УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕСТАВРАЦИОННЫХ И РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Полезная модель относится к медицине, а именно к устройствам, используемым для изучения оптико-физических характеристик реставрационных и реконструкционных стоматологических материалов. Она может быть использована в процессе подбора реставрационных и реконструкционных материалов конкретному пациенту, при разработке данной категории материалов, а так же для тарировки компьютерных томографов.
Известно устройство предназначенное для изучения физических характеристик реставрационных и реконструкционных материалов, выполненное в виде пластикового планшета толщиной 0,5 см и размером сторон 15x15 см, на котором расположены 25 отверстий диаметром 1 см, (авторы Трифонов Б.В., Копытов А.А., Агапов Н.Н., Анисимова О.О. Использование чисел Хаунсфилда как характеристики реставрационных материалов // Эндодонтия today - 2011. - №1. - С.43-48).
Недостатком этого устройства является низкая достоверность определения оптико-физических свойств изучаемых образцов, обусловленная невозможностью придать поверхности исследуемых материалов кристаллической природы, вносимым в отверстия, единой геометрической формы. В результате ослабление сигнала, улавливаемое сенсором, и основанное на физическом процессе поглощения потока рентгеновского излучения образцами, изменяется за счет оптических процессов отражения и рассеивания. Различие анизотропных свойств каждого образца дает различную погрешность определения величины коэффициента линейного ослабления рентгеновского излучения.
Задача полезной модели направлена на устранение указанного недостатка.
Технический результат - повышение достоверности определения оптико-физических характеристик реставрационных и реконструкционных стоматологических материалов - достигается за счет обеспечения возможности придания единой геометрической формы исследуемым образцам, что позволяет учесть анизотропию и обеспечить единый подход к определению величины коэффициента линейного ослабления рентгеновского излучения, т.е. стандартизировать алгоритм проведения исследований.
Для решения поставленной задачи предложено устройство для изучения оптико-физических характеристик реставрационных и реконструкционных стоматологических материалов, выполненное в виде планшета размером 15×15 см, толщиной 0,5 см, на котором расположены 25 отверстий диаметром 1 см, которое, в отличие от прототипа, дополнительно содержит съемные пластины, выполненные с возможностью закрепления на планшете таким образом, чтобы часть площади просвета отверстий была закрыта с соблюдением условия равенства величины закрытой части во всех отверстиях.
Для удобства описания графические материалы, характеризующие настоящую полезную модель, иллюстрируют в упрощенной форме только главные элементы, которые необходимы для ее описания. Следовательно, предложенное устройство может включать в себя любой требуемый элемент, который не показан на чертежах. Кроме, того, размеры каждого элемента на чертежах точно не соответствуют размерам и соотношению этих размеров у фактических элементов.
На фигуре представлен один из возможных вариантов крепления съемных пластин к планшету.
Полезная модель представляет собой планшет 1 размером 15×15 см, толщиной 0.5 см, на котором расположены 25 отверстий 2 диаметром 1 см, съемные пластины 3 выполненные с возможностью закрепления на планшете 1 таким образом, чтобы площадь просвета отверстий 2, в которых формируются изучаемые образцы 4 реставрационных и реконструкционных стоматологических материалов, была закрыта с соблюдением условия равенства величины закрытой части во всех отверстиях.
Устройство используют следующим образом.
Закрепляют съемные пластины 3 на планшете 1 таким образом, чтобы площадь просвета отверстий 2, в которых формируются изучаемые образцы 4 реставрационных и реконструкционных стоматологических материалов, была закрыта с соблюдением условия равенства величины закрытой части во всех отверстиях. Один из возможных вариантов крепления съемной пластины 3 посредством болтов 5 через дополнительные отверстия 6 в планшете 1 представлен на фигуре.
Реставрационный или реконструкционный стоматологический материал 4 вносят двумя порциями. Первую порцию втирают в стенки отверстия 2 планшета 1, обеспечивая удержание материала 4 в объеме отверстия 2. Второй порцией формируют единым образом скат поверхности образца 4. После полимеризации образцов 4 съемные пластины 3 снимают. Планшет 1 укрепляют на подбороднике томографа. Томографическое исследование проводят стандартным образом. У образцов 4, в коронарном и аксиальных окнах мультиплоскостной реконструкции, определяют коэффициент линейного ослабления рентгеновского излучения, представляемый в виде гистограммы, изображающей зависимость изменения эмиссии на данном отрезке выделенной секущей, в условных единицах по шкале Хаусфилда. Единая геометрическая форма исследуемых образцов позволяет учесть анизотропию и обеспечить единый подход к определению оптико-физических характеристик.
С целью подбора реставрационного или реконструкционного стоматологического материала для конкретного пациента, определяют коэффициент линейного ослабления рентгеновского излучения характерный для эмали зуба пациента, и из перечня имеющихся стоматологических материалов одной цветовой гаммы выбирают тот, который наиболее анизотропичен оптическим свойствам эмали пациента. Долговечными считаются реставрации выполненные, по отношению к восстанавливаемым тканям, в одинаковой мере анизотропными материалами.
При разработке новых стоматологических материалов или дальнейшего улучшения их оптико-физических свойств, основываясь на полученных данных, можно делать вывод об изменении оптико-физических свойств изучаемых образцов стоматологических материалов в зависимости от изменения химического состава или концентраций ингридиентов.
В случае длительной эксплуатации компьютерного томографа возможно изменение состояния источника рентгеновского излучения 3-D аппарата, т.е. снижение точности результатов измерений. Для выявления возможной погрешности компьютерного томографа один из образцов 4 после проведения первого исследования оставляют в просвете отверстия 2 и затем используют в качестве контрольного благодаря тому, что его оптические характеристики не изменяются с течением времени. После проведения N-гo количества исследований, повторно определяют коэффициент линейного ослабления рентгеновского излучения контрольного образца и, в случае его изменения, во всех значениях рентгенологической плотности, полученных в процессе последующих исследований образцов, учитывают погрешность, соответствующую разнице между первичной и истинной рентгенологической плотностью контрольного образца, определенной при повторном измерении.
Таким образом, заявленный технический результат - повышение достоверности определения оптико-физических характеристик реставрационных и реконструкционных стоматологических материалов достигнут.