УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МОЛОКА И ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОГАЛАКТИИ У ЖЕНЩИН

Полезная модель относится к области медицины, а именно к средствам для выведения молока из молочной железы женщины и профилактики гипогалактии в послеродовом периоде.
Известен комбинированный аппарат для выведения молока из молочной железы и кормления младенца (Патент США №4323067, МКИ A61M 1/06, 1982 г.), который содержит источник вакуума, источник сжатого газа, эластичную конусную трубку с круговой пережимающей пневмокамерой для пережатия молочной железы избыточным давлением и молокосборник. Однако наличие круговой пережимающей пневмокамеры не может в достаточной мере обеспечить стимуляцию рефлекса молоковыведения, т.к. при подведении избыточного давления эластичные стенки круговой камеры образуют звездчатую структуру, в складки которой может попадать и защемляться кожа груди, вызывая боевые ощущения у женщины.
Известно устройство для сцеживания молока (Engel breast pump. Type SMB. Техническая характеристика. 1993 г.), содержащее электродвигатель с редуктором, связанный посредством эксцентрика с генератором импульсов вакуума, выполненным в виде плунжерного насоса, регулятор амплитуды импульсов вакуума, жесткую накладку и молокосборник. Однако известное устройство недостаточно эффективно стимулирует рефлекс молоковыведения, поскольку имеет лишь вакуумную компоненту для выделения молока, и в ряде случаев не обеспечивает достаточно полного выведения молока из железы женщины.
Известно устройство для выведения молока и профилактики гипогалактии у женщин (Патент РФ №2063773, МПК 6 A61M 1/06, публ. 1996 г.), включающее выносную головку с эластичной накладкой и механизмом воздействия на эластичную накладку с камерами сжатия и растяжения накладки, молокосборник, связанный с выносной головкой через молокоотводящий патрубок, источник вакуума, источник сжатого газа (пневмопитания), блок формирования пневмоимпульсов, включающий формирователь импульсов вакуума, подключенный входом к источнику вакуума, а выходом к молокосборнику, и формирователи импульсов сжатия и растяжения, подключенные входом к источнику сжатого газа, а выходом к камерам сжатия и растяжения. Выносная головка с эластичной накладкой обеспечивает воздействие на сосок и ареолу молочной железы импульсами вакуума, сжатия и растяжения, что позволяет обеспечить эффективное выведение молока преимущественно из здоровой молочной железы. Однако устройство малоэффективно при сцеживании молока из железы с повышенной болевой чувствительностью (лактостаз, мастит, травмы сосковой области).
Известно устройство для выведения молока и профилактики гипогалактии у женщин /Патент РФ №2125471, МПК A61M 1/06, публ. 1999 г./ содержащее выносную головку с эластичной накладкой и пневмоуправляемым механизмом сжатия накладки, молокосборник, связанный с выносной головкой через молокоотводящий патрубок, источник вакуума, источник вибропульсирующего пневмопитания и блок формирования пневмоимпульсов, включающий формирователь импульсов вакуума, подключенный входом к источнику вакуума, а выходом к молокосборнику, и формирователь импульсов сжатия и вибрации, связанный входом с источником вибропульсирующего пневмопитания, а выходом с механизмом сжатия эластичной накладки. К выходу источника вибропульсирующего пневмопитания подключен регулятор уровня постоянной составляющей пневмопитания и переключатель вибрации. С источником вибропульсирующего пневмопитания связан пневмоуправляемый механизм растяжения эластичной накладки непосредственно или через дополнительный формирователь импульсов растяжения.
