Осветительный блок с регулируемой частотой мерцания для проведения ларингостробоскопии

Полезная модель относится к медицинской технике, в частности к устройствам для осмотра состояния голосовых складок человека с использованием стробоскопического эффекта.
Актуальность проблемы обосновывается тем, что в диагностике заболеваний голосового аппарата человека метод классической непрямой ларингоскопии не позволяет в полной мере оценить состояние голосовых складок человека. В настоящее время при рутинном осмотре голосовых складок таким методом применяют ларингоскопические рукоятки со светодиодным непрерывным освещением, размещаемым в ее внутренней части. Осмотр врачом осуществляется непосредственно путем присоединения к ларингоскопической рукоятке стандартного сменного фиброоптического клинка.
Полноценное диагностическое исследование состояния голосовых складок возможно только высокотехнологичным методом ларингостробоскопии, применение которого в повседневной клинической практике затруднено в связи с достаточно высокими затратами на приобретение промышленно выпускаемых электронных ларингосторобоскопов, сложности их многоэлементной конструкции и управления ее настройками, значительных массогабаритных характеристик, в силу чего недостаточной оснащенностью подобными устройствами кабинетов фониатрической помощи, диагностики оториноларингологической патологии.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является устройство для проведения ларингоскопии, которое представляет собой полую металлическую рукоятку, с расположенной в ней осветительной системой, в качестве которой использован светодиод, а также блоком питания с отсеком для размещения трех элементов питания типа ААА, соединенных между собой центральными контактными кольцами [US 2017258952, А1, 10.11.2017].
Недостатком данного устройства является работа осветительной системы в непрерывном режиме и невозможность реализации стробоскопического эффекта для оценки состояния голосовых складок.
Данное устройство принято за прототип.
Задача и технический результат предлагаемой полезной модели - создание компактного устройства, позволяющего расширить технические возможности проведения ларингостробоскопии, обеспечить доступность и оперативность диагностики анатомического и функционального состояния голосовых складок.
Сравнение предложенного устройства с другими, известными в области медицинской техники, показало его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель поясняется графическим материалом. На фиг. 1 изображена блок-схема конструкции разработанного осветительного блока с регулируемой частотой мерцания для проведения ларингостробоскопии, где 1 - блок питания; 2 - блок управления частотой сигнала; 3 - блок генерации прямоугольных импульсов; 4 - блок усиления сигнала; 5 - источник света.
На блок генерации прямоугольных импульсов (3) подается напряжение с блока питания (1), представляющего собой литий-полимерный аккумулятор. Блок генерации прямоугольных импульсов представлен интегральной микросхемой-таймером NE555 для формирования повторяющихся импульсов со стабильными временными характеристиками. Блок управления частотой сигнала (2) представлен многооборотным прецезионным резистором 3540S-1-203L и позволяет задать для генерируемых блоком 3 прямоугольных импульсов значение частоты, подобрав ее таким образом, чтобы она совпадала с частотой колебания голосовых складок человека. Блок усиления сигнала (4), представленный полевым транзистором IRFZ44N, увеличивает напряжение с блока генерации прямоугольных импульсов. Источник света (5) преобразует входное напряжение сигнала в оптические импульсы. В качестве источника света был использован белый светодиод мощностью 5 Вт и теплотой света 6800 К.
На фиг. 2 представлена структурная схема осветительного блока с регулируемой частотой мерцания для проведения ларингостробоскопии. Для проведения ларингостробоскопии разработанный осветительный блок торцевым концом с резьбовым соединением (6) присоединяется к сменному изогнутому клинку стандартного ригидного ларингоскопа, который помещается в широко открытый рот пациента. Включение разработанного осветительного блока производится с помощью тумблера (7) на его корпусе. Далее с помощью переключателя (9) производится подбор необходимой частоты мерцания светодиода для оценки состояния голосовых складок, визуализация которых возможна с помощью медицинского видеомонитора, подключаемого к устройству через USB-порт (8).
После проведения процедуры ларингостробоскопии осветительный блок с управляемой частотой мерцания выключается и отсоединяется от клинка ларингоскопа с последующей обработкой 70% спиртом и хранится строго в асептических условиях. Через каждые 3 часа непрерывной работы осветительный блок необходимо заряжать от электрической сети.
Разработанное устройство позволяет судить о наличии или отсутствии патологического процесса в гортани у взрослых и детей, проводить дифференциальную диагностику функциональных и органических заболеваний голосового аппарата.
Разработанное устройство возможно и целесообразно использовать для применения в кабинетах оториноларингологической и фониатрической патологии учреждений здравоохранения квалифицированным медицинским персоналом. Предлагаемое устройство имеет низкую себестоимость за счет простоты его конструкции и сборки, удобно в эксплуатации.