ГИДРОМАССАЖЕР "ЭЛИТА"

ГИДРОМАССА1ЁР ЭЛЙТА
Полезная модель относится к медтехнике,а именно к гидромассажёрам, применяемым для лечебного и косметического массажа.
Известно устройство гидромассажа /Л1/, содержащее линию подвода жидкости и массажную насадку.
Недостатки этого решения-ограниченная область применения и невысокая эффективность.
Известно также устройство /Л2/,содержащее массажную насадку, средство фиксации и устройство подачи жидкости.
Данному решению присущи недостатки устройства /Л1/.
Недостатки известных решений устраняет предложенная полезная модель.
Это достигается тем,что в гидромассажере,содержащем массажную насадку,средстве её фиксации и устройство подвода жидкости массажная насадка выполнена в форме полых очков снабжённых перфорационными отверстиями со стороны лица пациента,с возможностью направления массажирующих струй жидкосши например,воды,на поверхн ность глазного яблока,надбровий,верхних и нижних век,а в линии подвода жидкости установлен импульсатор.
Гидромассажёр отличается тем,что в линии подвода жидкости установлен активатор,например смеситель фитопрепаратов.
Сущность полезной модели гидромассажёра заключается в том,что выполнение массажной насадки в форме полых очков,снабжённых перфорационными отверстиями и импульсатором потока жидкости обеспечиват формирование импульсных струй жидкости направленных нормально по верхности глазного яблока,надбровий,верхних и нижних век.
Установка в линии подвода жидкости активатора,например, смесителя фитопрепаратов,обеспечивает повышение лечебного и косметического эффекта массажа.
Совокупность заявленных признаков гидромассажёра обеспечивает сочетание глубокой релаксации мышц глазного яблока,надбровий ,
МПК A6IH 9/00
верхних и нижних век,обеспечивает сочетание глубокой релаксации мышц,улучшение локального кровотока и трофики мышц.
Кроме того,импульсное воздействие струй жидкости на рефлексогенные зоны,размещённые в этой части лица,обеспечивает эффективное воздействие на организм в целом.Регулировка силы и скважности импульсов позволяет подобрать оптимальный для каждого пациента режим массажа.
Эмоциональное восприятие необычайного-импульсного массажа чувствительных зон лица,повышает эффективность массажа ароматизированными,насыщенными активными ингредиентами и солями струями жидкости,имитирующими ,например,воздействие морской волны,но легко регулируемое по мощности воздействия на кожный покров и рецепторы.
На рис.1 приведён общий вид гидромассажёра и показаны основные его элементы:
Приняты обозначения: 1-дуги очков; 2-уассажная насадка для формирования струй; 3-массажирующие струи; 4-линия подачи жидкости к прибору /массажёру/:, 5-герметичные гидравлические разъёмы /штеккеры/; 6-импульсатор; 7-активатор ;8 общий коллектор жидкости,например,линия смесителя в ванной комнате.
Используют гидромассажёр следующим образом:
Перед применением активатор заполняют морской солью яли отваром трав.
Дуги очков I фиксируют за ушами пациента удобно размещённого в ванне. С помощью разъёмов 5 коллектор гидромассажёра 4 ,импульсатора 6 и активатора соединяют с линией подвода /общим коллектором/ жидкости 8.
После этого с помощью регулятора напора жидкости,встроенного в импульсатор 6, подбирают оптимальный по чувствительности пациента напор жидкости и скважность импульсов.
Время первой лечебно-косметической процедуры выбирают порядка 5 минут.
В зависимости от состояния здоровья пациента,его воз раста,сопутствующих заболеваний время массажной процедуры устанавливают от 10 до 15 мин.
Число лечебно-оздоровительных процедур назначается лечащим врачём и составляет от 7 до 15.
При использовании прибора в домашних условиях,практически здоровыми людьми /например,для снятия усталости,улучшения общего вида,сна и т.д./следует предварительно посоветоваться с лечащим врачём,косметологом или опытным массажистом.
Врач должен назначить оптимальный для Вас план массажа, число сеансов массажа,подобрать активные ингредиенты,назнач чить температуру жидкости ,её предельное давление и скваж ность импульсов ,
Гидромассажёр может быть применён в условиях стационара или санаторияJв схеме комплексного лечения с использованием минеральных ванн.
В этом случае целесообразно использовать имеющееся в санатории устройство подготовки бальнеопроцедур,,например,аналогично процедурам орощения полости рта.
Активатор жидкосии,импульсаторы в этом случае также могут быть применены групповые,на группу массажных кабинок.
Прибор может быть изготовлен из широко известных и применяемых узлов и материалов.
Массажные насадки могут быть изготовлены методом литья под давлением из полимерны материалов-полшпропилена,полистирола, винипласта и т.д.
Дуги очков также могут быть отлиты из полимерных материллов как одно целое с массажной насадкой,что снизит затраты и повысит технологичность гидромассажёра.
Герметичные разъёмы также можно использовать общепромышленные .
Коллектора подачи жидкости к приборам и линии подвода жидкости ,в случае автономной установки гидромассажеров,могут быть выполнены,например,из полипропиленовых труб.
Импульсаторы и регуляторы давления жидкости могут быть использованы серийные,широко применяемы в гидроавтоматике и сантехнических устройствах разного типа.
Экспериментальная проверка гидромассажёра показала,что усталость мцшц лица,мышечные боли и даже онеменение мышц лица в значительной мере снимаются при воздействии струй жидкости гидромассажёра в течении нескольких минув.Этот мощный импульсный раядражитель /с регулируемым в зависимости от ощущений клиента/интенсив ностью воздействия усиливает микроциркуляцию,активизирует лимфои кровообращение,разглаживает морщины,расслабляет и успокаивает
Систематическое применение гидромассажёра оказывает лечебное воздействие,в том числе при атрофии мыщц и параличах.
Промышленная применимость полезной модели япределяется тем,«гчто массажный прибор- может быть использован как для больных /парезы, параличи/, так и для практически здоровых людей с хронической усталостьюуПри стресах,переутомлении и т.д.
Учитывая,что до 40% детей и взрослых в той или иной мере страдают различными видами паталогии мышц лица и глаз,а также нервной и сердечено-сосудистых систем /в т.ч вегето-сосудистой дистонией/,а также простоту в применении прибора,можно утверждать, что гидромассажёр найдёт широкое применение.
Промышленный выпуск ГИДРОМАССА1ЁРА ЭЛИТА организуется Медрегиональной Ассоциацией Лицей спорта /Барнаул/ совместно с А/О ПОЛИЭКС /Бийск/ . Использование и реализация гидромассажёров будут осуществляться через лечучрежДения,аптечную и торговую сеть / в т.ч. через фирму СИБИНТОРГ /.
Генеральный директор МА Лицей спорта , один из авторов разработки
В.П. Храмцов
15.06.1998 г.