ПРИБОР-ТЕСТЕР ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Полезная модель относится к конструкциям, используемым при диагностике электронных компонентов радиотехники, в частности для тестирования стабилитронов, регулируемых стабилитронов и оптронов.
Существует электронное оборудование, в составе которого имеются одновременно стабилитроны, регулируемые стабилитроны и оптроны, например, импульсные блоки питания персональных компьютеров, ноутбуков, зарядные устройства. При ремонте такого оборудования для диагностики электронных компонентов приходится использовать одновременно несколько различных измерительных приборов, т.к. отсутствует прибор, объединяющий в себе все необходимые функции.
Известен прибор заводского изготовления, позволяющий провести простейшую диагностику - оценить физическую исправность стабилитронов, регулируемых стабилитронов и оптронов (внутренний обрыв или короткое замыкание элементов цепи) [1]. Недостатком данного прибора является то, что он не позволяет проверить работоспособность элемента, возможность выполнять свои функции. Например, измерить напряжение стабилизации стабилитрона или изменение состояния выходного транзистора оптрона (открыт или закрыт) при появлении входного управляющего сигнала.
Известен прибор заводского изготовления, позволяющий измерить напряжение стабилизации стабилитронов [2]. Недостатком данного прибора является то, что он не позволяет протестировать два других электронных компонента - регулируемые стабилитроны и оптроны.
Известен прибор заводского изготовления, позволяющий измерить напряжение стабилизации стабилитронов, протестировать оптроны [3]. Недостатком данного прибора является то, что он не позволяет протестировать регулируемые стабилитроны.
Известны типовые схемы для проверки и измерения напряжения стабилизации стабилитрона [4], проверки и измерения напряжения стабилизации регулируемого стабилитрона [5] и проверки оптронов [6], [7]. Недостатком является то, что каждая из этих схем позволяет протестировать только один электронный компонент.
Задачей полезной модели является создание устройства, объединяющего в одном корпусе три схемы для проверки электронных компонентов -стабилитронов, регулируемых стабилитронов и оптронов.
Технический результат - повышение эффективности ремонта электронного оборудования.
Схема электрическая принципиальная прибора-тестера электронных компонентов показана на фиг. 1. На плате 1 смонтированы три модуля: модуль 2 для тестирования стабилитронов, модуль 3 для тестирования регулируемых стабилитронов и модуль 4 для тестирования оптронов. Модули имеют общую цепь электропитания 5, напряжение на которую подается через контакты 6 и 7, индикацию - светодиод 8 и цифровой вольтметр 9. Для подключения тестируемых элементов предусмотрены контактные разъемы 10, 11, 12 и 13.
Для тестирования стабилитронов, регулируемых стабилитронов и оптронов к контактам 6 и 7 подключается электропитание 12В, например, от лабораторного регулируемого источника. Тестирование всех вышеназванных электронных компонентов выполняется отдельно путем подключения их к соответствующим контактным разъемам. Оценка исправности элементов производится по светодиоду 8 и цифровому вольтметру 9.
Для проверки стабилитрона 16, его необходимо подключить, соблюдая полярность катодом к контакту 10 и анодом к контакту 11. После нажатия кнопки 14 на цифровом вольтметре 9 отображается величина, равная напряжению стабилизации стабилитрона в вольтах. Для проверки стабилитронов с более высоким напряжением стабилизации, необходимо увеличить напряжения электропитания прибора-тестера от лабораторного регулируемого источника (на фиг. 1 не показан).
Для проверки регулируемого стабилитрона 19, например, TL431, его необходимо подключить к контактному разъему 12. После нажатия кнопки 17 на цифровом вольтметре 9 отображается величина, равная опорному напряжению стабилизации регулируемого стабилитрона в вольтах. Если эта цифра соответствует номинальной паспортной (U=2,5B для TL431), с допустимыми пределами, то элемент считается исправным.
Для проверки оптрона 22, например, РС817, его необходимо подключить, соблюдая полярность к контактному разъему 13. Если после подачи управляющего сигнала путем нажатия кнопки 23, открывается выходной транзистор оптрона и загорается светодиод 8, то внутренние элементы тестируемого оптрона считаются исправными.
Список источников:
1. Мультиметр цифровой MASTECH М 832 [Электронный ресурс]. URL: http://www.mactak.ru/store/multimetr-tsifrovoy-mastech-m-832 (дата обращения: 17.07.2017).
2. Тестер электронных компонентов "МАЛЫШ" [Электронный ресурс]. URL: http://www.radiodevices.ru/kiddy/kiddy.htm (дата обращения: 17.07.2017).
3. Многофункциональный Тест-прибор BR886A [Электронный ресурс]. URL: https://m.aliexpress.com/item/Free-ship-Multifunction-lamp-appliance-repair-tester-light-test-Voltage-regulator-tube-test-Optocoupler-Ignitor-Coil/736697243.html?spm=2114.41010308.4.14.qYD8D0 (дата обращения: 17.07.2017).
4. Как проверить напряжение стабилитрона [Электронный ресурс]. URL: http://diodnik.com/en/kak-proverit-napryazhenie-stabilitrona/ (дата обращения: 17.07.2017).
5. Как проверить регулируемый стабилитрон [Электронный ресурс]. URL: http://schema-montage-electronique.blogspot.ru/2011/07/montages-de-regulateurs-et-reference-de.html (дата обращения: 17.07.2017).
6. Прибор для проверки различных оптопар [Электронный ресурс]. URL: http://remont-aud.net/forum/89-12039-1 (дата обращения: 17.07.2017).
7. Прибор для проверки оптопар [Электронный ресурс]. URL: http://radioskot.ru/publ/remont/probnik_dlja_proverki_optopar/4-1-0-1158 (дата обращения: 17.07.2017).