УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОБРАЗЦОВ КЕРНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДИФФУЗИОННО-АДСОРБЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

Настоящая полезная модель относится к лабораторному оборудованию, которое может быть использовано для определения диффузионно-адсорбционных параметров на образцах керна с целью петрофизического обеспечения метода собственных потенциалов.
В [SU 672593, Способ определения диффузионно-абсорбционной активности образцов горных пород, опубл. 05.07.79 г.] описан способ определения диффузионно-абсорбционных параметров образцов горной породы путем приготовления водных растворов хлористого натрия, одного -большей концентрации, соответствующей концентрации хлористого натрия в пластовой воде, и другого - меньшей концентрации, насыщения образца раствором большей концентрации. После того как насыщенный образец помещается между растворами и создается контакт образца с приготовленными растворами измеряют разность потенциалов растворов.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является изобретение [SU 672593, Способ определения диффузионно-абсорбционной активности образцов горных пород, опубл. 05.07.79 г.], где образцы предлагается помещать в ванночку с парафиновой перегородкой, разделяющую ее на две части, заполненные растворами различной концентрации. Недостатками данного технического решения являются то, что в лабораторной практике использование ванночки с парафиновой перегородкой является достаточно трудоемким процессом.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в разработке устройства для фиксации образцов керна при определении диффузионно-адсорбционных параметров.
Данная задача достигается применением устройства для фиксации образцов керна при определении диффузионно-адсорбционных параметров, состоит из двух стаканов с отводами, закрепленной на них резиновой манжеты и червячного хомута с ключом «бабочка», зажимающим образец керна в манжете, при этом внутренний диаметр отводов стаканов близок к диаметру цилиндрического образца керна. Внутренний диаметр резиновой манжеты выполнен с возможностью обеспечения плотного контакта с боковыми поверхностями образца керна и отводами стаканов. Толщина резиновой манжеты не менее 2 мм. Длина резиновой манжеты больше суммы длины исследуемого образца и размеров отводов.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является расширение арсенала технических средств, применяемых при определении диффузионно-адсорбционных параметров на образцах керна с целью петрофизического обеспечения метода собственных потенциалов.
Устройство представлено на фиг. 1 и 2.
Стаканы с отводами изготавливаются из химически нейтрального (по отношению к рабочим электролитам) вещества. Геометрические размеры стаканов определяются размерами электродов, используемых для измерения разности потенциалов. Внутренний диаметр отводов должен быть близок к диаметру цилиндрического образца керна, что обеспечивает максимальный контакт образца керна с приготовленными растворами. Стаканы должны устойчиво располагаться на горизонтальной поверхности.
Задача манжеты - обеспечивать герметичность, поэтому внутренний диаметр резиновой манжеты подирается так, чтобы при ее установке осуществлялся плотный контакт с боковыми поверхностями образца керна и отводами стаканов. Толщина резиновой манжеты должна быть не меньше 2 мм. Длина резиновой манжеты должна быть больше суммы длины исследуемого образца и размеров отводов, на которые манжета одевается.
Применение червячного хомута с ключом "бабочка" обеспечивает быстрый процесс дополнительного обжима образца керна манжетой и исключает процесс свободного дренирования растворов в пространстве между манжетой и боковой поверхностью образцом.
При использовании предложенного устройства для фиксации образцов керна в процессе определения диффузионно-адсорбционных параметров предполагается следующий порядок его приведение в рабочее состояние (процесс сборки):
1. Поместить в манжету насыщенный образец керна так, чтобы середина образца совпадала по положению с серединой манжеты;
2. Зажать образец керна в манжете червячным хомутом с ключом "бабочка";
3. Закрепить манжету с образцом керна на отводах пустых стаканов путем аккуратного ее натягивания;
4. Заполнить стаканы растворами и убедиться в герметичности закрепления манжеты на отводах стаканов.
При использовании предложенного устройства для фиксации образцов керна в процессе определения диффузионно-адсорбционных параметров предполагается следующий порядок его разборки:
1. Отобрать растворы из стаканов с помощью дозатора или химической груши;
2. Снять манжету с образцом керна с отводов пустых стаканов;
3. Ослабить прижим и снять червячный хомут с ключом "бабочка";
4. Достать образец из манжеты.
Преимущество данного устройства заключается в простоте и универсальности конструкции, позволяющей изготовить его для образцов керна и электродов разных размеров, а также обеспечить надежный контакт образца керна с приготовленными растворами при проведении анализа по определению диффузионно-адсорбционных параметров.