УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ ЗОНДОВ АППАРАТА ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ДОПЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ ПАРОДОНТА

Полезная модель относится к медицине, а именно к стоматологии и может быть использована при проведении лазерной допплеровской флоуметрии.
Известен способ оценки микроциркуляции в пародонте методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата ЛАКК-01 НПП «Лазма» (Москва) [1, 2, 3]. Имеется ряд модификаций анализатора, различающиеся источниками зондирующего излучения: одноканальный и двухканальный варианты ЛАКК-01 [4].
Известны зонды для проведения ЛДФ кожи, слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, ушной мембраны. Наиболее близким для исследований микроцикуряции в пародонте является стандартный зонд из стекловолокна [4], торец которого ориентируют перпендикулярно поверхности исследуемого участка с помощью металлической насадки, имеющей торцевой диаметр величиной 1 см. При проведении двухканальных исследований используют сдвоенный вариант металлической насадки при той же ориентации зонда. Недостатками применения перпендикулярно-ориентированной насадки торца световода являются:
- необходимость точной и в то же время мягкой фиксации насадки на исследуемом участке пародонта в течение 2 минут, что на практике выполнить сложно, так как зонд удерживается рукой оператора,
- трудоемкость методики, связанная с необходимостью статичного удержания зонда рукой на протяжении всего периода исследования,
- невозможность повторения исследований в одной и той же точке пародонта в течение всего периода лечения пародонтологических больных с целью оценки динамики лечебного процесса.
Задачей полезной модели является разработка устройства для фиксации в нем стекловолоконных зондов аппарата при проведении лазерной допплеровской флоуметрии пародонта для регистрации четкой ЛДФ-граммы.
Задачу осуществляют за счет того, что пластина выполнена цельно с накусочной площадкой, расположенной перпендикулярно к ней на расстоянии 1/3 длины от одного ее конца и выполнена шероховато, с закругленными углами, причем накусочная площадка разделяет поверхность пластины на 2 части: меньшую - фиксирующую, большую - рабочую; на рабочей выполнены 2 или 4 сквозных отверстия для удержания зондов, в отверстиях выполнены упоры для их фиксации.
На рис.2 изображен общий вид устройства, на рис.1 - вид сбоку.
Устройство для фиксации стекловолоконных зондов аппарата при проведении лазерной доплеровской флоуметрии пародонта выполнено в виде вестибулярной пластины (1), с накусочной площадкой (2), расположенной в перпендикулярной плоскости вестибулярной пластины (1) на ее нижней поверхности и образующей с ней Т-образную форму. Накусочная площадка (2), выполнена шероховато для лучшего удержания в полости рта и расположена на расстоянии 1/3 от одного конца пластины (1), тем самым, разделяя последнюю на 2 части: рабочую (а), имеющую большую площадь, и фиксирующую (б) - с меньшей площадью.
На рабочей площади (а) пластины (1), выполнены 2 или 4 отверстия (3).
На рабочей части вестибулярной пластины просверливают 1 или 2 пары отверстий. Первую пару отверстий в вестибулярной пластине просверливают на уровне маргинальной десны.
В случаях индивидуальных особенностей анатомических размеров зубов и конфигурации десны предлагают дополнительные накусочные пластинки толщиной 1,0 мм, которые можно укладывать между стационарной накусочной площадкой и поверхностью зубов. Более точной ориентации отверстий вестибулярной пластины можно добиться наложением дополнительных слоев медицинского лейкопластыря на поверхность накусочной площадки.
Предлагаемое устройство работает следующим образом:
Модификация процесса ЛДФ происходит за счет того, что после фиксации устройства в полости рта путем прикусывания в отверстие вестибулярной пластины, выполненное на уровне маргинальной десны, вставляют торцевую часть зонда инфракрасного канала ЛАКК-01, а в парное ему отверстие - торцевую часть зонда красного канала ЛАКК-01 без металлических насадок. После снятия ЛДФ-граммы зонды вынимают из отверстий, помещают в другие, выполненные на уровне прикрепленной десны для стекловолоконных зондов, и повторяют процедуру ЛДФ.
Предлагаемое устройство было использовано при проведении ЛДФ пародонта в 250 случаях. У большинства пациентов не требовалось применения дополнительных накусочных пластинок. Преимуществом использования настоящего устройства является значительное снижение трудоемкости методики ЛДФ пародонта за счет хорошей фиксации зубами пациента накусочной площадки устройства, отсутствие необходимости удержания зонда рукой на протяжении всего периода исследования, получение более точных стандартизированных данных о характере микроциркуляции в пародонте, создание возможности оперативного контроля за состоянием микроцикуляции в процессе применения лечебных мероприятий.
Таким образом, предлагаемое устройство для фиксации стекловолоконных зондов аппарата при проведении лазерной
допплеровской флоуметрии пародонта может в значительной мере упростить процедуру проведения ЛДФ, стандартизировать подход к методике ЛДФ, позволяет с достаточной точностью следить за состоянием участков пародонта в процессе проведения лечебных мероприятий. Устройство просто в использовании, нет необходимости привлечения ассистента для проведения ЛДФ пародонта, и может использоваться многократно.
Источники информации:
1. Воложин А.И., Суржаев Б.Ю. Состояние некоторых показателей лазерной допплеровской флоуметрии в норме и хроническом воспалении тканей пародонта // Применение лазерной допплеровской флоуметрии в медицинской практике. Материалы второго всероссийского симпозиума 10-11 июня 1998. - М., 1998. - С.37-38.
2. Гинали Н.В., Евневич Е.П., Утюж А.С. Применение лазерной допплеровской флоуметрии для оценки микроциркуляции крови в десне при мелком преддверии рта и истинной адентии у детей // Применение лазерной допплеровской флоуметрии в медицинской практике. Материалы второго всероссийского симпозиума 10-11 июня 1998. - М., 1998. - С.41-42.
3. Кречина Е.К. Динамика изменений капиллярного кровотока в тканях пародонта при его воспалительных заболеваниях // Применение лазерной допплеровской флоуметрии в медицинской практике. Материалы второго всероссийского симпозиума 10-11 июня 1998. - М., 1998. - С.54-56.
4. Козлов В.И., Сидоров В.В. Лазерный анализатор кровотока ЛАКК-01 // Применение лазерной допплеровской флоуметрии в медицинской практике. Материалы второго всероссийского симпозиума 10-11 июня 1998. - М., 1998. - С.5-8.