Электронейромиостимулятор

Электронейромиостимулятор МПК A61N1/18, A61N1/32
Полезная модель относится к области медицины, к электротерапевтическим аппаратам, предназначенным для автоматической диагностики и лечения широкого круга заболеваний человека и животных.
Известен электротерапевтический аппарат (патент РФ № 2124905), содержащий блок согласования, блок управления, блок питания, блок гальванической развязки, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП), задающий генератор, блок защиты, блок измерения заданных токов и частот, блок измерения воздействующих токов, частот и сопротивлений, коммутатор, электроды, логический блок, активные электроды, референтный электрод, пятиканальный усилитель, второй АЦП и блок математической обработки. Блок управления выходом через блок питания соединен с первым входом блока защиты. Первый вход-выход блока управления через блок гальванической развязки соединен с выходом первого АЦП и входом ЦАП. Выход ЦАП через задающий генератор соединен с вторым входом блока защиты, первый выход блока защиты подключен к  входу коммутатора. К первым входам коммутатора подключены электроды. Второй выход коммутатора через блок измерения воздействующих токов, частот и сопротивлений соединен с третьим входом блока защиты. Входы логического блока соединены соответственно со вторым выходом блока защиты, через блок измерения со вторым выходом задающего генератора и со вторым выходом блока измерения воздействующих токов, частот и сопротивлений. Выход логического блока связан со входом первого. Блок согласования связан с блоком математической обработки и блоком управления. Активные и референтный электроды соединяются через пятиканальный усилитель со вторым АЦП, выход которого подключен к
блоку математической обработки. Выход блока математической обработки через блок согласования связан с блоком управления.
Известный электротерапевтический аппарат содержит блок управления, функции которого не позволяют достичь в данном аппарате сочетания широких функциональных возможностей с реализацией быстрой обратной связи в реальном времени. В результате большая часть задач современной электротерапии и электродиагностики не может быть решена с помош;ью данного аппарата.
Кроме того, известный электротерапевтический аппарат работает при силе тока на электродах от О до 6 мА, приемлемой для воздействия на головной мозг человека, но недостаточной для воздействия на другие области тела человека или животного.
Задачей настояш;его технического решения является сочетание широких функциональных возможностей как в лечении, так и в диагностике различных заболеваний человека и животных.
Длярешенияпоставленнойзадачипредложен
электронейромиостимулятор, содержаш;ий блок гальванической развязки, блок управления, ЦАП, АЦП, блок защиты, электроды. При этом электронейромиостимулятордополнительносодержитблок
высокоскоростного управления и контроля, усилитель мощности и блок фиксации выходного напряжения и тока нагрузки, блок управления соединен с блоком высокоскоростного управления и контроля, выход которого соединен с усилителем мощности через ЦАП, а вход с выходом АЦП, первый вход блока фиксации выходного напряжения и тока нагрузки соединен с первым выходом усилителя мощности, второй вход соединен со вторым выходом усилителя мощности через электроды, а выход блока фиксации выходного напряжения и тока нагрузки соединен со входом АЦП.
Повый технический результат заключается в применении двухуровневой системы управления, отказе от использования
дополнительных датчиков и электродов, кроме контактных электродов, для обеспечения обратной связи, применении усилителя мощности.
Для обеспечения широких возможностей в управлении аппаратом, формирования широкого спектра параметров импульсного воздействия, меняющихся автоматически по заданной программе, наличия возможности формирования любой формы электрического импульса, отражающей физиологические процессы, происходящие в организме, во времени, визуализации процесса диагностики и лечения, в качестве блока управления как правило используется персональный или, специально предназначенный для медицинских целей, компьютер. Однако, с его только помощью невозможно реализовать формирование сложной импульсной последовательности и обеспечить обратную связь в реальном времени в микросекундном временном диапазоне. Применение двухуровневой системы управления, а именно, введение дополнительно высокоскоростного блока управления и контроля, позволило получить новый технический результат реализовать в аппарате быстродействующий формирователь импульсной последовательности и быстродействуюшую обратную связь, удовлетворяющую требованиям современных задач медицины и обеспечивающую возможность контроля физиологических параметров объекта и автоматической коррекции импульсной последовательности в зависимости от этих параметров.
Отказ от использования дополнительных датчиков и электродов для обеспечения обратной связи способствует упрощению конструкции аппарата, снижению сложности в его использовании, при этом объективная обратная связь осуществляется с помощью измерений выходного напряжения и тока в цепи.
Включение в структурную схему аппарата усилителя мощности, поддерживающего функционирование на частоте до 100 кГц при амплитуде выходного напряжения до 100 В и токе нагрузки до 100 мА, позволяет накладывать электроды практически на любую область тела человека и
(W
ЖИВОТНЫХ и использовать аппарат в диагностике и лечении гораздо большего круга заболеваний.
Полезная модель иллюстрируется рисунком, на котором изображен заявленный электронейромиостимулятор, содержащий блок гальванической развязки 1, соединенный с блоком управления 2, вход-выход которого соединен с блоком высокоскоростного управления и контроля 3, выход блока 3 через ЦАП 4 соединен со входом усилителя мощности 5, соединенным с блоком защиты 6, а вход блока 3 соединен с выходом АЦП 7, блок фиксации выходного напряжения и тока нагрузки 8, первый вход которого соединен с первым выходом усилителя мощности 5, второй вход соединен со вторым выходом усилителя мощности 5 через электроды 9, а выход блока 8 соединен со входом АЦП 7.
Блок управления 2 задает параметры воздействия, управляет переключением терапевтических программ. В блоке высокоскоростного управления и контроля 3 происходит формирование кодов ЦАП 4 сложных импульсных последовательностей. Аналоговый сигнал на выходе ЦАП 4 усиливается блоком 5 и подается на электроды 9. Одновременно с этим АЦП 7 непрерывно преобразовывает данные, поступающие от блока фиксации выходного напряжения и тока нагрузки 8. Полученные в цифровом виде данные проходят первичную обработку в блоке 3, и на основании ее результатов происходит немедленная коррекция импульсной последовательности в реальном времени по оригинальным методикам, результатом которой может являться коррекция амплитуды выходного напряжения или частоты следования импульсов. Результаты первичной обработки передаются в блок управления 2, в котором полученные данные проходят более полную обработку, формируются параметры новых терапевтических воздействий, выводятся результаты диагностики. Блок защиты 6 предотвращает протекание через выходные каскады аппарата тока, сила которого превышает 100 мА. При возникновении опасной ситуации выходы усилителя мощности 5 отключаются.
с помощью аппарата проводятся классическая, расширенная, хронаксиметрическая электродиагностика, рефлексодиагностика с последующей электростимуляцией, электроцеребральные воздействия в виде гальванизации головы, электросна, биоэлектросна, электроанальгезии и анестезии, процедуры диадинамотерапии, амплипульс - терапии, гальванизации и электрофореза лекарственных веществ, интерференцтерапии. Аппарат применяется при разнообразных патологиях в неврологической,терапевтической,педиатрической,
рефлексотерапевтической,атрологической,ангеологической,
стоматологической, дерматологической, ЛОР-практики, при хирургических заболеваниях, при врожденной челюстно-лицевой патологии, в гериатрии, гинекологии, эндокринологии.
v iiomi (