентное уравнение). Набор таких изомод будет описывать положение наблюдаемых резонансов при включении ИЯ, заполненной исследуемым вешеством, например, жидким нефтепродуктом в тракт измерителя КСВН или ослабления (рис. 6).

Рис.5 Корни уравнения (5) для а=10мм, Рис.6 Изменение положения резонансов b=25 мм, L=84 мм: зависимость Н - преоб- при изменении ДП исследуемого вещес-ладание Н-моды; зависимость Е- преобла- тва (жидкого нефтепродукта).

дание Е- моды.

Точками показано положение резонансов на оси частот при определенном значении ДП. Следует отметить, что, при изменении ДП образца в широких пределах, могут происходить такие явления, как разделение вырожденных мод, слияние мод, исчезновение моды, появление дополнительных резонансов, что необходимо учитывать при идентификации мод при проведении измерений.

Для описания положения резонансов на оси частот при определенном значении ДП исследуемого образца sk предложено использовать полином распознавания вида

Pk = \

где f nk — центральные частоты резонансных кривых, полученные в результате измерений частотной характеристики коэффициента отражения (либо передачи) измерительной ячейки.

124

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія - Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

Теорія і практика радіовимірювань

Подобные полиномы были использованы для распознавания принадлежности вещества к определенному классу диэлектриков и для определения первого приближения ДП вещества. При обработке результатов измерений по построенным изомодам для трёх - пяти основных мод, изменяя ДП от минимального до максимального значения, находим резонансные частоты и подставляем их значения в полином (6). Значение проницаемости, при котором полином будет минимальным, является первым приближением, которое далее уточняется с учетом добротностей резонансов. При этом сменные резонаторные ИЯ, торцевые стенки которых выполнены из металлической сетки, встраиваются в трубопровод с транспортируемой жидкостью или газом. При размере ячейки сетки 3-6 мм на измерительных частотах порядка 2-4 ГГц значения добротности измерительного резонатора составляют 300 - 500, что достаточно для проведения автоматических измерений с помощью частотно сканирующего измерителя КСВН или ослабления.

Определения параметров затухания ЭМ волны при прохождении сквозь слой исследуемого вещества

Этот метод оценки качества вещества (угля) ограничивается только определением коэффициентов затухания (отражения) ЭМ волны при прохождении сквозь исследуемое вещество, не прибегая к определению его ДП. Рассмотрим схему (рис. 7), где на слой вещества 2 толщиной h падает плоская ЭМ волна под произвольным углом в1, отражается от него и проходит сквозь этот слой, затухая и преломляясь.

Рис.7. Схема отражения и прохождения ЭМ волны сквозь исследуемое вещество 2

С учетом граничных условий для уравнений Максвелла и теоремы Снеллиуса в [3] были получены выражения для показателей затухания ЭМ волны для исследуемого вещества в виде квадратов модулей комплексных коэффициентов ослабления. С учетом этих соотношений, в частотном диапазоне нами были выполнены расчеты и экспериментальные исследо-

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" 125 Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

rr< • • \ • •

Теорія і практика радіовимірювань

вания для веществ с различными ДП и постоянным значением толщины слоя 2 (рис. 7) h = 0, 13 м. Результаты расчетов и экспериментальной проверки приведены на рис 8 в дБ для 4-х значений ДП слоев. Как следует из рассмотрения графиков (рис.8) результаты расчетов ослабления ЭМ волны в веществе согласуются с измерениями (точки на графике) в частотном диапазоне 3 - 5 ГГц для ДП =4,5 - і 0,11 (кривая 2) с учетом незначительных отклонений экспериментальной установки от теоретической модели. Из этих результатов также следует, что незначительные изменения мнимой части вещества (угля), характеризующей потери ЭМ энергии в нем значительно сказывается на значениях затуханий ЭМ волны на исследуемых частотах, что в свою очередь свидетельствует о калорийности (зольности), влажности угля.

Рис. 8. Графики частотной зависимости ослабления ЭМ волны Т, дБ в веществе с толщиной слоя 2 h = 0, 13 м (см. рис. 7) для различных значений ДП этого слоя: 1- 4,5-i 0,08; 2 - 4,5-i 0,11; 3 - 4,5-i 0,14; 4 - 4,5 -i 0.19.

