УСТРОЙСТВО ДЛЯ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ

УСТРОЙСТВО для БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ
Полезная модель относится к медицинской технике, в частности к рефлексотерапии и может быть использована в арсенале средств нетрадиционной медицины, использующих методы воздействия с помощью сверхслабых электромагнитных полей.
В последние годы распространение получили нелекарственные методы воздействия на организм человека, позволяющие повысить тонус организма, устранить патологию, и основанные на физиотерапевтических методах. Известны устройства, реализующие воздействие с помощью электромагнитных колебаний. При этом устройство позволяет определить спектр резонансных частот электромагнитного излучения биообъекта и воздействовать на последний электромагнитным полем с целью реабилитации в случае отклонения биорезонансных частот от нормы (а.с. СССР N 1581326 по кл. А 61 N 1/00 от 1990) (1). Устройство содержит несколько генераторов радиочастот, присоединенных к облучателю и осуществляющему воздействие на организм человека. Изменение излучения человека регистрируется приемником электромагнитных колебаний. К недостаткам устройства следует отнести необходимость применения источников излучений, отдельные параметры которых могут оказать отрицательное воздействие на органы, не подвергаемые лечебной процедуре.
Известны и другие методы диагностики и лечения человека, основанные на предельно низких по интенсивности воздействиях, а именно с привлечением методики Р.Фолля. При контроле состояния по измерению электропроводности биологически активных точек эта методика позволяет осуществлять воздействие гомеопатическими дозами физических факторов: электромагнитным излучением, светом, лазерной энергией, магнитным полем.Такие метоМПК6 А 61 Н 39/00 А 61 N 1/00
ды как электропунктура, лазеропунктура, светопунктура, сочетанное воздействие указанными факторами дает высокую степень эффективности при лечении различных патологий, а также с профилактической целью (2): Лупичев Н.Л. Электропунктурная диагностика, гомеотерапия и феномен дальнодействия. СП Альфа-Эко. 1990.
Среди методов, не использующих каких-либо воздействий от посторонних источников излучений привлекательным является метод коррекции собственных излучений человека (т.н. метод индумед-терапии. см.Вестник биофизической медицины.изд.СП СВЕНАС. Симферополь-Киев. N 1. 1992 стр.51) (3). Этот метод предусматриет преобразование собственных полей человека с помошью избирательных фильтров. При регулировании частоты пропускания фильтров происходит фильтрация собственных колебаний человека и очистка их от патогенных полей. Сигнал в преобразованном виде возвращается к пациенту и нормализует деятельность пораженного органа. Возможно также пользоваться классической схемой Р.Фолля. использующей перезапись информации о заболеваниит на носитель. В качестве реализации метода, использующего собственные частоты биологических объектов, может служить устройство, содержащее источник энергии, блок преобразования сигнала и приемник колебаний биологического объекта (см. Заявка на Европейский патент N О 533 585 . А 61 N 5/06. 1992) (4).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является прибор для ультратонкой резонансной терапии BICOM (см.источник (3) N 1. 1994. стр.53-57) (5). Это устройство, как указывается, не использует электромагнитных полей искусственного происхождения, и содержит приемник колебаний пациента, блок обработки принятого сигнала, включающий усилитель и фильтр, а также средства передачи обработанного сигнала к пациенту. Прибор имеет также систему этиологической диагностики и медикаментозного теста по методу Р.Фолля. Для повышения эффективности воздействия к прибору возможно подключать и колебательную информацию об аллергене, что позволяет повысить эффективность лечения.
2 -
Однако прибор (5) достаточно сложен, используемый в нем т.н. сепаратор не всегда оправдывает ожидания, т.к. клинические результаты, получаемые с помощью схемы не всегда превосходят результатов без упомянутого сепаратора.
Задачей изобретения является упрощение устройства при сохранении качества терапевтического воздействия. Технический результат состоит в решении указанной задачи на основе современной элементной базы и новой структурной схемы. Кроме того, конструкция заявляемого устройства обеспечивает работу комплекса разработок по нетрадионным методам (изобретение по заявке 94-009074, полезные модели 94-036733, 95-117546 и др.) в виде совмещаемых друг с другом узлов.
Технический результат обеспечивается тем, что устройство для биорезонансной терапии включает электроды, первый из которых подключен к последовательной цепи, содержащей приемник колебаний пациента, блок обработки принятого сигнала, включающий первый усилитель и фильтр, а также средства преобразования обработанного сигнала, подключенные ко второму электроду. В блок обработки принятого сигнала введены управляемый инвертор, средства регулирования коэффициента усиления первого усилителя, средства ступенчатого изменения полосы пропускания фильтра в диапазоне частот от 10 Гц до 10 КГц с числом поддиапазонов не менее десяти, ключ и временной блок. При этом приемник колебаний пациента представляет собой эмиттерный повторитель, к выходу которого подключен инвертор, средства преобразования обработанного сигнала выполнены в виде операционного усилителя, к выходу которого подключен второй электрод, ключ установлен между первым усилителем и фильтром, а его управляющий вход подключен к выходу временного блока.
