ЭЛЕКТРОАППЛИКАТОР

Полезная модель относится к медицинской технике и может применяться для проведения физиотерапевтических процедур и изучения воздействия физических факторов на организм человека, животных и лекарственные вещества природного и синтетического происхождения.
Известно устройство для физиотерапии по патенту РФ на изобретение №2495686, МПК A61N 1/02 опубл. 20.10.2013 г.
Устройство содержит два электрода, установленных в полостях диэлектрических чашеобразных корпусов, подключенных к УВЧ-аппарату, каждый корпус которого снабжен дополнительным сетчатым электродом из графитизированной электропроводной ткани с примыкающей к нему прокладкой, пропитанной лекарственным веществом. Сетчатый электрод соответствует по форме и размерам основному электроду, установлен параллельно основному электроду, отделен от него диэлектрической прокладкой и подключен к источнику постоянного тока. На наружной поверхности каждого из корпусов, на равнозначном расстоянии друг от друга выполнены приливы со сквозными отверстиями для гибких световодов в количестве от 4 до 10 штук, собранных в общий кабель и подсоединенных к лазерному источнику света с возможностью освечивания опухоли с обеих сторон лазерным излучением. Использование изобретения позволит расширить физиотерапевтические функции устройств для УВЧ-гипетермии.
Недостатки сложность конструкции.
Известно Устройство для физиотерапии по патенту РФ на изобретение РФ №2210395, МПК A61N 1/36, опубл. 20.08.2003 г.
Устройство предназначено для действия трех физиотерапевтических процедур: дозированной локальной гипертермии, электрофореза и электростимуляции. Устройство для физиотерапии содержит блок питания, блок подключения как минимум одного электрода, управляемый генератор тока, соединенный через блок токовой отсечки с блоком питания. Устройство содержит блок контроля и защиты по току, блок индикации тока и индикатор аварии по току. Устройство снабжено узлом таймера, узлом управления нагревом и блоком управления запуском процедуры. Управляемый генератор тока соединен с задатчиком формы и уровня тока, через реле аварийного отключения - с блоком подключения электрода и через блок измерения тока - с блоком контроля и защиты по току и с блоком индикации тока. Блок контроля и защиты по току соединен с индикатором аварии по току, с блоком токовой отсечки с блоком управления запуском процедуры, с реле аварийного отключения и с задатчиком формы и уровня тока, который соединен с блоком управления запуском процедуры. Узел таймера выполнен в виде собственно таймера, соединенного с блоком индикации, с блоком сравнения и с блоком управления запуском процедуры. Блок сравнения соединен с задатчиком времени процедуры и блоком управления запуском процедуры. Узел управления нагревом содержит задатчик температуры, блок контроля и защиты по температуре, регулятор, запитываемый от блока питания, реле аварийного отключения, блок измерений, индикатор аварии по температуре и блок индикации температуры. Задатчик температуры соединен с блоком управления запуском процедуры, с блоком контроля и защиты по температуре и с регулятором. Блок измерений соединен с блоком подключения электрода, с блоком индикации температуры, регулятором и с блоком контроля и защиты по температуре, который соединен с индикатором аварии по температуре, с реле аварийного отключения и с блоком управления запуском процедуры. Регулятор дополнительно соединен с реле аварийного отключения, которое связано с блоком подключения электродов. Устройство позволяет проводить одновременно гипертермию, стимуляцию, электрофорез.
Недостатки сложность конструкции.
Известен электрод по патенту РФ на изобретение №2144344, МПК A61H 23.02, опубл. 20.01.2000 г.
Устройство состоит из соединенных арматурой в виде дугообразной рамки вибратора и стимулятора с источником магнитного поля и инъектором лекарственного вещества с электродом для проведения электрофореза и баллончиком с трубкой для подачи лекарственного вещества. Вибратор установлен на рамке через виброшток и может перемещаться вдоль ее концевых частей, на свободной концевой части рамки закрепляются дополнительные средства интенсификации лечебных процедур. Устройство позволяет варьировать направленностью магнитного поля при охватывающем воздействии на больной орган, подавать лекарственное вещество и проводить лекарственный электрофорез.
