УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВАКУУМНОГО МАССАЖА
VACUUM MASSAGE APPARATUS

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для вакуум-терапии, и может быть использовано для проведения оздоровительного и профилактического массажа, в косметологии, в физиотерапии, в ортопедии, в неврологии, в травматологии, в спортивной медицине, в фитнесе, для реабилитации в клинических условиях, в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, в санаториях в комплексе с другими физиотерапевтическими и бальнеологическими процедурами и в автономных и полевых условиях МЧС.
Известно устройство для вакуумно-компрессионного массажа (RU 2088195, 1997, включающее аппликаторы, размещаемые на поверхности тела пациента и сообщенные через распределительное устройство с компрессорно-вакуумной установкой. Устройство позволяет формировать в аппликаторах волновой режим разрежения с созданием в полости каждого из них в противофазе разрежения и избыточного давления. Однако подобное выполнение устройства не позволяет достигнуть необходимой величины разрежения, особенно при упругой или грубой коже, а также необходимость перемещения аппликаторов по поверхности кожи приводит к ее дополнительному травмированию.
Известно также устройство для пневмовакуумного массажа (UA 65722, 2004), содержащее источник пониженного давления, пневмораспределитель с управляемыми клапанами, электронный программируемый блок управления и аппликатор в виде манжеты с эластичными секциями. Устройство позволяет формировать несколько режимов импульсного воздействия с различными временными и амплитудными параметрами, однако оно не обеспечивает возможности регулирования скорости нарастания и спада разрежения.
Известен переносной вакуумный массажер, описанный в RU 2187294, 2002 и рассмотренный в качестве прототипа, содержащий вакуумный насос, подключенный вакуумными шлангами через блок исполнительных механизмов к коллектору, связанному соответствующими гибкими вакуумными шлангами с аппликаторами, и электронный блок управления параметрами воздействия, связанный с панелью управления, выполненной с возможностью задания амплитудных и временных параметров воздействия, блоком индикации, вакуумным насосом и блоком исполнительных механизмов. Устройство предназначено для формирования режимов импульсного воздействия на кожу в широком диапазоне. Однако в нем не предусмотрена система, обеспечивающая безопасность пациента в случае аварии в системе электроснабжения.
Заявленное изобретение направлено на устранение указанных недостатков. Достигаемый при этом технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства для вакуумного массажа при высокой повторяемости заданных параметров разрежения независимо от характеристик кожного покрова и тканей пациента, а также повышение безопасности пациента в случае нарушения работы устройства.
Технический результат обеспечивается тем, что в устройстве для вакуумного массажа, содержащем вакуумный насос, подключенный вакуумными шлангами через блок исполнительных механизмов к коллектору, связанному соответствующими гибкими вакуумными шлангами с аппликаторами, и электронный блок управления параметрами воздействия, связанный с панелью управления, выполненной с возможностью задания амплитудных и временных параметров воздействия, блоком индикации, вакуумным насосом и блоком исполнительных механизмов, дополнительно блок управления параметрами воздействия связан с блоком контроля и отключения, первый выход которого связан с вакуумным насосом, а второй - с блоком исполнительных механизмов, дополнительно включающем датчики давления и регуляторы скорости изменения разрежения, установленные в коллекторе, блок управления параметрами воздействия выполнен с возможностью формирования в аппликаторах импульсного режима разрежения с постоянной частотой и заданными нарастанием и спадом разрежения по времени или комбинированного режима разрежения с наложением на импульсный режим разрежения с постоянной частотой дополнительных колебаний разрежения с частотой, выбранной в диапазоне 1,1-100 Гц, и/или волнового режима разрежения с последовательным созданием разрежения в полостях аппликаторов.
Кроме того, между вакуумным насосом и блоком исполнительных механизмов предпочтительно установлен ресивер.
Также, коллектор может быть снабжен штуцером для подключения блока исполнительных механизмов
Предпочтительно, чтобы панель управления включала задатчик времени процедуры, задатчик минимального разрежения/ задатчик максимального разрежения, задатчик изменения скорости разрежения от минимального к максимальному, задатчик изменения скорости разрежения от максимального к минимальному, задатчик времени воздействия максимальным разрежением, задатчик времени воздействия минимальным разрежением, переключатель выбора режима, задатчик частоты дополнительных колебаний разрежения.
