РЕФЛЕКТОМЕТР

Полезная модель относится к приборам измерения отражений электромагнитной энергии в системах СВЧ, в частности, в трактах антенно-фидерных устройств (АФУ) беспилотных летательных аппаратов (ЛА).
Параметры отражения АФУ - модуль коэффициента отражения - можно измерять с помощью рефлектометра (датчика модуля коэффициента отражения). Основным элементом датчика служит двунаправленный ответвитель, позволяющий выделять и раздельно измерять значения напряжений падающей и отраженной волн (см. А.Г.Эпштейн, Измерительная аппаратура сверхвысоких частот, издательство «Судостроение», Л, 1965).
В качестве прототипа выбран датчик модуля коэффициента отражения, включающий микрополосковый двунаправленный ответвитель с электромагнитной боковой связью, выполненный на микрополосковой плате, при этом к свободным концам ответвлений (где нет нагрузок) подключены аналоговые индикаторы. Этот рефлектометр описан в патенте RU 80709 U1 с приоритетом от 08.09.2008 г.
Недостатком данного устройства является то, что он выдает сигналы в аналоговой системе, обработка которых происходит вручную, это вносит субъективные погрешности оператором, а также процесс обработки довольно длителен.
Задачей полезной модели является удобство обработки информации.
получение высокой точности и быстродействие обработки информации.
Поставленная задача решается тем, что в предложенном устройстве, включающем микрополосковый двунаправленный ответвитель с электромагнитной боковой связью, выполненный на микрополосковой плате, к свободным концам ответвлений (где нет нагрузок) подключены амплитудные детекторы, преобразующие высокочастотные сигналы в постоянный ток, который передается на цифровой преобразователь, где он автоматически преобразуется в дискретные в виде чисел сигналы.
С помощью этого рефлектометра достигается выполнение поставленной задачи.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где изображена схема предложенной полезной модели. На чертеже показаны: 1 - микрополосковая печатная плата, 2 - основная линия передачи, 3 и 4 - двунаправленные ответвители, 5 и 6 - амплитудные детекторные секции, 7 - низкочастотная плата с цифровым преобразователем 8, переводящем аналоговый сигнал в дискретные сигналы в виде чисел. X1 и Х2 вход и выход на ВЧ плате, Х3 - выход с цифрового преобразователя.
Высокочастотные сигналы, поступающие в основную линию передачи 2, наводят напряжения в ответвителях 3 и 4, которые преобразуются в амплитудных детекторных секциях 5 и 6 в аналоговые сигналы. С амплитудных детекторных секций ток поступает в числовой преобразователь 8, где преобразуется в дискретные сигналы в виде чисел.
Таким образом, представленный датчик модуля коэффициента отражения выполняет поставленные задачи - получение высокоточной, объективной информации с высоким быстродействием получения ее.