Известное устройство позволяет выводить молоко из молочной железы, воздействуя на область соска и ареолы наряду с импульсами вакуума также импульсами сжатия и вибрацией, что ведет к усилению рефлекса молоковыведения и к более быстрому и полному опорожнению молочной железы. Известно, что наиболее эффективной формой воздействия является непрерывная вибрация, а не импульсная. Режим воздействия непрерывной вибрации на молочную железу реализуется в известном устройстве с помощью пневмоуправляемого механизма растяжения эластичной накладки, смонтированного на выносной головке. В случае повышенной болевой чувствительности соска и ареолы (лактостаз, мастит, травмы и воспалительные явления в молочной железе), когда воздействие импульсами сжатия на область соска и ареолы исключено, известное устройство позволяет сцеживать молоко из железы за счет воздействия вибрации совместно с импульсами вакуума. При таком воздействии у пациентки, не испытывающей заметных болевых ощущений, происходит возбуждение механорецепторов соска и ареолы, вызывается рефлекс молоковыведения и обеспечивается выведение молока из железы. Кроме того вибрация, проникая в ткани железы, оказывает прямое воздействие на миоэпителиальные клетки молочной железы, вызывая их сокращение, что также способствует выведению молока из железы. В зависимости от конкретной ситуации известное устройство позволяет производить сцеживание в соответствующем режиме.
Однако известному устройству присущи следующие недостатки, ухудшающие его эксплуатационные характеристики. Для реализации режима подачи на молочную железу непрерывной вибрации используется дополнительно пневмоуправляемый механизм растяжения эластичной накладки, который существенно усложняет конструкцию выносной головки. Одновременно значительно затрудняется санитарная обработка как самой головки, так и эластичной накладки. Необходимость непрерывного стравливания воздуха от источника вибропульсирующего пневмопитания через регулируемый дроссель в атмосферу приводит к большому расходу воздуха, что снижает экономичность устройства, увеличивает габариты и вес источника пневмопитания.
Известное устройство для выведения молока и профилактики гипогалактии у женщин, содержащее выносную головку с эластичной накладкой и пневмоуправляемым механизмом сжатия эластичной накладки, молокосборник, связанный с выносной головкой через молокоотводящий патрубок, источник вакуума, источник вибропульсирующего пневмопитания, блок формирования пневмоимпульсов, включающий формирователь импульсов вакуума, подключенный к молокосборнику, и формирователь импульсов сжатия, связанный с пневмоуправляемым механизмом сжатия эластичной накладки, а также переключатель вибрации, выбрано в качестве наиболее близкого аналога.
Задача, решаемая полезной моделью, состоит в улучшении эксплуатационных характеристик устройства путем оптимизации пневмоимпульсного воздействия на эластичную накладку и выбора режима воздействия в соответствии с актуальным состоянием пациентки с нормальной или повышенной болевой чувствительностью молочной железы.
Задача решена тем, что в известном устройстве для выведения молока и профилактики гипогалактии у женщин, содержащем выносную головку с эластичной накладкой и пневмоуправляемым механизмом сжатия эластичной накладки, молокосборник, связанный с выносной головкой через молокоотводягций патрубок, источник вакуума, источник вибропульсирующего пневмопитания и блок формирования пневмоимпульсов, включающий формирователь импульсов вакуума, подключенный к молокосборнику, и формирователь импульсов сжатия, связанный с пневмоуправляемым механизмом сжатия накладки, а также переключатель вибрации, в соответствии с полезной моделью, источник вибропульсирующего пневмопитания содержит источник пневмопитания и вибропульсатор, при этом формирователь импульсов сжатия подключен к выходу источника пневмопитания, а вибропульсатор подключен к пневмоуправляемому механизму сжатия эластичной накладки посредством переключателя вибрации.
Кроме того, вибропульсатор выполнен на основе многокамерного компрессора и представляет собой одну из его камер с демонтированными клапанами всасывания и выпуска, а в качестве источника вакуума и источника пневмопитания использованы другие камеры многокамерного компрессора, при этом переключатель вибрации выполнен в виде пневмопереключателя и установлен между вибропульсатором и пневмоуправляемым механизмом сжатия эластичной накладки.
Кроме того, вибропульсатор выполнен в виде однокамерного компрессора с демонтированными клапанами всасывания и выпуска, а переключатель вибрации выполнен в виде электрического переключателя и установлен в цепи электропитания вибропульсатора.