Недостатки узкоспециализированное назначение электрода.
Известен электрод по патенту РФ на изобретение №2465025, МПК A61N 5/06,опубл. 27.10.2012 г.
Устройство содержит соосные цилиндрические протяженные расположенные друг в друге в направлении от центральной продольной оси к периферии световод с ядром, оптическую, защитную оболочки, трубку-катетер и вторую трубку. Световод имеет выводы на источники электромагнитного излучения и оптические окна. Последние расположены вблизи дистального конца световода, занимая на нем область, соразмерную области повреждения спинного мозга и ограниченную ей. Трубка-катетер имеет вывод на источник электрических сигналов и электрод. Вторая трубка расположена соосно трубке-катетеру, выполнена с возможностью телескопического раздвижения указанных трубок и входа в нее трубки-катетера со световодом и имеет вывод на источник электрических сигналов и электрод. Оптические окна сформированы в виде периодически повторяющихся вдоль световода участков, не занятых защитной и оптической оболочками и покрытых оптическим просветляющим покрытием с возможностью пропускания электромагнитного излучения инфракрасного, красного, зеленого и синего диапазонов длин волн. Для осуществления способа устанавливают в эпидуральное пространство на твердую спинномозговую оболочку заявляемое устройство.
Недостатки узкоспециализированное назначение электрода.
Известен электрод по патенту РФ на изобретение №2283146, МПК A61N 7/00,опубл. 10.09.2006 г.
Устройство для ультразвуковой терапии содержит высокочастотный генератор электрических сигналов, регулятор выходной мощности, импульсный модулятор и преобразователь, выполненный в виде пьезокристаллической пластины, имеющей электроды с обеих сторон, при этом пьезокристаллическая пластина установлена жестко на подложке, под углом к ее плоскости, пространство между ними заполнено компаундом, а наружная сторона подложки является рабочей поверхностью, выполненной с возможностью контакта с зонами поверхности тела человека. Высокочастотный генератор подключен через управляемый низкочастотный импульсный модулятор к регулятору выходной мощности, выполненному в виде аттенюатора, соединенного с электродами.
Недостатки использование только воздействия ультразвуком.
Известен электрод по патенту РФ на изобретение №2210399, МПК A61N 1/40,опубл. 20.08.2003 г.
Аппарат для физиотерапии, совмещает действие трех физиотерапевтических процедур: дозированной локальной гипертермии, электрофореза и электростимуляции. Устройство для физиотерапии содержит блок питания, блок подключения как минимум одного электрода, управляемый генератор тока, соединенный через блок токовой отсечки с блоком питания.
Недостатки сложность конструкции и высокая стоимость прибора. Известен электрод по патенту РФ на изобретение №2376958, МПК A61P 9/00,опубл. 27.12.2009 г.
Инструмент содержит две бранши, одними концами связанные между собой и с рукояткой, выполненной с возможностью углового поворота бранш друг относительно друга. Другие концы бранш снабжены электродами с охватывающим со стороны свободного конца каждого электрода гидрофильным материалом. Каждый из электродов с гидрофильным материалом размещен в полимерной изоляционной трубке, которая одним концом закреплена на бранше, а другой конец трубки имеет отверстие и выполнен с возможностью выдавливания через отверстие гидрофильного материала с образованием рабочей части электрода. Применение данного инструмента позволит повысить эффективность проводимого лечения за счет локального воздействия рабочей части электрода на малую площадь с криволинейной поверхностью в стесненном, углубленном пространстве.
Недостатки узкоспециализированное применение.
Известен медицинский электрод по патенту РФ на полезную модель №64912, МПК A61N 1/04, опубл. 27.07.2007 г., прототип.