Регуляторы скорости изменения разрежения могут быть выполнены в виде клапанов с регулируемым проходным сечением.
Кроме того, аппликаторы снабжены воздушными кранами, а блок контроля и отключения снабжен звуковым сигнализатором.
На фиг.1 показана функциональная схема устройства, на фиг.2 - панель управления.
Устройство для вакуумного массажа (фиг.1) содержит вакуумный насос 1, подключенный вакуумными шлангами через блок исполнительных механизмов 4 к коллектору 7, связанному соответствующими гибкими вакуумными шлангами с аппликаторами 8, и электронный блок управления параметрами воздействия 3, связанный с панелью управления 24, блоком индикации 5, вакуумным насосом 1 и блоком исполнительных механизмов 4. При этом блок управления параметрами воздействия 3 связан также с блоком контроля и отключения 6, первый выход которого связан с вакуумным насосом 1, а второй - с блоком исполнительных механизмов 4.
В качестве аппликаторов 8 может быть использован, например, известный аппликатор, раскрытый в SU 1571816 или RU 2166923 для осуществления вакуумного воздействия, представляющий собой выпуклую полусферу, выполненную из прозрачного материала (оргстекло), имеющую на своей плоской части контактирующую с телом пациента мягкую силиконовую упругоэластичную мембрану, перфорированную отверстиями (концентраторами), для обеспечения кислородного обмена в тканях в месте воздействия. Каждый аппликатор снабжен воздушным краном для независимого ручного включения и выключения подачи разрежения на необходимом количестве аппликаторов.
Большой выбор аппликаторов различной конфигурации и площади контакта с телом пациента, а также вариантов установки вакуумных аппликаторов на теле пациента обеспечивает широкие возможности в выборе области воздействия.
Блок 2 питания устройства обеспечивает бесперебойное электропитание напряжением 220, 24 и 12 В через разъем 9 вакуумного насоса 1, электронного блока управления 3, блока исполнительных механизмов 4, блока индикации 5 и блока контроля и отключения 6. Блок питания снабжен также тумблером 12 (на панели управления) для приведения устройства в состояние готовности к работе и разъемом 11 для подключения напряжения от сети 220 В или преобразователя с 12 или 24 В на 220 В.
Электронный блок управления параметрами воздействия 3 формирует на аппликаторах 8 три типа режимов: импульсный режим разрежения с постоянной частотой и заданными нарастанием и спадом разрежения по времени или комбинированный режим разрежения с наложением на импульсный режим разрежения с постоянной частотой дополнительных колебаний разрежения с частотой, выбранной в диапазоне 1,1-100 Гц, и/или волновой режим разрежения с последовательным созданием разрежения в полостях аппликаторов. Блок 3 программно устанавливает следующие параметры при работе устройства:
- минимальное разрежение;
- максимальное разрежение;
- скорость изменения разрежения;
- временные площадки для минимального и максимального разрежения;
- общее время процедуры;
- задание и индикацию импульсного режима;
- задание и индикацию волнового режима;
- задание и индикацию комбинированного режима.
Блок исполнительных механизмов 4 включает датчики давления и регуляторы скорости изменения разрежения (не показаны), установленные в коллекторе 7, причем последние представляют собой клапаны с регулируемым проходным сечением и обеспечивает работу устройства по заданной блоком управления 3 программе.
Блок 5 индикации обеспечивает индикацию на экране дисплея заданных режимов: минимальное и максимальное разрежение, скорость изменения разрежения и время площадок, время процедуры.
Конструктивно блок индикации 5 встроен в панель управления 24 (фиг.2), на которой размещены задатчик времени процедуры 14, задатчик минимального разрежения 15, задатчик максимального разрежения 16, задатчик изменения скорости разрежения от минимального к максимальному 17, задатчик изменения скорости разрежения от максимального к минимальному 18, задатчик времени воздействия максимальным разрежением 19, задатчик времени воздействия минимальным разрежением 20, переключатель выбора режима 22, задатчик частоты дополнительных колебаний разрежения 23.
