Способ эластометрической оценки степени фиброза печени и средство для его осуществления

1. Способ эластометрической оценки степени фиброза печени, включающий проведение эластометрии любым из известных способов, отличающийся тем, что полученные результаты измерений сравнивают с имеющимися по таблице соответствия показателей, представляющей собой два соединенных по центру круга с возможностью вращения, нижний из которых разделен на пять равных секторов стадий фиброза от F0 до F4, каждый из которых имеет шесть сегментов, верхний при этом обозначает стадию фиброза, а каждый из последующих - параметры эластометрии печени: для F0 эластометрия сдвиговых волн от 4,5 до 4,9 в кПа и от 1,5 до 1,75 в м\с, ARFI - от 1,09 до 1,51 в м\с, транзиентная эластометрия взрослые - от 3,9 до 6,5 в кПа, дети - от 4,55 до 4,69 в кПа, компрессионная эластометрия УЗ-сканер Hitachi - меньше 1,2; для F1 эластометрия сдвиговых волн от 5,0 до 9,3 в кПа и от 1,67 до 3,9 в м\с, ARFI - от 1,22 до 1,63 в м\с, транзиентная эластометрия взрослые - от 4,8 до 8,0 в кПа, дети - от 6,3 до 6,54 в кПа, компрессионная эластометрия УЗ-сканер Hitachi - от 1,2 до 2,7; для F2 эластометрия сдвиговых волн от 5,6 до 13,0 в кПа и от 2,05 до 5,75 в м\с, ARFI - от 1,37 до 1,85 в м\с, транзиентная эластометрия взрослые - от 6,3 до 10,7 в кПа, дети - от 7,95 до 8,37 в кПа, компрессионная эластометрия УЗ-сканер Hitachi - от 2,5 до 3,3;для F3 эластометрия сдвиговых волн от 8,9 до 12,0 в кПа и от 3,7 до 5,25 в м\с, ARFI - от 1,7 до 2,29 в м\с, транзиентная эластометрия взрослые - от 8,1 до 13,5 в кПа, дети - от 9,6 до 11 в кПа, компрессионная эластометрия УЗ-сканер Hitachi - от 3,0 до 4,0. Для F4 эластометрия сдвиговых волн от 8,0 до 22,5 в кПа и от 3,26 до 10,5 в м\с, ARFI - от 2,23 до 2,94 в м\с, транзиентная эластометрия взрослые - от 18,5 до 30,7 в кПа, дети - от 20,46 до 25,92 в кПа, компрессионная эластометрия УЗ-сканер Hitachi - больше 3,9; верхний круг имеет вырез со стрелкой, соответствующий размеру одного сегмента нижнего круга, и слева от него перечень эластографических методик, в соответствии с которым представлены цифровые данные в сегментах нижнего круга: эластометрия печени, эластометрия сдвиговых волн в кПА и м\с, транзиентная эластометрия (Fibroscan) в кПа, разделенная на 2 подсектора: для взрослых и детей, компрессионная эластометрия в условных единицах для УЗ-сканера Hitachi; сравнение показателей эластометрии осуществляют путем вращения верхнего круга относительно нижнего и совмещения стрелки вновь полученных данных с уже имеющимися показателями эластометрии.
2. Средство для эластометрической оценки степени фиброза печени по п. 1, отличающееся тем, что нижний круг таблицы соответствия разделен на шесть равных секторов, в сегментах шестого из которых перечислены основные научные публикации по эластометрии печени в порядке перечисления методов эластометрии на верхнем круге.