Этот медицинский электрод содержит контактный элемент в виде пластины из пористого материала, связанный с токоподводящим элементом, дополнительные контактные элементы игольчатой формы из электропроводного материала, установленные в контактном элементе перпендикулярно его рабочей поверхности, отличающийся тем, что токоподводящий элемент выполнен в виде пластины, закрепленной на нерабочей поверхности контактного элемента, а нерабочие концы дополнительных контактных элементов контактируют с токоподводящим элементом.
Признаки общие у предложенного технического решения и прототипа: наличие, по меньшей мере, одного контактного элемента в виде пластины из диэлектрического материала, связанный с токоподводящим элементом, контактные электроды игольчатой формы из электропроводного материала, установленные в пластине перпендикулярно ее рабочей поверхности, при этом токоподводящий элемент выполнен в виде электропроводной пластины, закрепленной на нерабочей поверхности контактного элемента, а нерабочие концы контактных элементов контактируют с токоподводящим элементом.
Недостаток: использование для физиотерапевтического воздействия только электростимуляции.
Задачей создания данной полезной модели - является повышение качества проведения лечения и его эффективности.
Техническим результатом, достигнутым при реализации полезной модели является обеспечение одновременного воздействия на организм пациента разными видами терапевтического воздействия.
Решение указанных задач достигнуто в электроаппликаторе, содержащем, по меньшей мере, один блок электродов в виде пластины из диэлектрического материала, связанной с токоподводящим элементом, контактные электроды цилиндрической формы из электропроводного материала, установленные в основной пластине перпендикулярно ее рабочей поверхности, при этом токоподводящий элемент выполнен в виде электропроводной пластины, закрепленной на нерабочей поверхности контактного блока, а нерабочие концы контактных электродов контактируют с токоподводящим элементом, тем, что между контактными электродами установлен, по меньшей мере, один источник физиотерапевтического воздействия. Электроаппликатор может содержать не менее двух блоков электродов. Блоки электродов могут быть соединены между собой механическими соединениями. Блоки электродов могут быть соединены между собой в виде двухмерного конструктора. Механические соединения блоков может быть выполнены замком типа «ласточкин хвост». В блоках электродов могут быть выполнены сквозные отверстия, а механические соединения блоков электродов выполнено разрезными пружинными кольцами, пропущенными в эти отверстия. В блоках электродов могут быть выполнены сквозные отверстия, а механические соединения блоков электродов выполнено скобами «П»-образной формы, пропущенными в эти отверстия. Механические соединения блоков электродов может быть выполнено замком-липучкой. Механическое соединение блоков электродов может быть выполнено постоянными магнитами. Контактные электроды могут быть выполнены с коническими наконечниками на рабочих торцах. Контактные электроды могут быть выполнены со cкруглениями на рабочих торцах. На конических наконечниках могут быть выполнены cкругления при вершине. На нерабочей поверхности электроаппликатора может быть выполнена ручка. В качестве источника физиотерапевтического воздействия могут быть применены постоянные магниты. В качестве источника физиотерапевтического воздействия могут быть применены электромагниты, имеющие возможность создавать импульсное магнитное поле. В качестве источника физиотерапевтического воздействия могут быть применены микровибраторы. В качестве источника физиотерапевтического воздействия могут быть применены источники света. Источники света могут быть закрыты светопрозрачным оптическим окном. Светопрозрачное оптическое окно может быть выполнено цветным. Светопрозрачное оптическое окно может быть выполнено рассеивающим свет. В качестве источников света могут быть применены лампы накаливания. В качестве источников света могут быть применены светодиодные лампы. В качестве источника физиотерапевтического воздействия могут быть применены источники лазерного излучения.
