УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ГРУППЫ НИТЕЙ

Устройство для измерения IffatHTk iii... руппы нитей
Полезная модель относится к текстильной нромышленности и может быть использована в ткагцсом нроизводстве для измерения натяжения нитей основы на ткацком станке.
Известно устройство 1 для измерения натяжения одиночной нити, состоящее из тензодатчика, выполненного в виде консольной закрепленной балочки с наклеенными на нее тензортзисторами, на конец которой действует натяжение нити. Недостатком устройства является наличие собственной частоты колебаний балочки, которые накладываются на частоту исследуемого процесса, например, натяжения уточной нити на станке, что искажает информацию о характере изменения натяжения.
За прототип принято устройство для измерения натяжения группы нитей основы 1, содержащее в качестве тензодатчика изогнутую по концам под прямым углом плоскую упругую пластину с наклеенными на нее тензорезисторами. Группа, состоящая из 20-50 нитей основы, захватьгоается и подвешивается в середине пластины с помощью скобы. Под действием натяжения через скобу происходит изгиб пластины, который фиксируется с помощью тензорезистора. Устройство перемещается вместе с основой. Существенным недостатком устройства является наличие собственных колебаний пластины и ее недостаточная деформация от натяжения, что отражается на сигнале, поступающем с тензорезисторов. Искажение сигнала при его записи на осциллографе происходит за счет суммирования сигнала от натяжения нитей и сигнала от собственных колебаний пластины. Недостаточная деформация пластины не позволяет фиксировать полную картину натяжения, включая кратковременные его изменения.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является снижение собственных колебаний тензодатчика и увеличение сигнала от тензорезисторов за счет увеличения деформации упругого элемента.
Указанный технический эффект достигается тем, что в устройстве для измерения натяжения группы нитей, содержащий упругий элемент в виде пластины с наклеенными на нее тензорезисторами, согласно полезной модели, упругий элемент выпо.1шен в виде изогнутой по радиусу полуокружности пластины.
Технический результат достигается за счет уве;шчения деформации упругого элемента. Деформация S упругого элемента в середине пластины равна 2 а) для прототипа
Ш| ШI III 11Ш Illir п..,,.,. V  3 1
МПКД0349/18 :
Е - модуль продольной упругости материала тензодатчика;
, bh
J  момент инерции поперечного сечения пластины;
Ъ - толщина поперечного сечения пластины; /; - высота сечения, б) для предлагаемого устройства
, 2,2PR Pl где /  / / 2 - радиус изгиба упругого элемента.
На фиг.1 изображена схема устройства, на фиг.2 - осциллограммы натяжения нитей основы, полученные: а) при использовании заявляемого устройства; б) при использовании устройства прототипа. Упругий элемент 1 представляет собой пластршу, изогнутую по радиусу полуокружности и наклеенные в ее средней части тензорезисторами 2. Натяжение К основных нитей 3, заправленных на всю ширину пластины (20-50 нитей) и захватьтаемых скобой 4, фиксируется тензодатчиками.
Устройство работает следующим образом. Группа основных нитей 3 в любом месте заправки ткацкого станка по ее щирине на горизонтальном у-частке скало - ламели заправляется в скобу 4. Нри этом нити находятся сверху горизонтальной части скобы. Затем скоба своей верхней частью вместе с-нитями заводится на упругий элемент до его середины. В этом случае, деформация элемента, а, следовательно, и тензодатчика определяется натяжением основных нитей. Радиус изгиба пластины имеет ограниченный размер, зависящий от расстояния между скалом и ламелями на ткацком станке. Так как процесс записи натяжения происходит на работающем 1кацком станке при продольном перемещении основы, то тензодатчик необходимо периодически перемещать вдоль основы в район скала.
Деформация пластины в средней части передается тензодатчикам, причем ее величина при одинаковых параметрах заправки нитей и одинаковых поперечных размерах материалов тензодатчиков в предлагаемом устройстве и в прототипе в 8-10 раз больще, чем при применении плоской пласгины. Частота собственных колебаний пластины в предлагаемом устройстве в 2-2.5 раза меньше прототипа.
Устройство для измерения натяжения группы нитей обладает повышенной чувствительностью к натяжению, а вследствие значительного тУ1еньщения частоты собстверп1ых колебаний упругого элемента возрастает достоверность записи изменений натяжения основных нитей.
EJ 6EJ
13 1 3,6
Источники информации, принятые во внимание
1.Основы проектирования текстильных машин. (Общая часть). Под общей редакцией д-ра технических наук, профессора А.И. Макарова. М.: «Мащиностроение, 1976, с. - 386,387.
2.В.И. Федоров. Сопротивление материалов. М.: «Наука, 1974, 560 с.