Блок 6 контроля исполняемых режимов и отключения обеспечивает контроль и безопасность работы устройства, т.е. при сбое программы или отклонении от параметров, заданных блоком 3, автоматически останавливает работу устройства путем отключения работы вакуумного насоса 1-й отключения электропитания блоков 3, 4, при этом одновременно включается устройство звуковой сигнализации (не показано).
Коллектор 7 с воздушными кранами (не показаны) для подключения аппликаторов 8 обеспечивает подключение к устройству до 10 и более аппликаторов в разных комбинациях и удобство установки вакуумных аппликаторов на тело пациента. Воздушные краны предназначены для независимого ручного включения и выключения подачи разрежения в необходимом количестве аппликаторов, аппликаторы 8 подсоединены вакуумным шлангом к коллектору 7. Коллектор 7 связан с блоком исполнительных механизмов через штуцер 21.
В случае применения вакуумного насоса 1, при работе которого возникают пульсации (диафрагменного, поршневого типа и т.д.), между вакуумным насосом 1 и блоком 4 устанавливается ресивер (не показан). Подключение вакуумного насоса осуществляется через штуцер 10.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Первым режимом, применяемым при вакуумном массаже, является "импульсный", характеризующийся цикличностью разрежения по времени. Диаграмма импульса характеризуется нарастанием на первом этапе разрежения по времени, в этот момент под аппликаторами происходит расширение подлежащих тканей и сосудов, увеличивается приток крови и лимфы, кровь насыщается кислородом. На втором этапе формируется верхняя площадка разрежения «Н мах» длительностью от 2 до 7 с, в соответствии с рекомендациями специалиста, т.е. участок диаграммы, на котором в течение заданного времени не меняют установленное разрежение и выравнивают разрежение и нагрузку на участке тела под аппликатором. Третий этап реализует спад разрежения по времени, в момент спада разрежения ткани принимают свою нормальную форму, в это время кровь, обогащенная кислородом, из тканей и сосудов отходит по своему руслу. Четвертый этап диаграммы импульса характеризует нижнюю площадку «Н min» длительностью от 2 до 7 с, в зависимости от рекомендаций специалиста, т.е. интервал времени, в течение которого не меняют разрежение. При следующем импульсе этапы повторяются, вновь происходит приток и насыщение крови кислородом. В результате цикличного повторения процесса интенсивного притока-оттока крови стимулируется кровообращение, усиливается обмен веществ и кожное дыхание в массируемом участке тела, устраняются явления лимфостаза, повышаются тонус и эластичность мышц, что способствует оптимизации нервной проводимости, расслаблению напряженных глубоких мышц, нормализуется венозный дренаж, создавая предпосылки для восстановления и нормализации физиологических процессов, протекающих в поверхностных тканях, восстановление баланса мышечного тонуса и функций двигательного сегмента.
При работе в импульсном режиме необходимо включить устройство включателем 12, установить переключатель режимов 22 в положение «А». На блоке 3 устанавливают необходимые параметры процедуры. На табло блока индикации режимов 5 отображают заданные режимы. К коллектору 7 подключают необходимое количество аппликаторов 8 при закрытых кранах. Устройство готово к работе. После включения кнопки «ПУСК» включается вакуумный насос 1, создавая разрежение в аппликаторах по заданной блоком 3 программе.
В случае выхода из строя одного из задатчиков режимов или сбоя программы блок 6 автоматически выключает вакуумный насос 1 и отключает электропитание блоков 3, 4, на табло блока 5 включается сигнал «Отказ системы» и звуковой сигнал. По обратной связи блок 3 связан с блоком 5,6. Коллектор связан напрямую с блоком 4 для подачи в аппликаторы разрежения заданного программой блока 3.
Для выполнения импульсного режима коллектор 7 подключают к штуцеру 21-«А».