Сущность полезной модели поясняется на чертежах фиг.1…37, где:
- на фиг.1 приведен блок электродов в разрезе,
- на фиг. 2 приведен блок электродов вид сверху,
- на фиг. 3 приведен вид блока электродов в форме щетки;
- на фиг. 4 приведен блок электродов в виде щетки в разрезе;
- на фиг. 5 приведены два блока - электрода в форме щетки;
- на фиг. 6 - приведено соединение двух блоков электродов,
- на фиг. 7 приведено соединение нескольких блоков электродов в виде двухмерного (плоского) конструктора, собранное из блоков электродов прямоугольной формы,
- на фиг. 8 приведено соединение нескольких блоков электродов в виде двухмерного (плоского) конструктора, собранного из блоков эллипсной формы,
- на фиг. 9 приведен чертеж контактного элемента с плоским торцом,
- на фиг. 10 приведен чертеж контактного элемента с коническиимн наконечником на торце,
- на фиг. 11 приведен чертеж контактного элемента, имеющего скругление на торце,
- на фиг. 12 приведен чертеж контактного элемента с коническим наконечником на торце и округлением конического элемента,
- на фиг. 13 приведен вид соединения блоков электродов липучкой,
- на фиг. 14 приведен разрез B-B,
- на фиг. 15 приведен блок электродов с применением постоянных магнитов, имеющий соединение типа «ласточкин хвост» и с применением ручки,
- на фиг. 16 приведено соединение блоков электродов при помощи разрезного пружинного кольца,
- на фиг. 17 приведено соединение блоков электродов при помощи скобы «П»-образной формы,
- на фиг. 18 приведено соединение блоков электродов при помощи клея,
- на фиг. 19 приведен вид блока электродов с применением электромагнитов,
- на фиг. 20 приведен разрез C-C,
- на фиг. 21 приведен блок электродов, в котором применены микровибраторы,
- на фиг. 22 приведен разрез D-D аппликатора, в котором применен замок типа «ласточкин хвост»,
- на фиг. 23 приведен блок электродов с применением источника света в виде ламп накаливания,
- на фиг. 24 приведен блок электродов, разрез E-E, последовательное соединение ламп накаливания.
- на фиг. 25 приведен блок электродов, разрез E-E, параллельное соединение ламп накаливания.
- на фиг. 26 приведен блок электродов, разрез F-F, последовательное соединение ламп накаливания.
- на фиг. 27 приведен блок электродов, разрез F-F, параллельное соединение ламп накаливания с применением светопрозрачного окна,
- на фиг. 28 приведен вид аппликатора с применением источников света в виде светодиодов,
- на фиг. 29 приведен вид аппликатора с применением источников света в виде светодиодов,
- на фиг. 30 приведена первая схема подключения светодиодов,
-на фиг. 31 приведена вторая схема включения светодиодов,
- на фиг. 32 приведена конструкция светодиода,
- на фиг. 33 приведен аппликатор с применением источников света в виде лазерных излучателей,
- на фиг. 34 приведен аппликатор с применением источника света в виде оптических волокон, соединенных с блоком накачки,
- на фиг. 35 приведен аппликатор с применением источника света в виде оптических волокон, соединяющих блок накачки с микрочип-лазерами,
- на фиг. 36 приведена схема подключения электроаппликаторов к блоку питания,
- на фиг. 37 приведена схема лечения электроаппликаторм опорно-двигательного аппарата.
Электроаппликатор (фиг. 1…37) содержит, по меньшей мере, один блок электродов 1 в виде пластины 2, выполненной из диэлектрического или токопроводящего материала, токоподводящего элемента 3, закрепленного на пластине 2 и контактных электродов 4 цилиндрической (игольчатой формы) из электропроводного материала, которые одним торцом соединены с токоподводящим элементом 3 (фиг. 1 и 2), а другой торец является рабочим.. Токоподводящий элемент 3 может быть выполнен в виде электропроводной пластины, или электропроводной сетки или фольги. Токоподводящий элемент 3 закрыт изоляционным покрытием 5. В качестве изоляционного покрытия 5 может быть использован слой краски, лаки, ткань, резина прикрепленная к токоподводящему элементу 3 для его изоляции. Изоляционное покрытие 5 должно удовлетворять требованиям гигиенической безопасности.
