НОВЫЙ АДАПТИВНЫЙ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Предполагаемое изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для облучения световыми и инфракрасными лучами и может быть использовано для осуществления физиотерапевтических процедур в области рефлексотерапии, ревматологии, дерматологии и в других областях медицины, где лечение осуществляется путем воздействия низкоэнергетическим излучением оптического и инфракрасного диапазонов длин волн и является дополнительным к изобретению «Адаптивный физиотерапевтический аппарат» (Патент РФ №2192292, А 61 5/06, 10.11.02).
Недостатком данного устройства является недостаточно четкое срабатывание оптического датчика пульса, неудобство пользования, так как один палец руки должен всегда находиться на оптическом датчике, отсутствует контроль за сердцебиением пациента, что желательно при физиотерапевтических процедурах больных с сердечными заболеваниями.
Задачей изобретения является создание физиотерапевтического аппарата с питанием от бытовой электросети, формирующего импульсное излучение светового и инфракрасного диапазонов излучения с адаптацией по частоте сердцебиения, с устройством контроля частоты сердцебиения, а также имеющего дополнительно несколько режимов работы аппарата, кроме адаптивного режима, например с частотой пульсаций 60 импульсов в минуту и с частотой 40 Гц.
В соответствии с поставленной задачей предлагаемый новый адаптивный физиотерапевтический аппарат, содержащий первый блок питания, к выходам которого параллельно подключены конденсатор, и через оптронный ключ, матрица излучающих диодов, второй блок питания, отличающийся тем, что дополнительно введены два электрода Э1 и Э2. усилитель кардиосигнала, фильтр низкой частоты НЧ, детектор R-им пульса, блок обработки информации и управления, блок выбора режима и блок
индикации, электроды Э1 и Э2 подключены к входу усилителя кардиосигнала, выход которого подключен к фильтру НЧ, выход которого подключен к входу детектора R-им пульса, выход которого подключен к первому входу блока обработки информации и управления, ко второму входу которого подключен выход блока выбора режима, первый выход блока обработки информации и управления соединен с управляющим входом оптронного ключа, информационный выход подключен к блоку индикации, выходы второго блока питания подключены к цепям питания.
На фиг.1 показана функциональная электрическая схема нового адаптивного физиотерапевтического аппарата.
Новый адаптивный терапевтический аппарат (фиг.1) содержит первый блок 1 питания, конденсатор 2, матрицу излучающих диодов 3 с различными спектрами излучения из светового и инфракрасного диапазонов длин волн, оптронный ключ 4, второй блок питания 5, на входы блоков питания 1 и 5 подключается бытовая электросеть, к выходам первого блока питания 1 параллельно подключены конденсатор 2 и через оптронный ключ 4, матрица излучающих диодов 3, электроды (Э1, Э2) 6, усилитель кардиосигнала 7, фильтр НЧ 8, детектор R-импульса 9, блок обработки информации и управления 10, блок выбора режима 11, блок индикации 12, электроды (Э1, Э2) подключены к входу усилителя кардиосигнала 7, выход которого подключен к фильтру НЧ 8, выход которого подключен к входу детектора R-импульса 9, выход которого подключен к первому входу блока обработки информации и управления 10, ко второму входу которого подключен выход блока выбора режима 11, первый выход блока обработки информации и управления соединен с управляющим входом оптронного ключа 4, информационный выход блока обработки информации и управления 10 подключен к блоку индикации 12.
Работа предлагаемого нового адаптивного терапевтического аппарата осуществляется следующим образом. После подключения к бытовой электросети, аппарат находится в режиме адаптации, т.е. частотой импульсов
управляют кардиосигналы пациента. При этом напряжение с первого блока питания 1 подается на конденсатор 2 и через оптронный ключ 4 на последовательную цепь матрицы светодиодов 3, но ток через диоды не проходит, т.к. ключ 4 разомкнут, конденсатор 2 при этом заряжается до напряжения выше оптимального, т.к. последовательная цепь диодов, образующая резистивный делитель напряжения, разомкнута.
Так как для работы остальных блоков аппарата необходимо стабилизированное низковольтное напряжение, то для этих целей служит второй блок питания 5.
При взятии аппарата в руку, указательный палец расположить на электроде 31, а средний палец на электроде Э2, большой палец при этом с обратной стороны прибора будет расположен на общей подложке. Электроды (6) Э1 и Э2 располагаются на одной стороне корпуса-ручки в виде металлических пластин, достаточно больших, что повышает удобство пользованием аппаратом. С помощью электродов Э1, Э2 кардиосигнал снимается с пальцев рук, которые приложены к электродам, усиливается усилителем кардиосигнала 7, усиленный кардиосигнал фильтруется от помех и наводок через фильтр НЧ (8) и отфильтрованный кардиосигнал поступает на детектор R- импульса 9, который выделяет R-импульсы из кардиосигнала, R-импульсы это пульсации кардиосигнала, которые имеют максимальную амплитуду, выходной сигнал детектора поступает на вход блока обработки информации и управления 10. В качестве блока обработки информации и управления используется одночиповый микроконтроллер, который измеряет период импульса кардиосигнала и вычисляет частоту пульса, значение которого из блока 10 передается в блок индикации 12. Одновременно, при спаде заднего фронта кардиоимпульса на первом выходе блока обработки информации и управления формируется управляющий сигнал, который поступает на управляющий вход оптронного ключа 4 и открывает его, цепь светодиодов замыкается, и светодиоды матрицы 3 начинают излучать, при поступлении нового импульса кардиосигнала управляющий сигнал
выключается и выключается светодиодная матрица. Таким образом, свечение светодиодов приходится на тот период, когда в сосудах кровенаполнение минимальное, чем достигается более глубокое проникновение излучения в ткани мышц пациента, тем самым повышает терапевтический эффект облучения. Таким образом, происходит импульсное свечение светодиодов матрицы 3 с частотой пульса, т.е. аппарат адаптируется к частоте пульса пациента.
Однако, в случае слабого кардиосигнала у пациента или по медицинским показаниям, рекомендуется производить облучение с постоянной частотой 60 имп/мин. или с частотой 40Гц. Для этого служит блок выбора режима 11, с помощью которого можно задать необходимый режим работы нового терапевтического аппарата.