МАЛОДОЗНАЯ ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Полезная модель относится к области медицинской техники и предназначена для рентгенодиагностики заболеваний легочной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, черепномозговых исследований при пониженных дозах облучения в стационарных условиях учреждений здравоохранения.
Известны малодозные цифровые рентгенографические установки (например, МЦРУ «Сибирь-Н), состоящие из сканирующего штатива, приемника рентгеновского излучения, излучателя рентгеновского коллиматора, устройства рентгеновского питающего и двух компьютеров (компьютер рентгенлаборанта и компьютер врача). 1
Однако, при размещении малодозной цифровой рентгенографической установки в медицинских учреждениях место рентгенлаборанта должно быть отделено стеной, являющейся стационарной защитой, что не всегда можно обеспечить. При этом наблюдение за пациентом осуществляется через установленное в стене просвинцованное стекло.
Компьютер врача может быть установлен и в другом помещении.
Эта установка является прототипом полезной модели.
Целью полезной модели является расширение возможности использования малодозной цифровой рентгенографической установки в помещениях медицинских учреждений без дополнительной защиты стен и окон и при максимальной безопасности медперсонала. Поставленная цель достигается тем, что все узлы установки размещены
внутри каркаса, на котором закреплены быстросъемные защитные нанели и
скользящая дверь с тремя просвинцованными стеклами для наблюдения за пациентом.
Предлагаемая установка представлена на фиг. 1 - главный вид, фиг. 2 вид сверху.
Установка состоит из штатива сканирующего 1 на С - образной балке которого закреплены излучатель рентгеновский 2 с коллимирующим устройством, коллиматор 3, формирующий тонкий веерообразный пучок рентгеновского излучения и приемник рентгеновского излучения 4, устройства питающего рентгеновского 5, защитных панелей 6 и скользящей двери 7.
При исследовании пациент А подвергается механическому сканированию по вертикали в процессе которого рентгеновский излучатель 2, коллиматор 3 и приемник рентгеновского излучения 4 равномерно и одновременно перемещаются по щтативу сканирующему 1.
Для правильного позиционирования пациента А над дверью 7 установлена специальная вращающаяся ручка - поручень 8.
/
-2
Авторы: - Крылов Ю.Г.
Митрофанова В.И.  ТруфановаЛ.О.