К токоподводящему элементу 3 присоединен электрический провод 6, другой конец которого соединен с источником тока.
Пластина 2 может быть выполнена любой формы. На фиг. 3-5 приведен вариант исполнения пластины 2 в форме щетки.
Отличительной особенностью является применение в качестве альтернативного варианта нескольких (не менее двух) блоков электродов 1 (фиг. 6) и их механическое соединение при помощи соединений 8 (фиг. 6…8). При этом соединение блоков электродов 1 может быть выполнено в виде двухмерного (плоского) конструктора (фиг. 8).
Пластины 2 могут иметь любую форму (прямоугольник, овал и т.д) и соединены между собой любым способом, некоторые из которых приведены далее в описании.
Контактный электрод 4 выполнен в виде цилиндра 9 (фиг. 9). Возможно выполнение на торце 10 цилиндра 9 конического наконечника 11 (фиг. 10). Возможно применение скругления 12 на торце 10 (фиг. 11) или на коническом наконечнике 11. (фиг. 12). Скругления 12 предназначены для того, чтобы предотвратить нарушение кожного покрова пациента.
Соединения 8 могут быть выполнены в виде липучки 13 (фиг. 13 и 14), в виде замка типа «ласточкин хвост» 14, который выполнен на гранях 15 блоков электродов 1 (фиг. 15), в виде отверстий 16 в пластинах 2, в эти отверстия установлены разрезные пружинные кольца 17 (фиг. 16) или скобы «П»-образной формы 18 (фиг. 17). Возможно выполнение соединения 8 клеем 19 (фиг. 18), также возможны и другие способы.
На пластинах 2 установлен, как упоминалось ранее, по меньшей мере, один источник терапевтического воздействия 7. При этом возможны несколько вариантов исполнения источника терапевтического воздействия 7. Наиболее предпочтительный вариант установки источников терапевтического воздействия в центре блока электродов 1. В некоторых случаях в центральной части токоподводящем элементе 3 может быть выполнено окно для установки источника терапевтического воздействия 7.
На пластине 2 может быть закреплена ручка 20 (фиг. 15,
На пластинах 2 в качестве источников терапевтического воздействия 7 могут быть установлены постоянные магниты 21 (фиг. 15). Постоянные магниты 21 могут быть торцами 22 прикреплены (например, приклеены) к пластине 2.
На пластине 2 могут быть установлены электромагниты 23 (фиг. 19 и 20), содержащие сердечники 24 и обмотки возбуждения 25. Электромагниты 23 в отличие от постоянных магнитов 15 могут генерировать импульсное магнитное поле (источник тока на фиг. 1…37 не показан). Обмотки возбуждения 25 соединены между собой соединительными проводами 26 и имеют подводящие электропровода 27.
Возможен вариант исполнения источников терапевтического воздействия в виде микровибраторов 28. (фиг. 21 и 22). Микровибратор 28 содержит обмотку возбуждения 29 и виброэлектрод 30 (фиг. 22). Микровибратор 28 соединены между собой соединительными проводами 26 и имеют подводящие провода 27.
Возможно применение в качестве источников физиотерапевтического воздействия источников света (фиг. 23).
На пластине 2 могут быть установлены лампы накаливания 31 (фиг. 23…27), соединенные между собой соединительными проводами 26 и имеющие подводящие электропровода 27.
Лампы накаливания 31 могут быть соединены параллельно (фиг. 24) или последовательно (фиг. 25). При этом лампы накаливания 31 могут быть установлены в металлические патроны 32 (фиг. 24 и 25).
Возможны другие варианты крепления ламп накаливания 31 (фиг. 26 и 27), например на неметаллической пластине 33, которая в свою очередь, закреплена с зазором на пластине 2 при помощи винтов 34 (фиг. 26). Также возможна установка ламп накаливания 31 в отверстия на металлической пластине 35 (фиг. 27) При этом возможно применение светопрозрачного оптического окна 36, которое установлено параллельно пластине 2 и закрывает лампы накаливания 31 (фиг. 27). Светопрозрачное оптическое окно 36 может быть выполнено цветным для изменения естественного (белого цвета). Это может понадобиться на практике, так как световое излучение разного света дает разный терапевтический эффект для различных заболеваний. Недостатком ламп накаливания 31 является большое потребление энергии и нагрев.
