ПИНЦЕТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ

Полезная модель относится к области медицинской техники, в частности к хирургическому инструментарию, и предназначена для выполнения оперативных вмешательств. В частности, рассматривается конструкция такого стоматологического инструмента, как пинцет микрохирургический.
Из предыдущего уровня техники известен стоматологический пинцет микрохирургический, который предназначен для удержания мягких тканей при ушивании раны. Данный пинцет также широко используется в челюстно-лицевой хирургии и проведении стоматологических оперативных вмешательств. Также данный инструмент часто используется для перехвата иглы перед повторным вколом в противоположную часть слизисто-надкостничного лоскута.
В качестве примера можно рассмотреть конструкцию пинцета, который содержит плоские бранши, связанные между собой с возможностью упругого смыкания свободных концов, выполненных в виде загнутых под углом по отношению к браншам захватных остроконечных губок с контактирующими между собой при смыкании бранш щечками (RU 2286751, A61F 9/007, А61В 17/30, опубл. 10.11.2006 г.).
Захватывать иглу иглодержателем нужно не очень далеко от ее острия. Если иглу фиксировать вблизи ушка, то затрудняется вкол, и игла легко может разогнуться. Но для перехвата иглы иглодержателем после выкола из ткани должен показаться достаточный по длине отрезок иглы. Поэтому приходится брать иглу где-то у середины. Если игла мала, а толщина прошиваемой ткани относительно велика, то передней половины иглы может не хватить, и на поверхности покажется только самый ее кончик. Ни в коем случае нельзя пытаться захватить его иглодержателем, чтобы извлечь иглу из ткани, так как острие микроиглы будет сразу же повреждено. Необходимо перенести иглодержатель назад, ближе к ушку и протолкнуть ее в канале вперед, повторяя это движение до тех пор, пока вышедшая из ткани часть иглы не станет доступной для безопасного захвата иглодержателем. Мы полагаем, что использовать для перехвата иглы микрохирургический пинцет, удерживаемый в левой руке оператора, нельзя, так как это быстро приводит к порче нежных зубцов ценного инструмента (ст. "Захватывать иглу иглодержателем", 13.08.2015, выложена на сайте "Данта-Дентал. Стоматология" компании "Данта-Дентал - стоматологическая клиника" в сети Интернет по адресу: http://danta-dental.com/operacii/zaxvatyvat-iglu-igloderzhatelem.html).
Таким образом, видно, что проведение такой операции с использованием иглы и пинцета требует опыта и практики и относится к операциям с повышенным манипулированием, что увеличивает время операции и может привести к травме окружающих операционное поле тканей.
Задача, на решение которой направлена заявленная модель, заключается в модификации микрохирургического пинцета, что улучшит эргономику при работе, сократит время операции и следовательно сроки реабилитации пациента.
Настоящая полезная модель направлена на достижение технического результата, заключающегося в расширении функциональных возможностей пинцета за счет придания ему дополнительной функции магнитного держателя иглы при несомкнутом положении губок.
Указанный технический результат достигается тем, что в пинцете микрохирургическом, содержащем бранши, связанные между собой с возможностью упругого смыкания свободных концов, выполненных в виде загнутых под углом по отношению к браншам захватных остроконечных губок, имеющих контактирующие между собой при смыкании бранш щечки, на одной из захватных остроконечных губок на внешней ее стороне по отношению к щечке закреплен магнитный элемент.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Настоящая полезная модель поясняется конкретным примером исполнения, который, однако, не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность достижения требуемого технического результата.
На фиг. 1 - общий вид пинцета микрохирургического;
фиг. 2 - вид на захватные остроконечные губки.
Согласно настоящей полезной модели рассматривается конструкция пинцета микрохирургического, позволяющего фиксировать иглу на одной из губок пинцета для обеспечения возможности перехвата иглы непосредственно в операционном поле.
Такой пинцет (фиг. 1) содержит плоские (и не только плоские, например, круглые в сечении) бранши 1 (выполнены из металла), которые с одного конца 2 связаны жестко между собой с возможностью упругого смыкания других свободных концов, которые выполнены в виде загнутых под углом по отношению к браншам захватных остроконечных губок 3, имеющих контактирующие между собой при смыкании бранш щечки.
Задача уменьшения манипуляций при проведении операций по перехвате иглы достигается путем изменения основной рабочей части инструмента, которая заключается в оснащении одной из губок пинцета с внешней стороны магнитным креплением для иглы. То есть, на одной из захватных остроконечных губок 3 на внешней ее стороне по отношению к щечке закрепляют магнитный элемент 4, который выполняет функцию магнитного держателя иглы.
2
3
2
14
5
2
17
В качестве магнитного элемента используют ферромагнетики, способные сохранять остаточную намагниченность после выключения внешнего магнитного поля. В качестве материалов для постоянных магнитов обычно служат железо, никель, кобальт, некоторые сплавы редкоземельных металлов (как, например, в неодимовых магнитах): бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты (имеют состав Ba/SrO·6 FеО и характеризуются высокой устойчивостью к размагничиванию в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью), магниты NdFeB (неодим-железо-бор): редкоземельные магниты, изготавливаемые прессованием или литьем из интерметаллида NdFeB, редкоземельные магниты SmCo (самарий-кобальт): изготавливаются методом порошковой металлургии из композиционного сплава SmCo/SmCo, магниты Альнико (российское название ЮНДК): изготавливаются на основе сплава Al-Ni-Co-Fe, и полимерные постоянные магниты (магнитопласты): изготавливаются из смеси магнитного порошка и связующей полимерной компоненты (например резины).
За счет такого исполнения пинцета перехват иглы можно будет осуществлять непосредственно в операционном поле. Игла после вкола и выкола с одной части лоскута, фиксируется на магнитном креплении, что позволяет оператору осуществить перехват иглы максимально точно и быстро для очередного вкола в противоположный лоскут. Данный инструмент также исключает риски травмирования иглой окружающих операционное поле тканей.
Настоящая полезная модель промышленно применима и может быть успешно применена для решения операционных задач в стоматологии. Улучшается эргономика при работе, сокращается время операции и следовательно сроки реабилитации пациента.