ПОРТАТИВНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ ВНУТРИТРУБНОГО УСТРОЙСТВА

Полезная модель относится к устройствам, используемым в газовой промышленности, в частности, предназначена для инструментального установления факта прохождения внутритрубного устройства (далее - ВТУ) на участках магистрального газопровода (далее - МГ), не оборудованных стационарными сигнализаторами, во время проведения внутритрубной дефектоскопии.
Процесс обследования состояния внутренней полости магистрального газопровода или газопровода-отвода предусматривает инструментальное установление факта прохождения ВТУ реперных точек. МГ оборудован стационарными сигнализаторами, передающими информацию о прохождении ВТУ в определенных проектом точках в автоматическом режиме. В случае возникновения необходимости установления факта прохождения ВТУ в произвольно заданных точках, применяется переносной сигнализатор.
Известен переносной сигнализатор прохождения ВТО РЕПЕР-ЗВ (разработка ООО «Научно-Техническое Предприятие Инженерно-Производственный Центр») [1]. Сигнализатор состоит из двух датчиков, чувствительных к изменению магнитного поля, и блока приема и регистрации. Датчики размещаются на поверхности земли вдоль оси трубопровода и соединены кабелем с блоком приема и регистрации. Факт прохождения ВТУ реперной точки фиксируется магнитными датчиками, при этом блок приема и регистрации вырабатывает звуковой сигнал.
Недостатками данного устройства относительно полезной модели являются значительные габариты (320×320×400 мм), вес (22 кг), а также время перезарядки аккумуляторных батарей (14 часов). Доставка сигнализатора к месту производства работ осуществляется автотранспортом, в случае невозможности проезда, доставка сигнализатора на большое расстояние затруднена. При разряде аккумулятора сигнализатора, необходима перезарядка, которая может быть осуществлена только от стационарного блока питания.
Задачей полезной модели является облегчение процесса извлечения элементной базы портативного сигнализатора прохождения ВТУ.
Технический результат - оперативная замена источника питания сигнализатора в полевых условиях.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается путем разработки портативного сигнализатора с электропитанием от сменных аккумуляторных батарей с возможностью их оперативной замены.
Заявленное портативное устройство для сигнализации прохождения ВТУ поясняется с помощью:
фиг. 1 - принципиальная схема компоновки элементов устройства; фиг. 2 - электрическая принципиальная схема устройства.
Устройство состоит из контроллера Nano СН340 (4), трехосевого датчика магнитного поля GY-271 (2), блока светодиодов (6) и выключателя (8). Электропитание устройства осуществляется через USB-порт контроллера (4) от источника постоянного тока 6 В (3), в качестве которого может выступать аккумуляторная батарея из четырех ячеек распространенного формата AAA. Устройство смонтировано в герметично закрывающемся корпусе (5) круглого сечения на подложке (7) для облегчения процесса извлечения элементной базы из корпуса и снабжено пикой (1) для установки в грунт.
Работа устройства осуществляется следующим образом. Портативный сигнализатор с помощью погружения пики (1) в грунт устанавливают на поверхности насыпи газопровода на участке, по которому ожидается прохождение ВТУ, и включают при помощи выключателя (8). Сигналом включения служит свечение зеленого цвета блока светодиодов (6), которое заметно сквозь корпус (5). При прохождении ВТУ, содержащего металлические детали, на участке газопровода происходит изменение магнитного поля. Это изменение в точке установки устройства регистрируется трехосевым датчиком магнитного поля (2) устройства и передается на контроллер (4). Контроллер (4) обрабатывает полученные данные изменения величины магнитного поля относительно времени. При соответствии уровня сигнала величины изменения магнитного поля значению, заданному при конфигурации контроллера, происходит выдача выходного сигнала. В данном исполнении устройства выходным сигналом (фактом установления прохождения ВТУ) является изменение цвета свечения блока светодиодов (6) на сигнализаторе с зеленого на красный.
Список источников.
1. Переносной сигнализатор «РЕПЕР-ЗВ». Руководство по эксплуатации ИПЦЭ 2.003.011 РЭ.