ТЕРМОПУЛЬСАТОР

ЗАЯВКА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
ТЕРМОПУЛЬСАТОР АВТОРЫ: Д.А. Тимошенко, Д.Д. Тимошенко, Е.М. Бурцев, О.Я. Боксер
Настоящая заявка на полезную модель относится к медицинской технике для диагностической, лечебной и исследовательской работы и может быть использована в невропатологии, психиатрии, физиотерапии, различных областях клинической медицины, наркологии, нейрофизиологии и др.
Сущность способа термопульсации заключается в следующем. С помощью специальных обогревателей (термодов), присоединяемых к прибору ТЕРМОПУЛЬСАТОР, на участки кожи лица (назолабиальную зону) подается синхронно с фазой вдоха импульс тепла. Термод попеременно изменяет свою температуру: чередуются фаза индифферентной для кожи, следовательно, неощущаемой температуры и фаза более высокой температуры (40-45 С). При этом пациент испытывает ощущение ритмического пульсирующего тепла. Развиваются последовательные стадии сонного торможения: общая расслабленность,
сонливость, дремота, сон (термосон).
Успешными оказались 10-40-минутные сеансы применения термопульсации: при неврозах и неврозоподобных состояниях различной природы; у больных с клиническими проявлениями атеросклероза мозговых сосудов; при невралгии тройничного нерва; вазомоторном рините; у больных бронхиальной астмой (при приступах и в межприступном периоде); патологическом климаксе; малой хорее; при лечении хронического алкоголизма и др.
Известен термопульсатор (1), содержащий термод, а также устройство, регулирующее температуру воды, подходящей к термоду. Это устройство отличается от известных тем, что с целью ритмического температурного воздействия на организм, оно снабжено двумя ультратермостатами с холодной и тёплой водой, от которых вода
попеременно с помощью автоматического переключателя поступает в термод. Наличие ультратермостатов и автоматичского переключателя позволяет плавно регулировать интенсивность температурного раздражения холод-тепло и частоту пульсации от 3 до 150 в минуту.
В (2) описан электронный тепловой термопульсатор, обеспечивающий подачу тепла на назолабиальную зону человека с регулируемой длительностью (активная фаза). Длительность паузы между тепловыми воздействиями также регулируется отдельно.
Электронная модель термопульсатора, принятая нами за ПРОТОТИП (3,4), содержит термоды (обогреватели), подключаемые к электронному устройству, позволяющему ритмично в фазе вдоха пациента нагревать термод, а в фазе выдоха температура термода приближается к температуре кожи пациента. Для реализации указанного режима теплового воздействия на назолабиальную зону пациента данная модель термопульсатора имеет в своем составе блок дыхания, обеспечивающий синхронизацию теплового воздействия с фазой вдоха.
Прототип и другие аналоги имеют следующий основной недостаток: не обеспечивают изменения интенсивности теплового воздействия в зависимости от достигнутого состояния сонного торможения.
Препятствием к развитию более глубокого состояния сонного торможения при применении метода термопульсации является развитие адаптации (привыкания) терморецепторов назолабиальной зоны к воздействию тепла от термода. По этой причине у некоторых пациентов не развиваются последовательные стадии сонного торможения и, следовательно, не достигается необходимый клинический эффект. Для устранения этого явления необходимо по достижении определенной фазы торможения изменять интенсивность теплового воздействия (температуру термода) таким образом, чтобы преодолеть порог адаптации терморецептора.
внешнее воздействие - параметры внешнего дыхания, а именно, соотношение длительностей фаз вдох-выдох.
Устройство, описанное в настоящей заявке, не содержит указанного недостатка, существенно отличается от прототипа и аналогов.
Цель настоящей заявки на полезную модель: повышение эффективности термопульсатора, позволяющего осуществлять дозирование теплового воздействия на назолабиальную зону в зависимости от текущего состояния сонного торможения.
Указанная цель достигается тем, что известное устройство (фиг.1), принятое нами за ПРОТОТИП, содержащее управляемый источник тока 1, термод 2, блок дыхания 3, состоящий, в свою очередь, из усилителя пневмограммы (ПГ)4, выход которого подключен к входам формирователей сигналов экстремальных значений ПГ 5,7 (минимум максимум), а вход - с датчиком дыхания 15, формирователей импульсов прямоугольной формы 6,8, соответствз ющих длительностям вдоха и выдоха, дополнительно снабжено блоком расчета параметров дыхания 9, состоящий из двух идентичных каналов, каждый из которых представляет собой последовательно соединенные преобразователь интервал - код 10 (12) и цифроаналоговый преобразователь 11 (13), сигналы с выходов которых поступают на входы аналогового делителя 14, вырабатывающий аналоговый сигнал с амплитудой пропорциональной соотношению длительность вдоха/длительность вьщоха. В состав термопульсатора входит также переключатель режимов работы 16, обеспечивающий либо ручное управление интенсивностью теплового воздействия Р, либо автоматическое - А.
Термопульсатор работает следующим образом. При установке переключателя 16 в положение Р управление интенсивностью теплового воздействия на назолабиальную зону пациента посредством термода 2 и управляемого источника тока 1 осуществляется экспериментатором с помощью потенциометра R, на который подается напряжение от источника Uon. Управляемый источник тока 1 открывается только на время равное длительности вдоха импульсом с выхода формирователя 6.
J i / и
Автоматический режим работы термопульсатора - положение А переключателя 16 - реализуется путем формирования сигнала с выхода аналогового делителя 14 с амплитудой равной соотношению длительностей вдох/выдох. Причем в начале процедуры термопульсации, когда соотношение вдох/вьщох не превышает 1, на выходе аналогового делителя 14 имеет место начальное значение управляющего сигнала, соответствующее температуре термода . По мере развития седативного эффекта соотношение вдох/выдох увеличивается, что приоводит к росту амплитуды сигнала на выходе аналогового делителя 14. Следовательно, увеличивается интенсивность теплового воздействия на назолабиальную зону пациента, обеспечивающая исключение адаптации терморецепторов зоны к теплу. Процедура термопульсации в автоматическом режиме продолжается до температуры термода . Как и в режиме Р, в автоматическом режиме управляемый источник тока 1 открывается, пропуская ток к термоду 2, только на время равное длительности вдоха.
ИСТОЧПИКИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ВО ВППИМАНИЕ
1.308757 (СССР). Термопульсатор/ В.А. Лихтенштейн - опубл. в Б.И., 1971, N22.
2.Лихтенштейн В.А. Термопульсация как исследовательский, диагностический и лечебный метод в неврологии// Невропатология и психиатрия. -1972.-N7.-C.665-670.
3.639546 (СССР). Способ местного теплового воздействия/ В.А. Лихтенштейн, -опубл. в Б.И., 1978, N48.
4.Лихтенштейн В.А. Ритмы термопульсации и их значение для физиологии терморегуляции и клиники// Невропатология и психиатрия. 1979.-N5.-С.893-901.