ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Полезная модель относится к медицине, в частности к физиотерапии, и касается физиотерапевтических устройств, предназначенных для облучения акупунктурных точек, рефлексогенных зон, для чрезкожного облучения и фотомодификации крови.
Известно физиотерапевтическое устройство "СОМАМЕД", включающее блоки питания и управления светоизлучением и вакуумом, отдельно лазерный и вакуумный коллекторы на три канала, соединенные вакуумпроводами и лазерными коммуникациями с тремя рабочими насадками в виде банок-присосок с возможностью создания постоянного разряжения воздуха, а в центре насадки помещен торец лазерного световода с длиной волны 0,63 мкм, сбоку насадки имеется отверстие для подведения вакуумпровода (см. Илларионов В.Е. Основы лазерной терапии, М.:1992, с.73-75).
Известным устройством практически невозможно облучать части тела со сложными контурами. Недостатком является также низкая эффективность и длительность при чрезкожном облучении крови из-за застоя крови в области постоянного подсоса, неудобство и трудоемкость пользования одновременно несколькими банками, так как при отрыве или перестановке одной банки остальные автоматически отваливаются, что требует немалой сноровки для их одновременной установки на разных участках тела.
Наиболее близким по конструктивному исполнению и методике проведения облучения является физиотерапевтическое устройство, содержащее корпус и расположенный в нем блок управления с генераторами световых и вакуумных импульсов, излучатель (терапевтическая головка), соединенный с блоком управления и расположенный внутри каркаса (вакуумного аппликатора), вакуум-провод, каркас имеет боковое отверстие, в котором установлена закрытая с одного конца трубка с электророзеткой и клапаном, рычаг которого выступает при закрытом положении клапана за открытую плоскость каркаса, при этом излучатель соединен с розеткой, а электровакуум-провод введен в трубку (см. патент РФ №2045972, A61N5/06, А61Н39/00 «Физиотерапевтическое устройство», дата публикации 20.10.1995 г.).
Недостатком известного устройства является то, что оно не позволяет проводить комплексную свето-ваккум-магнитную терапию, а также использовать возможности экзогенной биорезонансной терапии, что снижает его функциональные возможности.
Недостатком известного устройства также является контакт деталей клапана и электрического соединения излучателя со средой кожных выделений пациента, концентрация которых возрастает под действием вакуума, что вызывает загрязнение
клапана и коррозию электрических контактов и приводит к выходу их из строя, снижая надежность работы устройства в целом.
В известном устройстве не предусмотрен контроль состояния пациента, а именно, контроль интенсивности и частоты пульса, ритма кровотока в сосудах и капиллярах в зависимости от воздействия вакуумных и световых импульсов, интенсивности отраженного светового потока и температуры тела пациента, что не позволяет корректировать параметры режима терапии.
Кроме того, конструктивное исполнение известного устройства, а именно, расположение вакуумного и электрического проводов в боковом отверстии корпуса, не позволяет без полной разборки терапевтической головки снимать и надевать на нее каркас. При необходимости изменения площади облучения и интенсивности вакуумного воздействия нужно устанавливать новую терапевтическую головку, что увеличивает количество сменных головок, а, следовательно, стоимость устройства.
Блок управления известного устройства не позволяет осуществлять автоматическую установку индивидуальных параметров лечения, их изменение и контроль, что снижает функциональные возможности устройства, не исключает возникновения ошибок и увеличивает время настройки.
Техническим результатом заявленной полезной модели является расширение функциональных возможностей устройства путем применения комплексной свето-вакуум-магнитной терапии, контроль состояния пациента в процессе облучения, автоматическая установка индивидуальных параметров режима терапии, а также упрощение терапевтической головки.