Для устранения этих недостатком вместо ламп накаливания 31 могут быть применены светодиоды 37 (фиг. 28 и 29). Возможны различные варианты крепления светодиодов 37, например, на пластине 2 при помощи винтов 34 могут быть закреплены основание 38 и неэлектропроводная пластина 39 с металлическими дорожками 40, к которым припаяны электроды 41 и 42 светодиодов 37 (фиг. 28 и 29). В варианте (фиг. 29) применено светопрозрачное оптическое окно 36.
Применение в качестве источников светового излучения вместо ламп накаливания 31 и светодиодов 37 представляет значительный практический интерес, так как они потребляют на порядок меньшее энергии, имеют малые габариты, не нагреваются и промышленность выпускает светодиоды, излучающие световые волны в любом диапазоне длин волн (любого цвета) см. табл. 1.
Схемы соединения и питания светодиодов 37 приведены на фиг. 30 и 31.
Схема питания от сети 220 В (включает понижающий трансформатор 43, к входу которого присоединены сетевые провода 44, а к выходу низковольтными проводами 45 присоединен выпрямитель 46, к выходу которого электрическими проводами 27 присоединены светодиоды 37, соединенные последовательно соединительными проводами 26.
На фиг. 31 приведена схема питания светодиодов 37 от аккумуляторной батареи 47, которая электрическими проводами 27 соединена со светодиодами 37.
На фиг. 31 приведена конструкция светодиода 37, который содержит диэлектрический корпус 48, металлическое основание 49, на котором установлен кристалл светодиода 50, посредством клея 51 сверху прикреплена оптическая линза 52. Светодиоды 37 содержат электроды 41 и 42.
В качестве источника светового излучения 7 могут быть применены лазеры различных типов и различной длины световой волны в зависимости от заболевания. Для примера приведены три варианта источников светового лазерного излучения (фиг. 33…35).
В первом варианте - источники лазерного излучения выполнены в виде твердотельных лазеров 53 и установлены на пластине 2 и имеют оптическое светопрозрачное окно 36 (фиг. 33).
По второму варианту в качестве источников светового излучения применены оптические волокна 54, соединенные с блоком накачки 55 (фиг. 34).
По третьему варианту, приведенному на фиг. 32 блок накачки 55 соединен оптическими волокнами 54 с микрочип-лазерами 56, к которым в свою очередь присоединены вакуумные трубки 57 с линзами 58. Микрочип-лазеры 58 дополнительно усиливают лазерное излучение, переданное по оптическим волокнам 54 от блока накачки 55. Это усиливает мощность лазерного излучения до необходимого для терапевтического воздействия уровня.
На фиг. 36 приведена схема подключения электроаппликатора к блоку питания.
На фиг. 37 приведена схема лечения опорнодвигательного аппарата.
РАБОТА С АППЛИКАТОРОМ
Перед применением собирают аппликатор в виде двухмерного (плоского) конструктора, содержащего один или несколько блоков электродов 1 с прикрепленными к ним источниками терапевтического воздействия 7 (магнитного, электромагнитного или светового). При этом возможна комплектация аппликатор с различными блоками электродов 1.
Соединяют провода 6 и 27 с источниками тока (источник тока для контактных элементов 4 показан на фиг. 36). Источник тока для источников физиотерапевтического воздействия 7 на фиг. 1…37 не показан. Включают источники тока и настраивают их режимы работы: напряжение и частоту импульсов тока. Конструктивно источники тока могут быть объединены в одном общем корпусе.
