Возвратная игла для пункции фолликулов у коров

Полезная модель относится к ветеринарии и может быть использована в сельском хозяйстве для получения ооцитов из фолликулов у коров и телок при производстве эмбрионов in vitro.
Известно использование при биопсии фолликулов у коров иглы (18 gauge х 45  mm, Smiths Medical International, Ashford, Kent, UK) в сочетании с внутривлагалищным зондом, ультразвуковым датчиком (model SSD-500, Aloka, Mitaka, Japan) и аспирационной системой (Cook Medical, Eight Mile Plains, QLD, Australia) [1-5]. При этом ультразвуковой датчик вводят во влагалище корове и придерживая рукой через прямую кишку яичник, выводят на экран изображение фолликула. Далее, проталкивая иглу через канал внутривлагалищного зонда, делают биопсию этого фолликула.
Недостатком этого устройства является сложность его использования, так как ветеринарный специалист должен одной рукой фиксировать яичник через прямую кишку, а другой рукой одновременно удерживать и внутривлагалищный аппликатор и проталкивать пункционную иглу.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности использования пункционной иглы за счет упрощения действий оператора при проведении аспирации фолликулярной жидкости и ооцитов.
Технический результат достигается тем, что возвратно-пункционная игла для биопсии фолликулов у коров состоящая из ультразвукового датчика, размещенного на внутривлагалищном аппликаторе с пункционной иглой, рукояткой с упором, и она снабжена фиксирующим элементом, установленным на внутривлагалищном аппликаторе, а на игле размещена возвратная пружина, причем фиксирующий элемент снабжен отверстием для иглы, при этом фиксирующий элемент снабжен отверстием для рукоятки с возможностью перемещения фиксирующего элемента с иглой по рукоятке.
Сущность полезной модели пояснена чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид возвратно-пункционной иглы для биопсии фолликулов у коров, на фиг.2 представлен вид сверху, на фиг.3 обозначен вид А.
Устройство для получения ооцитов из фолликулов у коров состоит из ультразвукового датчика (6), внутривлагалищного аппликатора (1), возвратно-пункционной иглы (4), рукоятки (7), упора (5), фиксирующего элемента (3), пружины (2), отверстия для рукоятки (8), отверстия для пункционной иглы (9).
Устройство для получения ооцитов из фолликулов у коров используют следующим образом. Оператор вводит внутривлагалищный аппликатора (1) во влагалище животного, затем подводят яичник животного к влагалищной стенке вблизи ультразвукового датчика 6 аппликатора. Затем оператор визуализирует на экране ультразвукового сканера (не показан на фиг.1, 2, 3) фолликулы и производит их пункцию и аспирацию с использованием возвратной иглы 4. При этом оператор смещает пункционную иглу 4, жестко установленную в отверстие 9 фиксирующего элемента 3 в сторону фолликулов используя упор 5 и сжимая возвратную пружину 2, при этом фиксирующий элемент перемещается по рукоятке в отверстии 8, осуществляя пункцию фолликула и аспирацию фолликулярной жидкости с ооцитом. Возвращение пункционной иглы 4 с фиксирующим элементом 3 осуществляется за счет возвратной пружины 2, которая осуществляет возврат пункционной иглы в исходное положение.
Использование возвратной иглы обуславливает следующие преимущества:
1. При введении пункционной иглы оператор использует не всю ладонь для фиксации и перемещения иглы, а только упирается в фиксирующий элемент большим пальцем руки, дополнительно опираясь в упор рукоятки.
2. Возврат иглы в исходное положение осуществляется автоматически за счет возвратной пружины.
Библиографический список:
1. Rotar, L.N., Souza, J.F. Morphological characteristics of the oocyte-cumulus complexes bos taurus and bos indicus of different purpose productivity // Ross, selskokhoziaistvennaia Nauk. The Russian Academy of Sciences, 2019. Vol. 0, №3. P. 64-67.
2. Машталер, Д.В. et al. Некоторые аспекты трансвагинальной аспирации ооцитов крупного рогатого скота. 2018. Р. 33-36.
3. Gómez, Е. et al. Serum free embryo culture medium improves in vitro survival of bovine blastocysts to vitrification // Theriogenology. 2008. Vol. 69, №8. P. 1013-1021.
4. Do, V.H. et al. Comparison of pregnancy in cattle when non-vitrified and vitrified in vitro-derived embryos are transferred into recipients // Theriogenology. 2018. Vol. 120. P. 105-110.
5. Avery, B. et al. In vitro maturation of bovine cumulus-oocyte complexes in undiluted follicular fluid: Effect on nuclear maturation, pronucleus formation and embryo development // Theriogenology. Elsevier, 2003. Vol. 59, №3-4. P. 987-999.