МЕДИЦИНСКИЙ КРИОАППАРАТ С ФОРСАЖНЫМ ВЕНТИЛЕМ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к криогенным устройствам, применяемым в медицине, в том числе, для глубокого охлаждения пораженных тканей внутри организма.
Известны криогенные медицинские аппараты, в которых подача хладагента на криоинструмент производится непосредственно из блока хранения и подачи хладагента (см., например, Кунгурцев С.В., Кулаков Д.В., Семенов В.Ю. «Применение криохирургических методов в абдоминальной хирургии» // Заместитель главного врача, 2009, №8).
Известны также криогенные медицинские аппараты, состоящие из нескольких охлаждающих контуров, например, двухконтурный медицинский криоаппарат (RU 103723 U1, 27.04.2011), в котором рабочее тело (газообразный азот) охлаждается в криогенном стакане и под давлением подается на криоинструмент.
Недостатком известных криогенных аппаратов является то, что на охлаждение рабочей точки криоинструмента тратится много времени, что связано, во-первых, с тем, что при включении криоаппарата линия подачи хладагента оказывает значительную тепловую нагрузку, а во-вторых, с тем, что криоинструмент имеет высокое гидродинамическое сопротивление.
Технической задачей заявляемой полезной модели является разработка устройств, лишенных указанного недостатка.
Технический результат, достигаемый предложенной полезной моделью, заключается в сокращении времени охлаждения криоинструмента.
Указанный технический результат достигается за счет наличия в криоаппарате на линии подачи хладагента ответвления, на котором расположен форсажный вентиль, т.е. вентиль, выполненный с возможностью резкого увеличения расхода хладагента в стартовый период работы криоаппарата.
Предлагаемый медицинский криоаппарат содержит криоинструмент, источник или устройство подготовки хладагента и линию подачи хладагента на криоинструмент, причем линия подачи хладагента на криоинструмент дополнительно снабжена ответвлением, на котором расположен вентиль, выполненный с возможностью резкого увеличения расхода хладагента в стартовый период работы криоаппарата.
В наиболее предпочтительных вариантах устройства диаметр сечения линии ответвления больше или равен диаметру сечения линии подачи хладагента.
Предложенная полезная модель поясняется рисунком, на котором представлена схема медицинского криоаппарата с форсажным вентилем, содержащего источник хладагента или устройство подготовки хладагента - 1, линию подачи хладагента - 2, форсажный вентиль - 3, криоинструмент - 4.
Предлагаемое устройство работает следующим образом: в начальный (стартовый) период работы криоаппарата из источника хладагента (или устройства подготовки хладагента) по линии подачи хладагента на криоинструмент через открытый форсажный вентиль хладагент подается с повышенным расходом, поступая также в систему для сбора (отвода) хладагента, а после охлаждения линии подачи хладагента форсажный вентиль прикрывается, обеспечивая оптимальный расход хладагента через криоинструмент.
Благодаря повышенному расходу хладагента в начальный (стартовый) период работы криоаппарата, линия подачи хладагента быстро охлаждается, обеспечивая сокращение времени охлаждения криоинструмента.