Портативный галоингалятор

Предлагаемое техническое решение относится к медицинской технике, в частности к устройствам для ингаляции, и предназначено для введения в организм больного лекарственных средств через дыхательные пути.
Известен портативный галоингалятор, включающий корпус с внутренней полостью, мундштук для подачи солевого аэрозоля, электродвигатель с кнопкой включения, источник питания, узел измельчения, установленный на приводе электродвигателя и фильтрующая прокладка (см. патент РФ на изобретение №2594975, МПК (2006.01) А61М 15/00, опубл. 20.08.2016 Бюл. №23).
Недостатками данного устройства являются низкие эксплуатационные характеристики и слабый терапевтический эффект.Это связанно с тем, что данный ингалятор работает только в одном режиме без возможности выбора концентрации аэрозоля. Фильтрующая прокладка ингалятора не обеспечивает постоянство выхода солевого аэрозоля в мундштук, так как происходит забивание ячейки фильтрующей прокладки более крупными частицами аэрозоля. Кроме того, данный ингалятор выполнен одноразовым, а поддержание его в рабочем положении осуществляется при помощи нажатия и удержания кнопки в течение всего времени проведения ингаляции. Такой ингалятор сложно применять особенно для лечения детей.
9
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является устройство для ингаляции содержащее, корпус с рабочей камерой и съемной крышкой в виде усеченного конуса с выходным отверстием, спейсер с аэродинамической камерой, съемный фильтр, загубник, клапан вдоха, источник питания, электродвигатель с кнопкой включения и узел измельчения, расположенный на валу привода электродвигателя, включающий движитель и конусообразную крыльчатку, установленную в полости крышки и выполненную из пластины с загнутыми в противоположные стороны боковыми поверхностями, на которых выполнены загнутые параллельно основанию в направлении вала привода лепестки (см. патент РФ на полезную модель №74071, МПК А61М 15/00, опубл. 20.06.2008).
Недостатками прототипа являются отсутствие возможности выбора скоростного режима вращения крыльчатки, выполняющей функцию вентилятора для подачи частиц аэрозоля из рабочей камеры в спейсер. Известно, что для получения наилучшего терапевтического эффекта продолжительность ингаляции, концентрация и дисперсность аэрозоля должна варьироваться для разных категорий больных, разных возрастов и специфики заболевания. В конструкции прототипа отсутствуют элементы, позволяющие выбирать режим ингаляции и создавать необходимую концентрацию и дисперсность аэрозоля.
Техническим результатом заявляемого портативного галоингалятора является повышение терапевтического эффекта, снижение нагрузки на организм при выполнении дыхательных упражнений, расширение функциональных возможностей устройства и повышение удобства в процессе эксплуатации.
Технический результат достигается тем, что портативный галоингалятор, включающий корпус с рабочей камерой и съемной крышкой в виде усеченного конуса с выходным отверстием, спейсер с аэродинамической камерой, съемный фильтр, загубник, клапан вдоха, источник питания, электродвигатель с кнопкой включения и узел измельчения, расположенный на валу привода электродвигателя, включающий движитель и конусообразную крыльчатку, установленную в полости крышки и выполненную из пластины с загнутыми в противоположные стороны боковыми поверхностями, на которых выполнены загнутые параллельно основанию в направлении вала привода лепестки, согласно полезной модели, на корпусе установлен спейсер с аэродинамической камерой, съемным фильтром, загубником и клапаном вдоха, при этом устройство дополнительно снабжено информационным дисплеем и блоком управления, включающим кнопку выбора скорости вращения двигателя, кнопку выбора времени продолжительности ингаляции с автоматическим отключением и кнопку блокировки, а в боковой поверхности спейсера выполнены воздушные каналы, на которые установлен съемный фильтр, при этом клапан вдоха установлен в спейсере, в крыльчатке выполнены закрылки, загнутые в направлении вала привода электродвигателя, а движитель выполнен в виде металлической пластинки с измельчающими элементами.
Загубник выполнен съемным.
Источник питания снабжен гнездом штекера подзарядки.
Данное устройство позволит повысить терапевтический эффект, снизит нагрузку на организм при выполнении дыхательных упражнений, расширит функциональные возможности и повысит удобство в процессе эксплуатации.
Сущность заявляемого технического решения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен портативный галоингалятор в сборе, на фиг. 2 - узел измельчения - вид сверху.
