ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТЕРЖНЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Полезная модель относится к медицинскому хирургическому инструменту и может быть использована в микрохирургии глаза.
Хирургические инструменты, как правило, изготавливают из нержавеющей стали (ГОСТ ИСО 50328.1-92). Существенными недостатками таких хирургических инструментов являются их массивность, что может вызывать усталость рук хирурга при выполнении сложных и длительных, например, офтальмологических, операций и недостаточная коррозионная стойкость при многократных циклах обработки (предстерилизационная очистка, дезинфекция и стерилизация). Недостаточные коррозионные свойства нержавеющей стали снижают эксплуатационные и функциональные качества медицинского хирургического инструмента, а продукты коррозии, контактируя с раневой поверхностью пациента, могут вызвать послеоперационные осложнения.
Указанные недостатки могут быть устранены путем изготовления инструментов из более легких и коррозионностойких материалов.
Наиболее близким техническим решением является офтальмологический хирургический стержневой инструмент (крючок), состоящий из рабочей части, выполненной из нержавеющей стали и титановой ручки (Каталог. Офтальмологические инструменты. ЗАО Экспериментально-техническое производство «Микрохирургия глаза», раздел 8).
Хотя известный инструмент является легким и коррозионостойким, недостатком его является возможность перекрестного инфицирования пациентов, в том числе особо опасными вирусами при некачественной обработке в процессе стерилизации после многократного применения. Кроме того, инструмент имеет высокую стоимость.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание офтальмологического хирургического стержневого инструмента однократного применения, легкого по массе и имеющего низкую стоимость.
Поставленная задача достигается офтальмологическим хирургическим стержневым инструментом, состоящим из металлической рабочей части и ручки, выполненной из литьевого термопластичного материала.
Полезная модель поясняется чертежами на фиг.1-3, на которых представлены примеры офтальмологического хирургического стержневого инструмента:
на фиг.1 изображен крючок с шариком офтальмологический,
на фиг.2 изображен шпатель прямой офтальмологический,
на фиг.3 изображен крючок для мышц офтальмологический.
Офтальмологический хирургический стержневой инструмент состоит из рабочей части 1 и ручки 2.
Рабочую часть инструмента изготавливают из металла, например, нержавеющей стали, титана. Ручку выполняют из литьевого термопластичного материала, например, наполненного полипропилена (КМПП-М), поликарбоната, полиамида, методом литья под давлением.
Изделие изготавливают следующим образом. В съемную пресс-форму вкладывают рабочую часть инструмента. Полимер, предварительно просушенный и смешанный с красителем или наполнителем, помещают в термопластавтомат, откуда в расплавленном состоянии впрыскивают в пресс-форму. Затем пресс-форму охлаждают, изделие вынимают, очищают от облоя, литника и подвергают предстерилизационной очистке. После очистки просушенное изделие герметично упаковывают в специальный пакет, и стерилизуют газовым методом в соответствии с МУ 287-113-2000.
Предлагаемый инструмент является одноразовым, что исключает возможность перекрестной инфекции и необходимость санитарной обработки. Это позволяет использовать полезную модель в экстренной хирургии, особенно при нестандартных условиях оказания хирургической помощи - в мобильных госпиталях. Инструмент - очень легкий и удобный в работе, т.к. позволяет легко манипулировать в условиях малого, узкого или сравнительно глубокого доступа к операционному полю. Предлагаемый инструмент в 1,5-2 раза легче и в 2-3 раза дешевле аналогичного прототипа.
На ООО ПТО «Медтехника» была изготовлена опытная партия офтальмологических хирургических стержневых инструментов (шпатели и крючки), которые получили положительное заключение врачей, отметивших актуальность применения одноразовых медицинских инструментов у пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитами различного генеза.
Предлагаемый инструмент после выполнения хирургических манипуляций уничтожают как медицинские отходы в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».