МОДУЛЬ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И ИНДИКАЦИИ

Полезная модель относится к области медицинской техники, предназначенной для ликвидации эпидемиологических последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и чрезвычайных биолого-социальных ситуаций, и может быть применена для автономного проведения исследований методами экспресс и ускоренной диагностики патогенных биологических агентов (ПБА).
В настоящее время проведение противоэпидемиологических мероприятий в зонах чрезвычайных ситуаций, эпидемических очагах, проведение санитарно-гигиенического и эпидемиологического мониторинга объектов внешней среды осуществляют с использованием мобильных лабораторий, образованных в кузовах-фургонах, прицепах, кузовах-контейнерах, палаточных сооружениях, в различных комбинациях в зависимости от задачи.
Однако для проведения исследований биологического материала и объектов окружающей среды на наличие ПБА I-IV групп в зонах чрезвычайных ситуаций, эпидемических очагах в труднодоступных для автомобильного транспорта районах, не охваченных стационарной лабораторной сетью возникла необходимость в применении воздушных средств передвижения.
Известно применение авиационного транспорта при необходимости экстренной консультативной медицинской помощи и срочной доставки больного в специализированные медицинские организации.
Известно применение вертолета Ка-226Т, построенного по модульной схеме в модификации медицинского исполнения - медико-эвакуационный и медико-реанимационный. Медико-эвакуационный вертолет оснащается носилками для перевозки двух пострадавших, кислородными баллонами, необходимым набором медицинского оборудования. В вертолете предусмотрены откидные сиденья для медицинского персонала. Медико-реанимационный Ка-226Т позволяет разместить одного пострадавшего и двух медицинских работников для оказания помощи во время полета. (http://www.russianhelicopters.aero) [найдено 2017-06-02]
Однако описанные технические решения выполняют функции транспортировки больного и не пригодны для проведения работ с патогенными биологическими агентами. В них нельзя проводить диагностические исследования биологического материала и объектов окружающей среды на наличие ПБА I-IV групп. Для обеспечения возможности работ с ПБА необходимо, прежде всего, соответствие модуля требованиям санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II группы патогенности (опасности)».
Задача полезной модели заключается в разработке на базе вертолета модуля эпидразведки и индикации, соответствующего требованиям нормативных документов по безопасности работы с микроорганизмами и позволяющим проводить диагностические исследования биологического материала и объектов окружающей среды на наличие ПБА I-IV групп патогенности, постоянно находящегося на оперативном дежурстве Роспотребнадзора в максимальной степени готовности для использования его в режиме чрезвычайных ситуаций, в режиме угрозы ЧС и в повседневном режиме, обладающего повышенной оперативностью, за счет снижения времени выдвижения в зону чрезвычайной ситуации и развертывания на границе очага.
Технический результат заключается в реализации указанного назначения.
Технический результат достигается тем, что модуль вертолетный эпидемиологической разведки и индикации выполнен на базе вертолета КА-226, содержащего герметично исполненный салон, обеспечивающий проведение работ с ПБА I-IV группы патогенности, оснащенный системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, системой жизнеобеспечения, разделенный на лабораторный отсек, снабженный передаточным блоком, боксом микробиологической безопасности III класса, диагностическим оборудованием и технический отсек, при этом лабораторный отсек при входе сочленен с разборным быстровозводимым тамбуром-шлюзом для надевания и снятия защитной одежды.
Кроме того, салон модуля выполнен из материалов, устойчивых к повреждениям и коррозии, агрессивным дезинфицирующим средствам и химическим препаратам, ультрафиолетовому облучению.
Кроме того, передаточный блок выполнен в виде шлюзовой камеры.
Кроме того, передаточный блок выполнен в виде окна.
Кроме того, тамбур-шлюз снабжен дезинфекционной установкой для обеззараживания защитной одежды при выходе из лабораторного отсека.
Кроме того, приточно-вытяжная вентиляция исполнена с механическим побуждением и кондиционированием (нагрев и охлаждение) приточного воздуха.
Кроме того, модули оснащены лабораторной мебелью, изготовленной из материалов, устойчивых к повреждениям и коррозии, агрессивным дезинфицирующим средствам и химическим препаратам, ультрафиолетовому облучению.
Кроме того, модуль оснащен комплектом бортового навигационного оборудования.
Кроме того, модуль оснащен системой СКУД.
Модуль эпидемиологической разведки и индикации изготовлен в модифицированном корпусе вертолета К-226.
Тамбур-шлюз модуля представляет собой быстровозводимую пневмокаркасную конструкцию и имеет разделенные герметичной перегородкой, снабженной герметичной дверью, отсек для надевания и отсек для снятия защитной одежды. Тамбур-шлюз изготовлен из материала, стойкого к воздействию дезинфицирующих средств. Тамбур-шлюз позволяет создать изолируемый от окружающей среды объем для снятия и надевания защитной одежды. Тамбур-шлюз снабжен дезинфекционной установкой для обеззараживания защитной одежды при выходе из лабораторного отсека и оснащен приспособлениями, позволяющими развешивать рабочую одежду и средства индивидуальной защиты, осуществлять дезинфекцию защитной одежды.
Передаточный блок представляет собой передаточное устройство для передачи доставки в лабораторный отсек модуля биологического материала и может быть выполнен в виде шлюзовой камеры с двумя дверями или окна с одной дверью. Оснащение модуля передаточным блоком позволяет принимать материал в лабораторию или передавать его за пределы в соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)».
Бокс микробиологической безопасности предназначен для обеспечения максимального первичного уровня защиты персонала, продукта и окружающей среды при работе с микроорганизмами I-IV групп патогенности.