Волновой режим, отличается от импульсного режима подачей по заданной блоком 3 программе сигналов разрежения и спада последовательно волнообразно на группу аппликаторов, установленных в направлении кровотока. Волновой режим применяют при необходимости плавного перемещения разрежения по определенной схеме последовательным включением и выключением разрежения в нескольких аппликаторах, установленных на участках тела в направлении кровотока. При работе, в частности, двух аппликаторов, работающих последовательно, верхняя площадка импульса разрежения каждого последующего аппликатора совпадает по времени с нижней площадкой разрежения предыдущего аппликатора для плавного перемещения массируемых областей. Применение данного режима позволяет усилить терапевтический эффект по сравнению с ручным массажем.
Для работы в волновом режиме вакуумные шланги от аппликаторов подключают к штуцерам 21-«А,Б». Переключатель режима работы 22 устанавливают в положение «Б». На табло индикации режимов появляется соответствующая информация. Работа блоков 3 и 4 переключается в волновой режим.
Для формирования комбинированного режима используют импульсный режим как основной (Максимальное разрежение 500 - 700 мм рт. ст., минимальное разрежение 190 мм рт. ст., площадки при минимальном и максимальном уровнях разрежения задаются в пределах от 0 до 120 с, с дискретностью импульсов - 10 с. Скорость подъема и спада разрежения регулируется в пределах от 7 кПа/с до 50 кПа/с).
Все выбранные из возможного диапазона параметры устанавливают задатчиками 14-20, которые в свою очередь передают выбранную информацию блоку 3 для исполнения.
Далее на импульсный режим накладывают колебания разрежения с частотой, подобранной медицинским персоналом для необходимого терапевтического эффекта при воздействии на выбранный орган через биологически активные точки. Устройство позволяет выбирать необходимую частоту в диапазоне от 0,1 до 100 Гц. Выбранная частота фиксируется ручным задатчиком 23, который в свою очередь передают выбранную информацию блоку 3 для исполнения.
Комбинированный режим применяют при сочетанном воздействии с рефлексотерапей и электроакупунктурой для активизации или деактивизации работы органов, на которые влияют биологические активные точки.
Для работы в комбинированном режиме вакуумные шланги от аппликаторов подключают к штуцеру 21-«В». Переключатель режима работы 22 устанавливают в положение «В». На табло индикации режимов появляется соответствующая информация. Работа блоков 3 и 4 переключается в комбинированный режим.
Вакуумный насос 1 подключают электрическим шнуром к розетке 9 и вакуумным шлангом - к штуцеру 10. К розетке 11 подключают напряжение от сети 220 В или преобразователь с 12, 24 В на 220 В. К штуцерам 21 (А, Б, В) в зависимости от выбранного режима вакуумным шлангом подключают коллектор с запорными кранами, к которому подключают аппликаторы 8, рекомендованные специалистом. Включением тумблера 12 на панели управления устройство приводят в состояние готовности к работе. На табло блока 5 включается индикация режимов. Переключатель режимов 22 устанавливают в положение режима по выбору: А (импульсный), Б (волновой), В (комбинированный). Задатчик 23 частоты дополнительных колебаний разрежения позволяет выбрать необходимую частоту при комбинированном режиме, после чего можно приступать к работе. При включении кнопки «ПУСК» 13 включается работа устройства и начинается прямой или обратный отсчет времени процедуры. Во время процедуры постоянно работает вакуумный насос, табло блока индикации режимов 5 показывает заданные и выполняемые режимы работы устройства. Блок 4 исполнительных механизмов работает по программе, заданной блоком 3. По окончании времени процедуры загорается табло «конец процедуры» и подается звуковой сигнал.
Параметры разрежения, скорости изменения разрежения, площадки и время процедуры устанавливают по рекомендации врачей и могут корректироваться в процессе процедуры.
Данное устройство имеет высокую надежность и долговечность благодаря блоку контроля исполняемых режимов.
Удобная в использовании панель управления и индикации предоставляет широкий выбор вариантов режимов.
Схема устройства позволяет работать от сети 220 В и в автономных (полевых) режимах 12 и 24 В от преобразователя напряжения.
Выносной коллектор с запорными кранами обеспечивает удобство пользования и установки вакуумных аппликаторов, а также, не прерывая процедуры, - корректировать количество работающих аппликаторов или место воздействия.