ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Область техники
Данная полезная модель относится к медицинской технике, точнее к офтальмологии для лечения заболеваний глаз с помощью лазерных устройств.
Уровень техники
Широко известно применение лазерных устройств в офтальмологии. Так, например, в большинстве офтальмологических клиник имеются фотокоагуляторы ИК диапазона 810 нм или зеленые лазеры. Такие лазеры выпускают зарубежные компании, например: OptiMedica, IRIDEX, Zeiss, Nidek а так же российская компания «Алком Медика».
В последнее время появились многоволновые лазерные комплексы (фиг.1). В состав комплекса входит два аппарата (1 и 2), излучение от которых подается через гибкие световоды (3 и 4) на формирующую систему (5) и поворотное зеркало (6). Выходной лазерный пучок совмещается с пучком осветителя щелевой лампы.
Комбайн является прогрессивным решением, которое дает возможность на одном рабочем месте выполнять 100% всех лазерных вмешательств, требуемых для фотокоагуляции, но также обладает рядом недостатков:
1. В процессе лечения может быть осуществлено воздействие только на одной рабочей длине волны.
2. Переключение с одной рабочей длины волны на другую является сложным механическим процессом, которое может быть выполнено лишь специально-обученным специалистом, кроме того, данная процедура требует прекращения лечебной процедуры.
Раскрытие полезной модели
На фиг.2 представлена схема нового подхода. В предлагаемом авторами решении, генерация рабочих длин волн (532 нм и 810 нм) осуществляется водном лазерном модуле (1), излучение которых подается к формирующей системе по одному оптическому каналу гибкого световода (2). Это позволяет:
1. Работать на двух рабочих длинах волнах одновременно (полихромный режим).
2. Осуществлять изменение рабочей длины волны электронным способом (путем перекоммутации цепей электропитания лазеров), что позволяет изменять рабочую длину волны, не прерывая лечения.
3. Данное техническое решение упрощает конструкцию, уменьшает вес и габариты установки.
4. Предусмотрена возможность установки лазеров с любым другим сочетанием рабочих длин волн излучения.
Низкоинтенсивное излучение прицельного лазера должно отличаться по длине волны от высокоинтенсивного излучения рабочих лазеров.
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики нашей установки АЛОД-01, в которой реализован мультиволновой принцип работы, с аналогами.
В данном устройстве получены следующие достижения:
1. Возможность воздействия двумя рабочими длинами волн попеременно или одновременно с заданным соотношением рабочих длин волн.
2. Переключение рабочих длин волн осуществляется электронным способом без дополнительных механических коммутаций.
3. Офтальмологический лазерный комплекс имеет меньшие габариты и вес, по сравнению с существующими комбайнами.
4. Предусмотрена возможность установки лазеров с любым другим сочетанием рабочих длин волн излучения.
По данной полезной модели в настоящее время разработаны:
1. Комплект конструкторской документации.
2. Комплект эксплуатационной документации.
3. Опытный образец.
Таблица 1.
Офтальмологический лазерный комплекс
Характеристики (параметры)
«Алод-01» ООО «Алком Медика» Россия
«Pascal» OptiMedica США
«Simphony» IRIDEX США
Показатели назначение
Фотокоагулятор
Фотокоагулятор
Фотокоагулятор
Мультиволновой режим
есть
нет
нет
Длина волны излучения
532 нм
532 нм
532 нм
И 810 нм
Или 810 нм
Мощность излучения
532-2 Вт
532-2 Вт
532-2 Вт
810-3 Вт
810-2 Вт
532+810=5 Вт