УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕЙ ТОЧКИ ЯСНОГО ВИДЕНИЯ

Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, гигиене и может быть использована для определения ближайшей точки ясного видения, а также степени утомления глазных мышц.
Известен способ определения ближайшей точки ясного видения принципиально схожим устройством - проксиметром (Бабенко В.В., Бахтин О.М. Методы оценки сенсорных систем:
Учебно-методическое пособие УНИИ валеологии РГУ - Ростов - на - Дону - 2002 - С.17). Проксиметр представляет собой линейку с перемещаемым на ней тест-объектом. Проксиметр упирается в лицевую кость напротив исследуемого глаза так, чтобы оптотип располагался примерно на уровне зрачка, другой глаз закрыт. Тест-объект отодвигается от глаза до того момента, когда обследуемый сможет узнать букву. Деление линейки, соответствующее данному положению оптотипа, показывает положение ближайшей точки ясного видения.
Вышеописанное устройство выбрано в качестве прототипа, поскольку оно является объектом того же технического предназначения, что и заявляемое устройство, целью которого является определение напряжения аккомодации и степени утомления глазных мышц, т.е. определение ближайшей точки ясного видения.
Технический результат предложенного устройства заключается в том, что для более удобного определения ближайшей точки ясного видения предлагается измерительную часть прибора неподвижно фиксировать к голове испытуемого ремнем-фиксатором, а тестовую часть прибора - подвижно фиксировать к измерительной части, сохраняя единство всего устройства. Прибор выполняется из тонкого органического стекла, что придает ему легкость, компактность, доступность дезинфекции (в том числе - полной), эстетичность, а тестовая часть с выгравированными буквенными знаками (кириллица) прозрачна, что не дает излишней фиксации глаза на пластине с текстом (взгляд идет через пластину из-за ее прозрачности), что, при исследованиях дает более достоверные результаты, снижается риск утомления зрительного анализатора при проведении эксперимента. Выполнение устройства из тонкого органического стекла снижает его себестоимость, а простота в использовании позволяет проводить исследования лицом, не имеющим специальных медицинских знаний.
Устройство состоит из двух деталей и ремня-фиксатора.
Деталь №1 - измерительная (рис.1), представляет собой прозрачную пластину из органического стекла, длиной 250 мм, шириной 20 мм, толщиной 2 мм. С одной стороны, на расстоянии 30 мм от края, пластина изогнута под углом 90 градусов кверху. На данной (изогнутой) части пластины (1) по центру ее вертикально имеется прорезь (2) для установки ремня-фиксатора (20 мм*4 мм), расстояние от верхнего края до прорези - 5 мм, от левого края пластины - 8 мм, от правого - 8 мм. Вторая части пластины (3), длиной 25 мм представляет собой линейную шкалу с шагом 5 мм.
Деталь №2 (рис.2) - тестовая, представляет собой прозрачную пластину из органического стекла, длиной 100 мм, шириной 100 мм,
толщиной 2 мм. Строго по центру, на расстоянии 6 мм от верхнего края имеется прорезь (4), высотой 3 мм, шириной 21 мм. В прорезь вставляется пластина с выгравированной линейной шкалой (деталь №1). На поверхности детали №2 выгравированы по горизонтали в 6 рядов буквенные знаки русского алфавита (кириллица) в случайном порядке. Высота одного символа 7 мм.
Деталь №3 (рис.3) - ремень - фиксатор, представляет собой исполненный из стропы, длиной 1200 мм, шириной 20 мм ремень, симметрично, с фронтальной и акссиллярной сторон которого установлен фиксирующий материал (5) (липкая лента текстильная).
Принцип работы: пластина с тестом максимально приближается к глазам и медленно удаляется до тех пор, пока текст не будет ясно виден. Данной расстояние определяется по шкале и является ближайшей точкой ясного видения.
Предлагаемое устройство позволяет производить исследование ближайшей точки ясного видения, имеет ряд отличительных особенностей от ранее предлагаемых устройств:
1. Низкая себестоимость.
2. Доступность дезинфекции (в том числе - полной).
Выгравированный шрифт (в отличие от ранее предлагаемых - накладных, приклеивающихся) - дает возможность полной дезинфекции прибора, с обработкой пластины с текстом, что ранее было невозможно (текст, напечатанный на бумаге, листах прозрачной бумаги вследствие обработки дезинфектантами терял яркость, утрачивался) - тем самым - удлиняем срок службы прибора, экономически выгодно.
3. Низкая масса прибора.
4. Компактность (малые размеры).
5. Легкость и доступность транспортировки.
6. Простота, удобство в использовании.
7. При проведении исследований нет излишней фиксации глаза на пластине с текстом (взгляд идет через пластину из-за ее прозрачности), что, при исследованиях дает более достоверные результаты, снижается риск утомления зрительного анализатора при проведении эксперимента.
8. Эстетичность.
9. Возможность проведения исследований лицом, не имеющим специального медицинского образования.
10. Возможность проведения самоисследования.