Кроме того, вход управления временного блока может быть подключен к персональному компьютеру, а само устройство может содержать средства для подключения приспособлений для проведения этиологической диагностики и медикаментозного теста по методике Р.Фолля.
Q
На фигуре показана схема устройства.
Устройство для биорезонансной терапии содержит электрод А (П03.1), подключенный через входное устройство 2. представляющее собой эмиттерный повторитель, к инвертору 3.
Инвертор 3 подключен к усилителю 4 с управляемьм коэффициентом усиления, выход которого подключен к фильтру 5 со ступенчатым переключателем диапазонов частот. Временной блок 6, который может быть подключен к персональному компьютеру 7, управляет ключем 8. который подключен ко входу выходного усилителя 9. Выход усилителя которого подключен к электроду Б (поз.10).
Перед началом собственно процесса лечения проводят диагностику по методике Р.Фолля. подробно изложенную в (2), с использованием, например, устройства по заявке на изобретение N 94-009074/14. Выявляют патологию органов и заболевания, и соотносят их с зависимостью вид стадии (острая...аллергия. . .хроническая) - диапазон частот фильтра 5. В соответствующем диапазоне частот и проводят лечение.
В устройстве предполагается наличие не менее 10 (а их максимальное количество - 20) поддиапазонов по числу меридианов, группы которых можно определить как диапазон нижних частот : 10 Гц -1 КГц, диапазон средних частот : 1 КГц - 5 КГц, диапазон верхних частот : 5-10 КГц. При этом более низкая частота соответствует острой стадии заболевания, а более высокая - хронической стадии. Соответствующим образом устанавливают и диапазон фильтра, причем ступени могут выбираться как ручным образом (с помощью переключателя 11), так с помощью кода, устанавливаемого с помощью компьютера 7.
Далее, в зависимости от выявленной патологии по рекомендациям (Лихарев В.А., ОСНОВЫ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ, Методическое руководство, М., 1996, ) проводят терапию. Для этого электроды размещают либо в руках пациента (воздействие прибора распространяется на верхнюю половину тела), или на ногах пациента (воздействие - на нижнюю половину тела).
- 4 Работа устройства предусматривается в двух режимах: прямом и инвертированном, что регулируется переключателем 12 режима, входящего в состав инвертора 3. При прямом режиме сигнал подается на вход усилителя 4 с той же полярностью, которая генерируется на выходе входного устройства 2. В другом положении инвертора 3 полярность сигнала на выходе изменяется: полярность, а также фаза сигнала устанавливаются обратными от имеющихся на входе. Этот сигнал именуется как инвертированный. Следует пояснить, что под понятием сигнал в данном случае имеется в виду электрический сигнал, возникающий на выходе эмиттерного повторителя (входного устройстве 2), при наложении электрода А на руку или ногу пациента, а электрода Б на другую его руку или ногу.
Временной блок работает как в автоматическом, так и управляемом от компьютера 7 режиме. Ход процесса терапии контролируется устройством электропунктурной диагностики по методике Р.Фолля. В зависимости от результатов биорезонансной терапии в устройстве предусматривается как изменение коэффициента усиления усилителя 4 (с помощью, например, переменного резистора 13), так и регулирование полосы пропускания фильтра 5. Устройство также совместимо с устройством Биореп для энергоинформационного переноса медикаментов на носители (свидетельство на полезную модель N 1428). Выход устройства Биореп может быть подключен к электродам 1 или 2 устройства для биорезонансной терапии как для введения, так и сьема информации для перезаписи на носители, например, для назначения дополнительного медикаментозного лечения.
Схема функционирует следующим образом. Как уже отмечалось, сигнал возникает на входном устройстве 2, характеризующемся высоким входным импедансом (входная емкость 20 пф, сопротивление 10 Мом) в тот момент, когда электрод А присоединяется к телу пациента. По мере прохождения по тракту сигнал, при необходимости, инвертируется посредством инвертора 3, усиливается в усилителе 4. Коэффициент усиления усилителя 4 регулируется посредством переменного резистора 13 в диапазоне от 1 до 1000,
- 5 что соответственно определяет величину напряжения на входе фильтра 5.
Временной блок 6 определяет циклограмму работы ключа, а именно, он осуществляет подачу на вход усилителя 9 профильтрованного сигнала с выхода фильтра 5. Конкретные режимы для огромного спектра патологий описаны в сб. Теоретические и клинические аспекты биорезонансной и мультирезонансной терапии, II Международная конференция. Тезисы и доклады, ИМЕДИС, М., 1996.
Устройство расширяет арсенал средств, используемых при лечении различной патологии методами биорезонансной терапии, удовлетворяет условиям новизна и промышленная применимость, так как может быть воспроизведено по настоящему описанию с использованием стандартных радиокомпонентов. Так, в качестве, например, усилителей, могут быть использованы типовые микросхемы операционных усилителей. В качестве компьютера может быть применен любой компьютер стандартной конфигурации.
- 6 Форма