УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ФАЗ

Полезная модель относится к технике сверхвысоких частот и может использоваться в устройствах измерения фазовых характеристик.
Из уровня техники известны измерители разности фаз типа ФК2-14, ФК2-18, ФК2-33 (Измерения в электронике: Справочник / В.А.Кузнецов, В.А.Долгов, В.М.Коневских и др.; Под ред. В.А.Кузнецова. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - с328-331) в приборе используется схема двухканального супергетеродинного приемника с автоматической настройкой на частоту измеряемого сигнала, индикаторные устройства, стробоскопические смесители, задающий перестраиваемый генератор и формирователь-генератор стробирующих импульсов.
Недостатком известных измерителей является то, что они не могут измерять разность фаз четырехполюсников на частотах выше 12400 МГц.
Технический результат предлагаемого устройства направлен на расширение его функциональных возможностей, а именно увеличение диапазона частот измерений фазовых соотношений.
Технический результат достигается тем, что устройство для измерения разности фаз содержит два канала преобразования частоты и фазометр. Первый канал преобразования частоты содержит первый сверхвысокой частоты (СВЧ) генератор, первый делитель мощности, первый аттенюатор и первый смеситель. Второй канал преобразования частоты содержит второй СВЧ генератор, второй делитель мощности, второй аттенюатор и второй смеситель. Выход первого СВЧ генератора соединен с входом первого делителя мощности. Первый выход первого делителя мощности соединен с входом первого аттенюатора. Второй выход первого делителя мощности соединен со вторым входом второго смесителя. Выход первого аттенюатора
соединен с входом исследуемого четырехполюсника. Выход исследуемого четырехполюсника соединен с первым входом первого смесителя. Выход первого смесителя соединен с первым входом фазометра. В свою очередь выход второго СВЧ генератора соединен с входом второго делителя мощности. Первый выход второго делителя мощности соединен с входом второго аттенюатора. Второй выход второго делителя мощности соединен со вторым входом первого смесителя. Выход второго аттенюатора соединен с первым входом второго смесителя. Выход второго смесителя соединен со вторым входом фазометра.
В предлагаемом устройстве СВЧ сигнал, который, используется для измерения, преобразуется в более низкую частоту, на которой фазометром производится измерение характеристик.
На чертеже приведена блок схема устройство для измерения разности фаз.
Устройство для измерения разности фаз содержит два канала преобразования частоты измерительный и опорный. Первый канал преобразования частоты содержит первый СВЧ генератор 1, первый делитель мощности 2, первый аттенюатор 3, первый смеситель 4.
Первый СВЧ генератор 1 является источником СВЧ сигнала, на котором производится измерение характеристик исследуемого четырехполюсника 9.
Первый делитель мощности 2 предназначен для ответвления сигнала СВЧ в опорный канал преобразования частоты и получения опорного сигнала фазометра 10.
Первый аттенюатор 3 предназначен для выравнивания измерительного сигнала с опорным сигналом.
Первый смеситель 4 предназначен для получения сигнала разностной частоты измерительного канала.
Второй канал преобразования частоты содержит второй СВЧ генератор 5, второй делитель мощности 6, второй аттенюатор 7 и второй смеситель 8.
Второй СВЧ генератор 5 является источником сигнала гетеродина первого 4 и второго 8 смесителей.
Второй делитель мощности 6 предназначен для разделения сигналов второго СВЧ генератора 5 между первым 4 и вторым 8 смесителями.
Второй аттенюатор 7 предназначен для выравнивания уровня сигнала первого смесителя 4 с уровнем сигнала гетеродина второго смесителя 8.
Фазометр 10 предназначен для измерения фазовых характеристик исследуемого четырехполюсника 9.
Выход первого СВЧ генератора 1 соединен с входом первого делителя мощности 2. Первый выход первого делителя мощности 2 соединен с входом первого аттенюатора. Второй выход первого делителя мощности 2 соединен со вторым входом второго смесителя 8. Выход первого аттенюатора 3 соединен с входом исследуемого четырехполюсника 9. Выход исследуемого четырехполюсника 9 соединен с первым входом первого смесителя 4. Выход первого смесителя 4 соединен с первым входом фазометра 10.
В свою очередь выход второго СВЧ генератора 5 соединен с входом второго делителя мощности 6. Первый выход второго делителя мощности 6 соединен с входом второго аттенюатора 7. Второй выход второго делителя мощности 6 соединен со вторым входом первого смесителя 4. Выход второго аттенюатора 7 соединен с первым входом второго смесителя 8. Выход второго смесителя 8 соединен со вторым входом фазометра 10.
Устройство для измерения разности фаз работает следующим образом.
Первый СВЧ генератор 1 генерирует сигнал, на котором производится измерение характеристик исследуемого четырехполюсника 9, сигнал через первый делитель мощности 1 и первый аттенюатор 3 поступает на исследуемый четырехполюсник 9, часть сигнала с первого делителя 2 ответвляется и поступает на второй смеситель 8. С выхода исследуемого
четырехполюсника 9 сигнал поступает на первый смеситель 4 на второй вход, которого одновременно поступает сигнал со второго СВЧ генератора 5 через второй делитель мощности 6. С выхода первого смесителя 4 сигнал разностной частоты первого 1 и второго 5 СВЧ генераторов поступает в измерительный канал фазометра 10.
Второй СВЧ генератор 5 генерирует сигнал частотой отличной от частоты первого СВЧ генератора 1 на величину равную частоте работы фазометра 10. Далее сигнал через второй делитель мощности 6 и второй аттенюатор 7 поступает на первый вход второго смесителя 8. На второй вход второго смесителя 8 одновременно поступает сигнал первого СВЧ генератора 1 через делитель мощности 2. С выхода второго смесителя 8 сигнал разностной частоты, равной разности частот первого 1 и второго 5 СВЧ генераторов поступает в опорный канал фазометра 10.
Фазометром 10 производится измерение фазы измерительного сигнала относительно опорного.
Использование устройства для измерения разности фаз позволяет производить измерения фазовых характеристик четырехполисников на частотах превышающих рабочий диапазон фазометра.