Прикладывают электроаппликатор к кожной поверхности пациента. При этом контактные элементы 4 соприкасаются с кожей пациента, а источники терапевтического воздействия 7, т.е. постоянные магниты 20, электромагниты 23, микробираторы 28, лампы накаливания 33, светодиоды 37 и твердотельные лазеры 53 (или оптическое волокно 54 или линзы 58) могут не соприкасаться.
Напряжение, подаваемое на контактные элементы 4 и частоту электроимпульсов регулирует врач-терапевт.
Мощность электромагнитного или светового излучения также регулируется специальным регулятором на источнике питания Выбор физических факторов и их параметров (на фиг. 1-37 не показано) зависит от вида заболевания и устанавливается физиотерапевтом на основании методических рекомендаций и собственного опыта.
Особенно хорошо зарекомендовал себя электроаппликатор для лечения заболеваний опорно-двигательной системы. Схема рефлекторных зон воздействия электроаппликатором показана на фиг. 37.
Возможно, одновременное сочетанное применение электростимуляции, магнитотерапии, светотерапии, электростимуляции, цветотерапии с введением при помощи указанных физических факторов лекарственных веществ пасто- и мазеобраной консистенции (лечебная грязь, торф, глина, мед и т.д.).
Применение электроаппликатора позволило:
1. Повысить эффективность лечения многих заболеваний.
2. Использовать для лечения одновременно несколько физиотерапевтических эффектов воздействия, например:
- электро- и магнитотерапию,
- электро-светотерапию и цветотерапию,
- электро-, магнито-терапию, цвето- и светотерапию.
Используя простые компоненты, заранее изготовленные промышленным способом в достаточном количестве быстро составлять в условиях стационара электроаппликатор любых размеров с любым сочетанием физиотерапевтических эффектов по принципу двухмерного конструктора.
Обеспечить безопасность проведения процедур.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Табл. 1
Примеры светодиодов
Цвет
Длина волны нм
Напряжение В
Материал полупроводника
Инфракрасный
λ>760
ΔU<1.9
Арсенид галлия (GaAs)
Алюминия галлия арсенид (AlGaAs)
Красный
610<λ<760
1.63<ΔU<2.03
Алюминия-галлия арсенид (AlGaAs)
Галлия арсенид-фосфид (GaAsP)
Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGalnP)
Галлия (III) фосфид (GaP)
Оранжевый
590<λ<610
2.03<ΔU<2.10
Галлия фосфид-арсенид (GaAsP)
Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGalnP)
Галлия (III) фосфид (GaP)
Желтый
570<λ<590
2.10<ΔU/<2.18
Галлия арсенид-фосфид (GaAsP)
Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGalnP)
Галлия(III) фосфид (GaP)
Зеленый
500<λ<570
1.9<sup>[3]</sup><ΔU<4.0
Индия-галлия нитрид (InGaN)/
Галлия (III) нитрид (GaN)
Галлия (III) фосфид (GaP)
Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGalnP)
Алюминия-галлия фосфид (AlGaP)
Голубой
450<λ<500
2.48<ΔU<3.7
Селенид цинка (ZnSe)
Индия-галлия нитрид (InGaN)
Карбид кремния (SiC) в качестве субстрата
Кремний (Si) в качестве субстрата - (в разработке)
Фиолетовый
400<λ<450
2.76<ΔU<4.0
Индия-галлия нитрид (InGaN)
Пурпурный
Смесь нескольких спектров
2.48<ΔU/<3.7
Двойной: синий/красный диод, синий с красным люминофором, или белый с пурпурным пластиком
Ультрафиолетовый
λ<400
3.1<ΔU<4.4
Алмаз (235 нм)<sup>[4]</sup>
Нитрид бора (215 нм)<sup>[5][6]</sup>
Нитрид алюминия (AlN) (210 нм)<sup>[7]</sup>
Нитрид алюминия-галлия (AlGaN)
Нитрид алюминия-галлия-индия (AlGalnN) - (менее 210 нм)<sup>[8]</sup>
Белый
Широкий спектр
ΔU≈3.5
Голубой/ультрафиолетовый диод с люминофором;