Кроме того, блок формирования импульсов вакуума и импульсов сжатия снабжен электронным генератором импульсов, а формирователь импульсов вакуума и формирователь импульсов сжатия выполнены в виде пневмораспределителей с электромагнитным управлением от электронного генератора импульсов.
Кроме того, электронный генератор импульсов выполнен с обеспечением ручного выбора режима воздействия на эластичную накладку.
Технический результат заявляемой полезной модели заключается в уменьшении количества действующих на железу факторов, обеспечении суперпозиции импульсных и непрерывных вибрационных воздействий на эластичную накладку, обеспечении выбора различных режимов воздействия на молочную железу, снижении расхода воздуха по пневмопитанию.
Сущность полезной модели состоит в том, что непрерывная вибрация, как и импульсы сжатия, поступает к молочной железе через механизм сжатия эластичной накладки, расположенной в выносной головке устройства (молокоотсоса). В отличие от ближайшего аналога в устройстве отсутствует дополнительный механизм воздействия на эластичную накладку (пневмоуправляемый механизм ее растяжения), что существенно упрощает конструкцию головки и облегчает ее санитарную обработку. Используемая в полезной модели схема генерации пневмоимпульсов и вибрации значительно (в разы) снижает расход воздуха от источника пневмопитания по сравнению с ближайшим аналогом, в котором имеет место стравливание воздуха в атмосферу через регулируемый дроссель при генерации импульсов вибрации и сжатия. В результате в полезной модели уменьшаются габариты и вес источника пневмопитания и устройства в целом. Использование электронного генератора импульсов, управляющего пневмораспределителями формирователей импульсов вакуума и сжатия, обеспечивает ручное задание параметров воздействия на эластичную накладку (выбор режима воздействия, скважность и длительность импульсов, периодичность суперпозиции импульсов сжатия и вибрации).
Сущность полезной модели поясняют фиг. 1-6. На фиг. 1 представлена блок-схема устройства, в котором вибрация от вибропульсатора подводится к пневмоуправляемому механизму сжатия эластичной накладки выносной головки через переключатель вибрации. На фиг. 2 представлена блок-схема устройства, в котором вибропульсатор непосредственно связан с пневмоуправляемым механизмом сжатия эластичной накладки, а переключатель вибрации находится в цепи электропитания, подводимого к вибропульсатору.
На фиг. 3 представлена циклограмма импульсов вакуума, подводимых к молокосборнику и эластичной накладке.
На фиг. 4 представлена циклограмма импульсов сжатия эластичной накладки при отсутствии вибрация.
На фиг. 5 представлена циклограмма импульсов вибрации при нулевой амплитуде импульсов сжатия.
На фиг. 6 представлена циклограмма суперпозиции импульсов сжатия и импульсов вибрации.
Устройство (фиг. 1, фиг. 2) содержит: источник вакуума 1, источник пневмопитания 2, блок формирования импульсов вакуума и импульсов сжатия 3, выносную головку 4 с молокосборником 5, вибропульсатор 6, связанный через переключатель вибрации 7 с механизмом сжатия 8 эластичной накладки 9, снабженной молокоотводящим патрубком 10. Выносная головка 4 оснащена жестким корпусом 11. Блок формирования импульсов 3 включает в себя формирователь импульсов вакуума, формирователь импульсов сжатия и электронный генератор импульсов 14, управляющий работой формирователей импульсов вакуума и сжатия. Формирователь импульсов вакуума состоит из соединенных последовательно регулятора амплитуды вакуума 15 и электроуправляемого пневмораспределителя (пневмоклапана) 12. Формирователь импульсов сжатия состоит из соединенных последовательно регулятора амплитуды сжатия 16 и электроуправляемого пневмораспределителя (пневмоклапана) 13. Выход формирователя импульсов вакуума через молокосборник 5 связан с молокоотводящим патрубком 10 эластичной накладки 9, а выход формирователя импульсов сжатия связан с пневмоуправляемым механизмом сжатия 8 эластичной накладки 9.
