РАДИОМЕТР ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Полезная модель относится к радиоизмерительной технике, предназначено для измерения теплового радиоизлучения и может быть использовано в медицине, в таких областях как офтальмология, камбустиология, онкология, а также при исследовании физических свойств материалов и сред.
При лабораторных и медикобиологических исследованиях с помощью радиометров инфракрасного излучения стоит задача повышения точности измерений, в том числе, за счет наиболее полного съема температурной информации с желаемого участка исследуемого объекта и возможности периодического измерения температуры одного и того же объекта исследований. Решить эту задачу можно путем использования приспособлений, позволяющих фиксировать прибор на один и тот же участок объекта и/или проводить измерения на одном и том же расстоянии до объекта.
Известен радиометр, в котором для снижения влияния температуры окружающей среды на измеряемый параметр используют визирные трубы, непосредственно подведенные к исследуемому объекту и оптически связанные с через входное окно в корпусе с входным устройством радиометра - с его оптической системой (например. Измерение температур в технике. Справочник. Ф.Линевег., М. Металлургия, 1980 г.).
Недостатком этого радиометра является нецелесообразность его использования при неконтактных измерениях при лабораторных исследованиях различных материалов и сред, а также при проведении измерений температуры различных участков тела человека при некоторых заболеваниях.
Использование заявляемого радиометра позволяет получить технический результат, выражающийся в повышении удобства эксплуатации радиометра, в возможности проводить измерения температуры различных объектов и отдельных участков объектов неконтактным способом на фиксированных расстояниях.
Технический результат достигается путем введения в конструкцию радиометра средств, позволяющих фиксировать входное окно радиометра на определенном расстоянии, соответствующем угловому разрешению оптической системы.
Указанный технический результат достигается тем, что радиометр инфракрасного излучения, содержащий корпус с входным окном, оптически сопряженным с оптической системой, снабжен, по меньшей мере, двумя светодиодами, расположенными так, что формируемые ими световые потоки пересекаются в точке, лежащей на оптической оси оптической системы вне корпуса.
Целесообразно светодиоды установить с возможностью изменения их ориентации относительно оси оптической системы.
На чертеже представлен вариант входного узла радиометра.
Радиометр содержит корпус 1 с входным окном 2, оптически сопряженным с оптической системой 3, оптическая ось 4 которой проходит через центр окна 2. Для фиксации расстояния от исследуемого объекта до входного окна 2 используются светодиоды 5 и 6, расположенные так, что формируемые ими световые потоки пересекаются в точке А, лежащей на оптической оси 4 вне корпуса 1. Точка А является указателем расстояния, на которое необходимо отнести входное окно 2 радиометра от объекта исследования. Угол наклона формируемых светодиодами 5 и 6 световых потоков и, следовательно, положение точки А и расстояние от объекта до входного окна 2 определяется угловым разрешением оптической системы 3 и размером исследуемой поверхности объекта.
В зависимости от варианта крепления светодиодов 5 и 6 они или выполняют функцию целеуказателя или являются частью системы, фиксирующей положение точки А. Система фиксации положениея точки А может содержать помимо светодиодов другие элементы, например, отражатели (зеркала), оптически связанные с светодиодами 5 и 6.
Возможны различные варианты крепления светодиодов 5 и 6, причем выбор вариантов крепления определяется областью применения радиометра. В тех случаях, когда для проведения исследований допустимо измерение температуры без изменения расстояния от объекта до входного окна 2, светодиоды 5 и 6
можно жестко закрепить внутри корпуса 1 (см. прилагаемый чертеж) или на внешней стороне корпуса 1 (чертеж не приведен).
В ряде случаев в процессе измерений необходимо получить информацию о распределении температуры объекта с некоторой его поверхности. В этих случаях светодиоды 5 и 6 можно установить на внешней стороне корпуса 1 или внутри корпуса 1 с возможностью изменения положения точки А на оптической оси 4. При этом, изменяя ориентацию светодиодов 5 и 6 относительно оси оптической системы можно изменять расстояние от объекта до входного окна 2 и, следовательно, размер поверхности, с которой снимается информация.
В простейших вариантах радиометра светодиоды 5 и 6 установлены так, что их оптические оси наклонены под углом к оси 4, т.е. формируемые ими световые потоки совпадают с направлениями их оптических осей.
Радиометр с электронным целеуказателем имеет малые габариты и удобен в использовании.