Эту зависимость предлагается использовать для оценки параметров качества углей на конвейерной ленте. Для повышения информативности результатов диагностику лучше проводить в частотном диапазоне путем автоматизированного частотного сканирования. Метод включает 2 этапа диагностики: этап градуировки и этап измерения частотной зависимости электромагнитных параметров ослабления [7,8]. Последовательное по-частотное сравнение частотной зависимости ослабления неизвестного вещества с дискретным банком данных градировочных характеристик, запомненных ранее для веществ с известными характеристиками (Ks), выпол-

няется путем поиска минимума целевых функций вида

126

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія - Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

Теорія і практика радіовимірювань

где i=1, 2,..., M ; N - общее число дискретных частот рабочего диапазона; Кг (fj, Ai) - градировочные значения затуханий набора М веществ с известными зольностями (калорийностями) Ai t измеренные и запомненные заблаговременно в частотном диапазоне; Кн (fj) - затухание вещества с неизвестной зольностью (калорийностью) A*, измеренное в том же частотном диапазоне.

Для получения результата по искомому значению зольности (калорийности) решается задача поиска минимума М целевых функций (7) на всех дискретных частотных N точках рабочего частотного диапазона. В общем виде эта задача формулируется таким образом

min Z

где (A1, A2, ... Ам) - зольности (калорийности) дискретного набора М градуировочных частотных зависимостей затуханий веществ с известным параметром качества; Z(A) - целевая функция (7).

Для реализации рассмотренного метода была применена схема диагностики и управления (рис. 9), обеспечивающая контроль и управление технологическими процессами в режиме реального времени. Затухание ЭМ волны, измеренное в блоке 2 преобразуется в цифровой код, передается в спец. ЭВМ 3, где решается задача определения параметра качества угля (зольности, влажности, калорийности) в соответствии с выражениями (7) и (8). После этого результаты измерений от спец. ЭВМ 3 передаются в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) предприятия 4 в режиме реального времени, например, по каналу типа RS. Блок датчиков качества 1 включает две антенны-датчика - передающую и приемную, между которыми на конвейере движется исследуемый уголь. Одновременно могут работать несколько конвейеров с углем. При необходимости изменения качественного состава угля, АСУ ТП 4 воздействует на исполнительные механизмы по заранее разработанной программе. Если необходимо изменить калорийность, зольность жидкого нефтепродукта, например, мазута, подаваемого по трубопроводу одновременно с подачей угля на конвейере, исполнительный механизм регулирует качество мазута в одном или нескольких трубопроводах,

Рис.9 Структурная схема системы диагностики и управления параметрами качества углей: 1 - блок датчиков качества вблизи конвейерной ленты; 2 - измеритель затухания ЭМ волны; 3 - специализированная ЭВМ; 4 - АСУ ТП предприятия.

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" 127 Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

Теорія і практика радіовимірювань

Выводы и рекомендации

Результаты математического моделирования электромагнитного контроля ДП, КСВН и затухания могут использоваться для ускоренной достоверной автоматизированной проверки параметров качества углей и нефтепродуктов волноводными и резонаторными методами при времени контроля одной пробы не более 10-15 мин.

Кроме того, в режиме реального времени ЭМ метод обеспечивает оперативный контроль и автоматизированное управление качеством углей и жидких нефтепродуктов, перемещаемых на конвейерах и по трубопроводам к местам их использования на предприятиях горнодобывающей, металлургической и энергетической промышленностей.

Литература

1. Брандт А. А. Исследование диэлектриков на СВЧ. М.: Физматизд, 1964. -404с.

2. Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. - М.: Энергоатомиздат, 1989, 208 с.

3. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. перев. с англ. Г.П. Мотулелича. - М.: Наука. ГРФМЛ. 1973. 713 с.

4. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. Изд-во Наука, 1973, 343с.

5. .Моисеев Н.Н. Методы оптимизации / Н.Н Моисеев., Ю.П. Иванилов, Е.М. Столярова - М.: Наука, 1978. - 352 с.

