СПЕКТРОМЕТР ПОДВИЖНОСТИ ИОНОВ

4
-4
1. Спектрометр подвижности ионов, содержащий последовательно расположенные реакционную камеру с источником ионов, цилиндрический дрейфовый электрод, торцы которого металлизированы и связаны с источником дрейфового напряжения, и детектор ионов, при этом реакционная камера снабжена входным портом для ввода пробы анализируемого вещества в смеси с газом-носителем и выходным портом для вывода ионов во внутреннюю полость дрейфового электрода; между источником ионов и дрейфовым электродом в области упомянутого выходного порта размещен управляемый сеточный затвор, отличающийся тем, что дрейфовый электрод выполнен из материала с удельным электрическим сопротивлением, находящимся в диапазоне (0,3-2,0)·10Ом·м; источник ионов выполнен в виде источника ионов с коронным разрядом, которому придана форма сегмента полусферы с радиусом кривизны R, на внутренней поверхности которой, обращенной к дрейфовому электроду, размещены металлические острия, ориентированные по нормали к поверхности сегмента полусферы в направлении к оси дрейфового электрода, причем радиус кривизны на вершине острий не превышает 1·10мм, а управляемый сеточный затвор, которому придана форма сегмента полусферы с радиусом кривизны R, обращен своей внешней поверхностью к источнику ионов, при этом расстояние L между вершинами острий и управляемым сеточным затвором выбирается из условия L≤3 мм.
2. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что дрейфовый электрод выполнен в виде монолитной трубы.
3. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что дрейфовый электрод выполнен в виде совокупности механически соединенных друг с другом идентичных колец.
4. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала дрейфового электрода использованы окислы переходных металлов.
5. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала дрейфового электрода использован полупроводниковый феррит.
6. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что сегмент полусферы выполнен из металла.
7. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что острия размещены на сегменте полусферы в шахматном порядке.
8. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что длина острий выбирается в интервале 10-20 мм.
9. Спектрометр подвижности ионов по п.8, отличающийся тем, что расстояние между вершинами острий по дуге полусферы выбирается в интервале 4-10 мм.
10. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала острий используются сплавы на основе никеля, хрома и титана.
11. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала острий используются сплавы на основе никеля, хрома и титана, покрытые сверху иридием.
12. Спектрометр подвижности ионов по п.1, отличающийся тем, что в качестве материала острий используются сплавы на основе никеля, хрома и титана, покрытые сверху иттрием.