Портативный галоингалятор содержит, корпус 1 с рабочей камерой 2 и съемной крышкой 3 в виде усеченного конуса с выходным отверстием 4, спейсер 5 с аэродинамической камерой 6, съемный фильтр 7, загубник 8, клапан вдоха 9, источник питания (на фиг. не показан), электродвигатель 10 с кнопкой включения 11 и узел измельчения, расположенный на валу привода электродвигателя 10. Узел измельчения включает движитель 12 и конусообразную крыльчатку 13, установленную в полости крышки 3. Крыльчатка 13 выполнена из пластины с загнутыми в противоположные стороны боковыми поверхностями, на которых выполнены лепестки 14, загнутые параллельно основанию в направлении вала привода электродвигателя 10. Галоингалятор дополнительно снабжен информационным дисплеем 15 и блоком управления. Блок управления включает кнопку выбора скорости вращения двигателя, совмещенную с кнопкой включения 11, кнопку выбора времени продолжительности ингаляции 16 с автоматическим отключением и кнопку блокировки 17. При этом в боковой поверхности спейсера 5 выполнены воздушные каналы 18, на которые установлен фильтр 7. Клапан вдоха 9 установлен в спейсере 5. В крыльчатке 13 выполнены закрылки 19, загнутые в направлении вала привода электродвигателя 10. Движитель 12 выполнен в виде металлической пластинки с измельчающими элементами 20.
Загубник 8 выполнен съемным.
Источник питания снабжен гнездом штекера подзарядки 21.
Портативный галоингалятор работает следующим образом.
В рабочую камеру 2 корпуса 1, при снятой крышке 3, загружают сухую поваренную соль в количестве 0,5-3,0 г, предпочтительно в количестве 1,0 г. Крышку 3 закрывают. На корпус 1 устанавливают спейсер 5 и загубник 8. Кнопкой включения 11 запускают электродвигатель 10, имеющий несколько скоростных режимов и выбирают режим ингаляции. При этом на информационном дисплее 15 отображается выбранный режим, продолжительность ингаляции и состояние заряда источника питания, например, аккумулятора. Причем при низком заряде аккумулятора, его можно подзарядить через гнездо штекера подзарядки 21. При вращении электродвигателя 10 происходит измельчение частиц соли в результате вращения движителя 12 и крыльчатки 13. Лепестки 14 и закрылки 19 увеличивают скорость потока и, следовательно, концентрацию аэрозоля, а измельчающие элементы движителя 12 позволяют получить размер частиц ≤5 мкм не менее 95%. Это частицы респираторной фракции, которые легко проникают в дыхательные пути к требуемому месту действия, в зависимости от назначения, повышая эффективность процедуры и сокращая продолжительность одного сеанса до 5-10 минут,
После измельчения диспергированная соль через отверстие 4 в крышке 3 поступает в аэродинамическую камеру 6, в которой смешивается с потоком воздуха, поступающего из окружающей среды через фильтр 7 и воздушные каналы 18. За счет возможности выбора скоростного режима вращения двигателя 10 и, соответственно, режима ингаляции происходит регулирование производительности измельчения препарата и концентрации соляной пыли в аэродинамической камере 6.
При выполнении дыхательных упражнений клапан вдоха 9 открывается и аэрозоль через загубник 8 попадает в дыхательные пути. Причем клапан 9, выполненный, например, из силикона, открывается при минимальном усилии вдоха и легко закрывается при выдохе. Кроме того клапан 9 позволяет осуществлять дыхание только в одном направлении, т.е. при вдохе, а выдох выполняется через нос поверх ингалятора, а также предотвращает попадание влаги, содержащейся в выдыхаемом воздухе, внутрь аэродинамической камеры 6 и рабочей камеры 2, и, следовательно, намокания соли, что повышает эффективность ингаляции и обеспечивает поддержание состояния сухого аэрозоля.
Загубник 8 позволяет проводить ингаляцию как перорально, так и назально. Для ингаляции назально необходимо снять обратный клапан 9, затем приблизить наконечник загубника 8 к носовым отверстиям и делать вдох носом, а выдох через рот. Кроме того данный ингалятор можно использовать в свободном режиме, то есть насыщать окружающий воздух солевой аэрозолью, установив аппарат на расстоянии до 1,0 м, что расширяет функциональные возможности ингалятора.
Дисплей 15 отображает информацию о режиме работы, продолжительности ингаляции и состоянии заряда аккумулятора, что делает ингалятор весьма удобным в эксплуатации. Он может использоваться в домашних условиях, амбулаторных условиях, в поездках, на работе. Кроме того, ингалятор легко разбирается для дезинфекционной обработки и может быть изготовлен промышленным способом с использованием известных технологий и технических средств.
Данное устройство по сравнению с прототипом позволит повысить терапевтический эффект, снизит нагрузку на организм при выполнении дыхательных упражнений, расширит функциональные возможности и повысит удобство в процессе эксплуатации.