СПОСОБ ТОТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА

Способ тотального облучения поверхности тела пациента, заключающийся в том, что пациента укладывают под вертикальным пучком источника электронов, накрывают эластичным тканеэквивалентным материалом толщиной, зависящей от глубины распространения очага заболевания, отличающийся тем, что в источнике электронов используют диафрагмы для формирования поля тормозного излучения, которые раздвигают на расстояние, определяемое по формуле:
L=0,9·А·РИД/РИП,
где А - требуемый размер равномерного поля облучения, см;
РИД - расстояние источник электронов - диафрагма;
РИП - расстояние от источника электронов до кожи пациента, см;
0,9 - численный коэффициент.