Для проведения лабораторных исследований методами экспресс и ускоренной диагностики рабочий отсек лабораторного модуля оснащен диагностическим оборудованием и приборами, позволяющими проводить в автономных условиях исследования проб биологического материала и объектов окружающей среды с использованием современных методов диагностики (ПЦР, ИФА и МФА) с соблюдением требований биологической безопасности.
Технический отсек предназначен для размещения инженерных систем и щита управления, а также для транспортировки электрогенератора.
Конструктивно салон модуля выполнен с возможностью проведения работ с ПБА I-IV группы патогенности. Конструктивные швы обработаны герметиком и закрываются нащельной планкой из коррозионно стойкого, устойчивого к воздействию дезинфектантов материала. Внутренняя поверхность салона модуля изготовлена из материалов, устойчивых к повреждениям и коррозии, агрессивным дезинфицирующим средствам и химическим препаратам, ультрафиолетовому облучению.
Модуль оснащен приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением и кондиционированием приточного воздуха.
Применение приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает:
- обеззараживание воздуха, удаляемого из рабочего помещения, путем оснащения системы вытяжной вентиляции высокоэффективными фильтрами очистки воздуха;
- защиту от попадания ПБА в окружающую среду через систему притока воздуха в случае возникновения аварийной ситуации;
- создание и поддержание заданных параметров отрицательного давления (разрежения) относительно окружающей среды в рабочем помещении. Визуальный контроль за показателем разрежения осуществляется при помощи дифманометра, установленного в лабораторном помещении.
Система жизнеобеспечения осуществляет подачу очищенного воздуха в лабораторный модуль и непосредственно к специальному оборудованию, охлаждение или подогрев приточного воздуха, а также удаление и очистку воздуха из лаборатории, в целях предотвращения выхода в окружающую среду ПБА.
Для выхода из модуля предусмотрена кнопка, расположенная внутри помещения, непосредственно на замке совместно с ручкой открывания основного замка. В аварийной ситуации используется аварийная кнопка, разблокирующая электромеханический замок (одновременно подается звуковой сигнал, оповещающий персонал находящийся снаружи и внутри помещения). Экстренная разблокировка производиться при использовании аварийной системы.
Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлен общий вид вертолетного модуля 1, разделенного на отсеки и расположение оборудования в салоне. Лабораторный отсек 2, снабжен передаточным блоком 3, оборудован боксом микробиологической безопасности III класса 4, лабораторной мебелью 5 и съемным оборудованием для хранения, первичной подготовки, обеззараживания проб, проведения диагностических исследований методами ПЦР, ИФА, МФА и для электрообеспечения бесперебойной работы модуля (на фиг. не показано). Технический отсек 6 предназначен для размещения инженерных систем и щита управления. Электропитание модуля комплекса осуществляется от автономного электрогенератора, перевозимого модулем. Модуль 1 оснащен тамбуром-шлюзом 7 для надевания и снятия защитной одежды (на фиг. 1 не показан). На фиг. 2 представлен тамбур-шлюз 7. Тамбур-шлюз имеет, разделенные герметичной перегородкой, снабженной герметичной дверью, отсек для надевания и отсек для снятия защитной одежды, который снабжен дезинфекционной установкой для обеззараживания защитной одежды при выходе из рабочего отсека.
Подготовку к работе модуля осуществляют следующим образом.
При поступлении сигнала о необходимости проведения противоэпидемических работ модуль устанавливают на корпус вертолета КА-226. По прибытию на место проведения исследований модуль 1 открепляют от корпуса вертолета с помощью подъемно-разгрузочного устройства для безопасного подъема или спуска на место дислокации модуля с вертолета КА-226, устанавливают на отведенном участке местности при помощи встроенной системы пространственной стабилизации, выравнивают его по уровню и фиксируют от произвольного перемещения. Приступают к расстановке съемного оборудования и подключению систем жизнеобеспечения: при помощи электролебедки спускают автономный генератор; модуль заземляют; точки ввода подачи электричества запитывают от автономного генератора; включают систему освещения помещений лаборатории, приточно-вытяжную вентиляцию с ее элементами (бокс микробиологической безопасности III класса 4, вытяжные и приточные вентиляторы). После выхода параметров системы приточно-вытяжной вентиляции в рабочий режим (создание необходимого разрежения и температуры окружающей среды в помещении лаборатории), подключают стационарное и съемное аналитическое лабораторное оборудование, проверяют его готовность к работе. На рабочие столы лабораторного отсека 2 устанавливают соответствующие рабочим местам лабораторные принадлежности, необходимые реактивы. Тамбур-шлюз 7 посредством технического устройства присоединяют к лабораторному модулю. Модуль к работе готов.
Поступивший для исследования биологический материал, упакованный согласно требованиям санитарных правил, поступает в лабораторный отсек 2 через передаточный блок 3 и помещается в бокс III класса 4, где персонал проводит разбор материала, поступившего на исследование, первичную подготовку, обеззараживание проб и выделение ДНК, РНК. Подготовленные образцы исследуют методами ПЦР, МФА, ИФА.
Заявляемый модуль выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов по безопасности работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности и обеспечивает защиту от патогенных биологических агентов персонала и окружающей среды. Конструктивные особенности, технические характеристики и оборудование заявляемого модуля обеспечивают постоянную готовность и необходимые условия для безопасной работы с ПБА I-IV групп в полевых условиях в режиме чрезвычайных ситуаций, в режиме угрозы ЧС и в повседневном режиме, в том числе для обеспечения массовых спортивных и других мероприятий. Заявляемый модуль - это современный образец медтехники, поставленный на вооружение СПЭБ Роспотребнадзора России.