СТУЛ-КОРСЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ

Полезная модель относится к области медицины, в частности, к ортопедии, а именно, к методике ЛФК при работе с больными сколиозом различных возрастов. При прогрессирующем сколиозе дает положительный результат, способствующий в раннем возрасте исчезновению сколиоза. В зрелом -остановке прогрессирующего сколиоза, укреплению мышечного корсета.
Известна система - «Комплект учебной мебели»(а/с №2132148. Исаев В.В.), в которой выдержаны параметры роста пациента-ученика. Автор таким путем решает проблемы нарушения осанки пациента. Эффект от данной полезной модели незначителен, т.к. решается проблема только регулировки высоты стула и стола, а значительного лечебного действия не оказывает.
Наиболее близким по аналогам заявленной полезной модели является «корсет корригирующий для позвоночника» (автор Ячменев Н.П. Овсянникова И.Н.). В данной полезной модели аналогичными являются следующие детали: основа-корпус, тяги для удержания и придания изгибу позвоночника противоположного действия. По отношению к предлагаемой полезной модели имеет сходство в верхней части корсета. Корсет корригирующий - носимый и съемный, что удобно в локальном использовании. Необходимо более широкое применение, что находится сейчас в стадии разработки.
Предлагаемая полезная модель преследует цель: способствовать исчезновению раннего сколиоза (для школьников и студентов) и остановке прогрессирующего сколиоза у лиц более зрелого возраста. Полезная модель поясняется чертежом, где под:
№1 Спинка стула, повторяющего изгиб позвоночника.
№2 Головодержатель.
№3 Регулятор головодержателя по высоте и изгибам.
№4 Тяги с отверстиями для изменения и фиксации длины тяг.
№5 Деления для измерения.
№6 Болты - фиксаторы тяг.
№7 Регулятор изгиба спинки.
№8 Сиденье с регулируемым изменением направления.
№9 «Салазки» для скольжения сиденья.
№10 Ножки с фиксаторами высоты стула. (фиг.1 - вид сзади, фиг.2 - вид сбоку)
Основа стула-корсета состоит из спинки стула №1, которая повторяет изгибы позвоночника, изготовлена из легкого алюминия, что создает устойчивость и в то же время легкость конструкции.
Головодержатель №2 состоит из жесткой алюминиевой пластины и мягкого фиксатора, изготовленного из губки (поролона), обтянутого кожей, что создает комфорт при использовании.
Регулятор головодержателя №3 изготовлен из шестерней для придания изгиба, из входа пластины в полость корсета с регулирующим болтом.
Тяги №4 изготовлены из легкого прочного металла (можно алюминия) с изгибами, повторяющими окружность ребер. В месте соприкосновения тяг и тела имеются подушечки из поролона, обшитые кожей, для придания мягкости во время действия тяг. Отверстия в тягах должны соответствовать размерам болта при изменении длины тяг.
Деления №5 на тягах обозначены в «см» и в «мм» - для фиксации тяги и протоколирования пика отведения тяги.
Болты-фиксаторы тяг №6 закреплены по всей длине спинки, что удобно при изменении места высоты и длины тяги при различных сколиозах.
Регулятор изгиба спинки №7 изготовлен из шестерней и фиксатора, что в отличие от регулятора головодержателя придает спинке лишь положение изгиба и его фиксации.
Сиденье №8 - с регулируемым изменением направления, имеет углубление под окружность ягодиц, для придания комфорта во время сидения. Меняет направление (влево, вправо) в зависимости от степени сколиоза. Изготавливается из пластмассы, что отвечает гигиеническим требованиям.
«Салазки» №9 - для скольжения сиденья, состоят из двух угольников с фиксаторами, предназначены для скольжения - регулировки сиденья. Имеют отверстия для фиксации положения. Фиксатор - в виде болта пластмассовым наконечником. «Салазки» изготовлены из прочного материала, для длительной эксплуатации изделия.
Ножки №10 с фиксаторами высоты стула предназначены для изменения высоты в зависимости от роста пациента. Изготовлены из полых труб с входными трубами меньшего размера. Имеются отверстия у труб - большого и малого размера, выполненные для входа фиксатора в виде болта или стержня из прочного металла.
Предлагаемая полезная модель абсолютно безопасна. Регулировка тяг, высота и изгибы спинки меняются в зависимости от состояния пациента. Через каждые 5-6 дней тяги меняют свою длину на 1 см - в сторону,
противоположную изгибу позвоночника, с учетом адаптации к ранее заданной длине.
После каждого изменения длины тяг идет запись в специальную карту пациента, для ориентировки изменения положения тяг.
Для получения положительного результата необходима концентрация сеансов ЛФК, массажа, плавания. Особенно необходимо воздействовать на ту группу мышц, которые участвуют в работе по исчезновению сколиоза. Мышцы (пучки), сухожилия имеют «память», и при достижении оптимального равновесия они привыкают к новому состоянию, что дает возможность пациенту чувствовать достижение. Для закрепления достигнутого результата пациенту необходимо заняться активной физкультурой или сопутствующим видом спорта - для укрепления собственного мышечного корсета.
Создается ситуация:
А). Тяги, предназначенные для изменения направления изгиба сколиоза в противоположную сторону, через 5-6 дней меняют свою длину на уменьшение, что способствует быстрой адаптации к новому состоянию позвоночника и мышечного корсета.
Б). После формирования правильного положения позвоночного столба и собственного мышечного корсета пациент может уже правильно сидеть и на обычном стуле, т.к. привычка сидеть прямо становится уже «обязательной», привычной.
Полезная модель не создает пациенту неудобств, в результате чего он легко адаптируется к модели, и постепенно новая поза становится приемлемой, что очень важно для успешного лечения.
Стул - корсет можно рекомендовать дошкольным и школьным учреждениям, физдиспансерам, ВУЗам, административным учреждениям.
При возможном промышленном производстве дешев, а значит, доступен при приобретении школами, ВУЗами, другими заведениями и лицами умственного труда.