Вибропульсатор 6 может быть выполнен на основе многокамерного компрессора (с двумя или несколькими камерами), в котором одна из камер, в которой демонтированы клапаны всасывания и выведения воздуха, используется собственно как вибропульсатор, а другие камеры - как источник вакуума 1 и источник пневмопитания 2. Вибропульсатор 6 в этом случае нельзя отключать от цепи электропитания, поэтому переключатель вибрации 7 (пневматический) установлен между пневмовыходом вибропульсатора 6 и механизмом сжатия 8 эластичной накладки 9 (фиг. 1).
В качестве вибропульсатора 6 может быть использован маломощный однокамерный компрессор, у которого демонтированы клапаны всасывания и выведения воздуха, а компрессионная камера напрямую связана с выходом. В этом случае в качестве переключателя вибрации 7 целесообразно использовать электрический выключатель, устанавливаемый в цепи электропитания вибропульсатора 6, при этом пневмовыход вибропульсатора 6 непосредственно связан с механизмом сжатия 8 эластичной накладки 9 (фиг. 2).
Устройство работает следующим образом. При включении устройства вакуум от источника вакуума 1 поступает на формирователь импульсов вакуума 15, 12, а пневмопитание (воздух) от источника пневмопитания 2 поступает на формирователь импульсов сжатия 16, 13. Электронный генератор импульсов 14 начинает вырабатывать по определенной программе, задаваемой самой пациенткой, например, через кнопочный пульт управления, электрические импульсы, которые поступают на электроуправляемые пневмораспределители (пневмоклапаны) 12 и 13, после которых регулируемые по амплитуде регулятором вакуума 15 импульсы вакуума поступают на молокосборник 5, на молокоотводящий патрубок 10 и на эластичную накладку 9, а регулируемые по амплитуде регулятором 16 импульсы сжатия подаются на механизм сжатия эластичной накладки 8.
Электронный генератор импульсов 14 позволяет иметь несколько программ электрических импульсов, подаваемых на клапаны 12 и 13. На механизм сжатия эластичной накладки 8 от вибропульсатора 6 подается вибрация. Если вибропульсатор 6 выполнен на основе многокамерного компрессора (с двумя или несколькими камерами), выход вибропульсатора 6 и механизм сжатия эластичной накладки 8 связаны между собой через переключатель вибрации 7 - пневмотумблер (фиг. 1).
При выполнении вибропульсатора 6 на основе однокамерного компрессора с подведенным к нему электропитанием, выход камеры вибропульсатора 6 непосредственно связан с механизмом сжатия эластичной накладки 8, а прекращение подачи вибрации осуществляется путем отключения вибропульсатора 6 от электросети посредством переключателя вибрации 7 - электрического выключателя, например, кнопочного (фиг. 2). Импульсы сжатия и вибрация могут быть поданы на механизм сжатия 8 раздельно (фиг. 4, фиг. 5), когда соответственно вибрация или сжатие отключены или амплитуда импульса сжатия выведена регулятором амплитуды сжатия 16 в нулевое значение (фиг. 5). Кроме того, вибрация и импульсы сжатия могут подаваться на механизм сжатия 8 эластичной накладки 9 одновременно, накладываясь друг на друга (фиг. 6).
Таким образом, полезная модель обеспечивает четыре основных режима работы устройства в соответствии с физиологическим состоянием пациентки.
Режим 1. Актуальное состояние пациентки: в груди много молока, оно легко сцеживается.
Для выведения молока используются импульсы вакуума (фиг. 3), вакуум от источника вакуума 1 поступает на формирователь импульсов вакуума 15, 12, регулируемые по амплитуде регулятором вакуума 15 импульсы вакуума поступают на молокосборник 5, на молокоотводящий патрубок 10 и на эластичную накладку 9. Импульсы вакуума обеспечивают ритмическое втягивание соска и ареолярной области молочной железы в горловину накладки 9. В результате вследствие механического раздражения рецепторов ареолярной области груди происходит вызов рефлекса выведения молока. Выведение молока обеспечивается импульсами вакуума.
