ПРИБОР ДЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Настоящее техническое решение относится к оборудованию для психологических тестов, а именно к переносным приборам с вызовом ответной реакции.
Из предшествующего уровня техники известно техническое решение «Устройство для психологического и психофизиологического анализа» (RU77149, А61В5/16, 16.06.2008), содержащее последовательно соединенные блок датчиков и электродов, многоканальный усилитель сигналов, многоканальный аналого-цифровой преобразователь и персональный компьютер, а также микроконтроллер, порт ввода-вывода которого соединен "с персональным компьютером, который соединен с видеомонитором оператора, выход управления микроконтроллера - с входами многоканального усилителя биоэлектрических сигналов и многоканального аналого-цифрового преобразователя.
Данное техническое решение использовалось для проведения психофизиологических тестов. Недостатком данного решения является его техническая сложность и дороговизна реализации.
Известно техническое решение «Устройство для психологического анализа» (RU61111," А61В 5/02, А61В 5/04, А61В 5/16, 01.06.2006), содержащее последовательно соединенные блок датчиков и электродов, многоканальный усилитель биоэлектрических сигналов, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, персональный компьютер, а также микроконтроллер, порт ввода-вывода которого соединен с персональным компьютером, а выход управления с входами многоканального усилителя биоэлектрических сигналов и многоканального аналого-цифрового преобразователя, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит пиктографический планшет, подключенный к ПК. Недостатком данного решения является сложность его эксплуатации для неподготовленных специалистов, а, следовательно, и невозможность его применения в условиях немедицинских организаций.
Известен компьютерный комплекс Селект-М, который используют для исследования психофизиологических показателей испытуемых (Ушаков И.Б. Чернов Ю.Н. Батищева Г.А. Длусская И.Г. Гончарова Н.Ю, Адаптация _к условиям трудовой деятельности лиц операторских профессий с учетом возраста и профессионального стажа, Вестник новых медицинских технологий", 2011.- Т. XVIII, №2. - С.467-470). Недостатком комплекса является его стационарность и необходимость организовывать отдельное рабочее место для проведения опытов.
Задача - повышение экономической доступности, технической надежности, автономности и удобства использования переносных приборов для психофизиологических тестов, создание возможности эксплуатации прибора неподготовленными специалистами.
Устройство прибора представлено на фиг.1. Прибор включает джойстик с красной (1) и джойстик с зеленой (2) кнопками, соединительные кабели (3, 4), пять контактных колодок (5), корпус прибора (6), пять резисторов (7), соединительный кабель заземления (8), соединительные кабели питания (9), микроконтроллер Microchip серии PIC18F4550 (10), USB-разъем серии В (11).
От джойстика с красной (1) и джойстика с зеленой (2) кнопками идут соединительные кабели (3, 4), подключаемые к любой из пяти контактных колодок (5), расположенных на корпусе прибора (6). К каждой контактной колодке (5) подсоединен резистор на 10000 Ом (7), соединительный кабель заземления (8) и соединительные кабели питания (9), которые, в свою очередь, соединены с микроконтроллером Microchip серии PIC18F4550 (10), на котором расположен USB-разъем серии В (11).
Для проведения психофизиологического тестирования к USB-разъему (11) подключают шину USB от ЭВМ. На ЭВМ должна быть установлена программа «Оценка скорости зрительно-моторных реакций» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015615744 от 22.05.2015). Запускают на ЭВМ программу и выбирают вид выполняемого тестирования. Испытуемому предлагают при предъявлении на мониторе ЭВМ красного цветового стимула как можно быстрее нажимать на красную кнопку джойстика (1), а при предъявлении зеленого цветового стимула - на зеленую кнопку джойстика (2). После нажатия на кнопки, расположенных на джойстиках (1, 2) по соединительным кабелям (3, 4) к контактным колодкам (5), расположенным на корпусе прибора (6), поступает электрический сигнал. От контактных колодок (5) электрический сигнал проходит через резистор (7), соединительный кабель заземления (8), соединительные кабели питания (9) и поступает в микроконтроллером Microchip серии PIC18F4550 (10), где сигнал обрабатывается. После обработки сигнала микроконтроллер (10) высылает на ЭВМ пакет данных посредством шины USB, подключенной к USB-разъему серии В (11). Для прекращения тестирования завершают программу для ЭВМ и отсоединяют шину USB от USB-разъема (11). Таким образом достигается повышение экономической доступности, технической надежности, автономности и удобства использования переносных приборов для психофизиологических тестов, создается возможность эксплуатации прибора неподготовленными специалистами.
Описание к чертежам
Фигура 1. Прибор для психофизиологического тестирования
1 - джойстик с красной кнопкой
2 - джойстик с зеленой кнопкой
3 - соединительный кабель от джойстика с красной кнопкой
4 - соединительный кабель от джойстика с зеленой кнопкой
5 - контактные колодки
6 - корпус прибора
7 -  резистор на 10000 Ом
8 - соединительный кабель заземления
9 - соединительные кабели питания
10 - микроконтроллер Microchip серии PIC18F4550
11 - USB-разъем серии В