Устройство для извлечения ферромагнитных инородных тел из глаза

Полезная модель относится к травматологии и может быть использована для удаления ферромагнитных инородных тел из организма человека, в частности, из глаза.
Устройства для обнаружения и извлечения металлического объекта из тела человека основаны на взаимодействии этого объекта с магнитным полем (постоянным или переменным), на него воздействующим.
Известно устройство для извлечения инородных ферромагнитных тел из глаза, содержащее цилиндрический магнитный стержень с наконечником в виде усеченного конуса (1).
Однако, известное устройство характеризуется недостаточной силой притяжения ввиду значительного рассеяния магнитного потока на боковой поверхности конусного наконечника, и ограничивает, тем самым, возможность удаления из глаза мелких и слабомагнитных тела, снижая возможности устройства.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результатуявляется устройство для извлечения
ферромагнитных инородных тел из глаза, содержащее цилиндрический магнитный стержень с наконечником в виде усеченного конуса, выполненного с наклонной текстурой, магнитные оси которой направлены к вершине конуса.
из глаза
МПК7А61В 17/50; 17/52.
Наконечник в виде усеченного конуса, вынолненного с наклонной текстурой, магнитные оси которой направлены к вершине, позволяет концентрировать магнитное поле на вершине магнитного конуса. При этом напряженность его составляет 10500Э, коэрцитивная сила - 8500Э, и притягиваюп ;ая сила на продольной оси устройства в интервале 1-20мм составляет соответственно 5500- 990Э.
Такая конструкция увеличивает силу притяжения, что значительно расширяет возможности извлечения инородных тел из стекловидного тела и заднего полюса глаза, а уменьшение веса устройства и его размеров облегчает работу под электронным микроскопом.
Однако, указанная сила притяжения не всегда бывает достаточна, так как подлежащие извлечению из глаза ферромагнитные инородные тела могут иметь слабую намагниченность различные размеры и вес. Кроме того, выполнение наконечника с наклонной текстурой требует особых сложных технологий.
В основу полезной модели положена задача расширения возможностей устройства за счет увеличения силы притяжения, при упрош;ении его изготовления.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для извлечения ферромагнитных инородных тел из глаза, содержанием цилиндрический магнитный стержень с наконечником в виде усеченного конуса, наконечник выполнен из магнитного материала, намагниченность которого
01 / М
перпендикулярна его вертикальной оси, и снабжен сердечником из технически чистого железа.
Наконечник может быть выполнен из SmCo или NdFeB. в виде колец, укрепленных на сердечнике, коаксиально последнему. Сердечник может иметь ступенчатую форму.
Выполнение наконечника из магнитного материала, намагниченность которого перпендикулярна его вертикальной оси, позволило намагнитить сердечник до технического насыщения, которое равно 22000 Э по сравнению с известным, составляющим 10500 Э. Такое намагничивание позволяет более чем в два раза, по сравнению с известным устройством, увеличить силу притяжения на рабочем торце устройства. Кроме того, предлагаемая конструкция устройства позволила упростить технологию его изготовления.
На фиг.1 представлен вертикальный разрез заявляемого устройства; на фиг.2- тот же разрез, с сердечником, имеющим ступенчатую форму и магнитным материалом в виде набора колец;
Устройство для извлечения ферромагнитных инородных тел из глаза состоит из цилиндрического постоянного магнита 1 с продольной магнитной текстурой 2 и конусного наконечника 3. Наконечник 3 снабжен сердечником 4, выполненным из технически чистого железа, а сам наконечник 3 выполнен из магнитного материала 5, намагниченность которого перпендикулярна вертикальной оси наконечника 3, например, из магнитожесткого материала типа из SmCo или NdFeB. Магнитный поток 6 в заявляемом устройстве сконцентрирован на вершине наконечника 3. Сердечник 4 может иметь
ступенчатую форму, а наконечник 3 может быть вынолнен в виде набора колец 7 (фиг.2).
Намагниченность насыщения предлагаемого устройства составляет
22000Э при коэрцитивной силе по намагниченности 1500Э и
коэрцитивной силе по индукции 8500 Э.
Напряженность магнитного поля (притягивающая сила) на продольной оси устройства в интервале расстояний 1 - 20мм составляет, соответственно, 11000 - 1100 Э, Предлагаемое устройство притягивает железный осколок весом О, 8 г с расстояния 75 мм и пробный железный шарик весом 0,5 г и диаметром 5,0 мм - с расстояния 36 мм,
Устройство работает следующим образом: По результатам рентгена или с помощью локатора инородных тел ЛИТ-1 (3) определяют место нахождения инородного ферромагнитного тела. Производят разрез на глубину, соответствуюп ую расположению этого тела и вводят стерилизованный наконечник 3 с укрепленным на нем извлекателем (на рисунках не показан) внутрь разреза, ферромагнитное тело примагничивается к рабочему концу извлекателя и его удапяют из глаза.
///Использованная литература
1.Гундорова Р. А., Петропавловская Г. А,, Проникающие ранения и контузии глаза. М., «Медицина, 1975, с. 92,
2.Авторское свидетельство СССР № 1124962,
З.Литвиненко А.А. и др. Вихретоковый локатор инородных тел. Медицинская техника- 1992, № 1, с.42-43.
0 / J //