Стандартный режим подачи импульсов вакуума: длительность - 0,5 сек, частота - 1 имп/сек. При этом вибропульсатор 6 отключен, импульсы сжатия, формируемые пневмораспределителем 13, выведены с помощью регулятора амплитуды 16 в нулевое значение (фиг. 3).
Режим 2. Актуальное состояние пациентки: в груди достаточно много молока, но выведение его затруднено (т.наз. «тугая» грудь).
Для выведения молока используются импульсы вакуума (фиг. 3) и сжатия (фиг. 4). Вакуум от источника вакуума 1 поступает на формирователь импульсов вакуума 15, 12, регулируемые по амплитуде регулятором вакуума 15 импульсы вакуума от пневмораспределителя 12 поступают на молокосборник 5, на молокоотводящий патрубок 10 и на эластичную накладку 9, а пневмопитание (воздух) от источника пневмопитания 2 поступает на формирователь импульсов сжатия 16, 13. Импульс вакуума обеспечивает втягивание соска и ареолярной области молочной железы в горловину накладки 9, после чего механизм сжатия 8, на который поступает импульс сжатия от прневмораспределителя 13, сдавливает ареолярную область через стенки эластичной накладки 9, что способствует усилению рефлекса выведения молока за счет более мощного механического раздражения рецепторов ареолярной области груди и ускорению выведения молока за счет воздействия механизма сжатия на ареолярную область груди.
Стандартный режим: длительность импульсов вакуума и сжатия - 0,5 сек, частота - 1 имп/сек. Импульс сжатия запаздывает относительно начала импульса вакуума на 0,15-0,2 сек.
Режим 3. Актуальное состояние пациентки: повышенная болевая чувствительность при выведении молока из груди вследствие лактостаза, мастита, травмы и воспалительных явлений, показания к профилактике и лечению гипогалактии.
Для выведения молока используются импульсы вакуума, подаваемые как сказано выше, и непрерывная вибрация от вибропульсатора 6 (фиг. 3, фиг. 5). Вибрация не вызывает заметного болевого воздействия, но способствует вызову рефлексов молоковыведения, и, проникая в ткани молочной железы, оказывает прямое воздействие на миоэпителиальные клетки железы, приводя к их сокращению, что также способствует выведению молока. Вибрация, воздействуя на механорецепторы ареолярной области, способствует увеличению молочной продуктивности. Частота вибрации определяется скоростью вращения двигателя компрессора и составляет 15-60 1/сек.
Режим 4. Актуальное состояние пациентки: «тугая» грудь, мало молока.
Для выведения молока используются импульсы вакуума и суперпозиция импульсов сжатия и непрерывной вибрации (фиг. 3, фиг. 6). Подача импульсов воздействия осуществляется по описанной выше схеме. Этот режим облегчает выведение молока за счет импульсов сжатия, а также способствует повышению количества продуцируемого молока как за счет воздействия импульсов сжатия, так и за счет непрерывной вибрации.
Использование в известном устройстве электронного генератора импульсов позволяет иметь ряд дополнительных программ воздействия на молочную железу импульсов вакуума и сжатия, которые в сочетании с вибрацией могут быть эффективными в ряде конкретных случаев.
Известное устройство позволяет проводить сцеживание молока в оптимальном режиме, соответствующем актуальному состоянию молочной железы, характеризуется простотой санитарной обработки контактных с кожей и молоком элементов эластичной накладки, экономичностью по расходу воздуха. Блок формирования импульсов вакуума и сжатия построен на современной элементной базе, а предложенное выполнение вибропульсатора на основе маломощных компрессоров с пневмо/электро/переключателем вибрации расширяет модельный ряд устройств данного назначения, что делает конструкцию перспективной для широкого использования.