0
Прибор для проверки термометров на точку 100С в парах кипящей воды

Предлагаемая полезная модель относится к специальному лабораторному оборудованию, применяемому для проверки показаний термометров. В лабораториях проверка термометров по точке кипения воды осуществляется в устройстве, состоящем из стеклянной колбы, в которую вставляют широкую стеклянную трубку с оттянутым нижним концом. Трубку помещают в стеклянный кожух, чем достигается хорошая термоизоляция. Проверяемый термометр вставляют через верхнюю пробку кожуха, а конденсат отводят через трубку в нижней пробке. Термометр должен быть погружен таким образом, чтобы отсчет можно было производить через стекло. Таким прибором можно осуществить поверку одного термометра [1, 2]. Так же поверка термометров производится в термостатах по показаниям контрольного термометра. При отсутствии контрольного термометра проверку осуществить невозможно.
Технической задачей полезной модели является обеспечение возможности проверки термометров на точку 100°С путем погружения проверяемых термометров в пары, кипящей при атмосферном давлении чистой воды.
Техническая задача решается тем, что применяется специальный прибор для проверки термометров (фиг. 1), состоящий из металлического сосуда цилиндрической формы (1) в котором установлен нагревательный элемент (2), а сбоку водомерное стекло (7) для наблюдения за уровнем воды в сосуде, к сосуду сверху припаяна открытая труба (3), окруженная рубашкой (4), припаянной у основания к металлическому сосуду с нагревательным элементом. Внизу у основания рубашки установлен спусковой патрубок (6) для выхода пара наружу, сверху рубашка плотно закрыта крышкой (5), в которой имеются шесть штуцеров (8) для установки термометров.
При работе прибора вода нагревается в сосуде (1) нагревательным элементом (2), пар поступает в трубу (3), затем через верхнюю открытую часть трубы в рубашку (4) и выходит через спусковой патрубок (6).
Проверяемые термометры вставляют в пробки так, чтобы черта деления 100°С на несколько миллиметров возвышалась над поверхностью пробки, и помещают в штуцеры крышки (8), пробки плотно укрепляют.
Прибор нагревается при подключении его к электрической сети. При кипении воды пар заполняет рабочую камеру прибора и выходит струей наружу из спускового патрубка. Резервуары термометров должны находиться на достаточном расстоянии от кипящей воды, чтобы брызги не попали на них. После 15-минутного нахождения термометров в парах кипящей воды производят отсчет показаний проверяемых термометров.
Используемая литература:
1. Ф.Ю. Рагинский, М.Ф. Рагинская Техника лабораторных работ, Ленинград: «Химия», 1982.
2. Степин Б.Д., Техника лабораторного эксперимента в химии. Учеб. пособие для вузов. М.: «Химия», 1999.