6. Вендик М.В. Об излучении из открытого конца круглого металлодиэлектрического волновода. / М.В. Вендик, В.А. Калошин // Радиоэлектроника, №2, 2001, С. 93-98.

7. Овсяников Вол. В. Контроль якості сипучих речовин шляхом частотного НВЧ сканування / Тр. междун. молод. н.-т. конф. студ., аспирантов и ученых, 17-21 04. 06 г., г. Севастополь, Тезиси, С. 270.

8. Кузнецов Г.В., Випанасенко С.І., Овсяніков В.В., Гусєв О.Ю., Овсяников В.В., Фесак Г. І., Мартиненко С.В. Спосіб автоматизованого контролю якісних характеристик речовин у мікрохвильовому діапазоні та пристрій для його реалізації. Патент UA 90540, опубл. 11.05.10. Бюл. №9.

Бухаров С. В., Овсяников Вл. В. Діагностика параметрів якості вугілля і рідких нафтопродуктів електромагнітними методами. Наведено результати математичного моделювання хвилевідного і резонаторного методів діагностики параметрів якості вугілля і рідких нафтопродуктів (калорійності, зольності, вологості). Розглянуто новий підхід до визначення хвилевідним методом комплексної діелектричної проникності (ДП) досліджуваної речовини, заснований на результатах вимірювання її коефіцієнта стоячої хвилі по напрузі при зондуванні у деякому частотному діапазоні. Розглянуто резонаторний метод визначення ДП рідких нафтопродуктів шляхом розміщення в трубопроводі резонаторних вимірювальних осередків. Досліджено можливість контролю якості вугілля на конвеєрі з використанням значень загасання електромагнітної хвилі, що проходить крізь шар досліджуваного вугілля. Результати досліджень запропоновано використовувати для діагностики та управління якістю цих речовин, що транспортуються на конвеєрі або по трубопроводу.

Ключові слова: електромагнітний метод діагностики якості, діагностика і керування параметрами якості, діелектрична проникність, коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі, загасання, зольність і калорійність.

128

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

Теорія і практика радіовимірювань

Бухаров С.В., Овсяников Вл. В. Диагностика параметров качества углей и жидких нефтепродуктов электромагнитными методами. Приведены результаты математического моделирования волноводного и резонаторного методов диагностики параметров качества углей и жидких нефтепродуктов (калорийности, зольности, влажности). Рассмотрен новый подход к определению волноводным методом комплексной диэлектрической проницаемости (ДП) исследуемого вещества, основанный на результатах измерения его коэффициента стоячей волны по напряжению при зондировании в некотором частотном диапазоне. Рассмотрен резонаторный метод определения ДП жидких нефтепродуктов путем размещения в трубопроводе резонаторных измерительных ячеек. Исследована возможность контроля качества углей на конвейере с использованием значений затухания электромагнитной волны, проходящей сквозь слой исследуемого угля. Результаты исследований предложено использовать для диагностики и управления качеством этих веществ, транспортируемых на конвейере или по трубопроводу.

Ключевые слова: электромагнитный метод диагностики качества, диагностика и управление параметрами качества, диэлектрическая проницаемость, коэффициент стоячей волны по напряжению, затухание, зольность и калорийность.

Bukharov S. V., Ovsyanikov Vl. V. Diagnosis of quality parameters of coal and liquid petroleum products by electromagnetic methods. The results of mathematical modeling of the waveguide and resonator methods for diagnosis of the parameters of quality of coal and liquid petroleum products (calorific value, ash, moisture). A new approach to defining the waveguide by the method of complex permittivity (CP) of the substance, based on the results of measuring its voltage standing wave ratio in probing the in some frequency range. Considered resonator method for determining the CP of liquid petroleum products by placing in the pipe cavity measuring cells. The possibility of controlling the quality of coal on the conveyor with the use of attenuation of electromagnetic waves passing through the layer under coal is study. The results of the research proposed to use for diagnostic and quality control of these substances to be transported on a conveyor belt or pipeline wire.

Key words: electromagnetic method for diagnosing the quality of diagnosis and management of quality parameters, dielectric constant, voltage standing wave ratio, attenuation, ash and caloric content.

Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2011.-№45

129