Указанный технический результат достигается тем, что физиотерапевтическое устройство, содержащее корпус и расположенный в нем блок управления с генераторами световых и вакуумных импульсов, терапевтические головки, содержащие вакуумный аппликатор и световой излучатель, соединенные с блоком управления посредством электровакуумных проводов, согласно полезной модели, дополнительно содержит генератор электромагнитных импульсов, датчики температуры тела и частоты сердечных сокращений, соединенные с блоком управления, а также внешний электромагнитный излучателель, соединенный с генератором электромагнитных импульсов, терапевтическая головка снабжена электромагнитным излучателем, датчиком температуры светового излучателя и датчиком интенсивности отраженного светового потока, при этом блок управления выполнен в виде процессора и контроллеров, соединенных с генераторами световых, электромагнитных и вакуумных импульсов, вакуумный аппликатор выполнен съемным, корпус выполнен в виде кейса, на крышке которого расположен монитор типа
TFT, внешний магнитный излучатель выполнен в виде пояса или петли, корпус снабжен закрывающимся отсеком для сменных терапевтических головок и вакуумных аппликаторов, электровакуумный провод, световой и электромагнитный излучатели загерметизированы диэлектрическим компаундом, вакуумный провод снабжен фильтром.
Наличие дополнительно установленного генератора электромагнитных импульсов, соединенного с электромагнитным излучателем терапевтической головки, позволяет в совокупности с вакуумом и импульсным излучением проводить комплексную свето-вакуум-магнитную терапию, повышающую эффективность облучения за счет увеличения кровотока и объема облучаемой крови, что расширяет функциональные возможности устройства.
Наличие датчиков температуры тела и частоты сердечных сокращений, соединенных с блоком управления, позволяет в процессе облучения проводить контроль состояния пациента и в зависимости от интенсивности и времени облучения производить автоматическое изменение режима терапии, что обеспечивает эффективную и безопасную терапию. Датчик пульса позволяет настроить частоту вакуумных импульсов под ритм кровотока в сосудах и капиллярах.
Расположение в терапевтической головке датчика температуры светового излучателя и датчика интенсивности отраженного светового потока позволяет в процессе облучения иметь наглядную картину о количестве световой энергии, получаемой пациентом, а соединение их с блоком управления позволяет в зависимости от состояния пациента, частоты пульса и параметров сердечно-сосудистой системы автоматически изменять интенсивность и время излучения, что обеспечивает эффективную и безопасную терапию в соответствии с физиологическими параметрами пациента.
Выполнение блока управления в виде процессора и соединенных с ним контроллеров, связанных с генераторами световых, электромагнитных и вакуумных импульсов, позволяет автоматизировать введение параметров лечения и их контроль, а также создать распределительную систему управления, в которой центральный компьютер связан с контроллерами, что позволяет наращивать количество модулей, и минимизировать количество связей.
Выполнение вакуумного аппликатора съемным значительно расширяет возможности терапевтической головки. А именно, при надетом вакуумном аппликаторе проводят комплексную свето-вакуум-магнитную терапию, а при снятом вакуумном аппликаторе и отключении вакуума можно проводить магнито-световое облучение или только световое, или только магнитное в соответствии с назначением врача, что значительно сокращает количество терапевтических головок.
Кроме того, наличие съемного вакуумного аппликатора позволяет применять различные по площади контакта аппликаторы в зависимости от зоны воздействия и количества одновременно поставленных терапевтических головок.
Наличие дополнительно установленного внешнего электромагнитного излучателя, выполненного в виде пояса или петли и соединенного с генератором электромагнитных импульсов, позволяет проводить биорезонансную терапию, что также расширяет функциональные возможности устройства.
Выполнение корпуса устройства в виде кейса, снабженного монитором типа TFT, расположенным на крышке корпуса и отсеком для сменных вакуумных аппликаторов и терапевтических головок позволяет создать малогабаритное многофункциональное устройство, удобное для использования и транспортировки.
Герметизация диэлектриком расположенных в корпусе терапевтической головки электровакуумных проводов, светового и магнитного излучателей повышают надежность их крепления и безопасность физиотерапевтического устройства.
Наличие в вакуумном проводе фильтра повышает чистоту поступающего в вакуумный аппликатор воздуха, контактирующего с кожей пациента, что обеспечивает чистую среду вакуума.
Технических решений, совпадающих с совокупностью существенных признаков полезной модели, не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна».
Условие патентоспособности «промышленная применимость» подтверждено на примере конкретного выполнения физиотерапевтического устройства.
На фиг.1 изображен общий вид физиотерапевтического устройства.
На фиг.2 изображена терапевтическая головка.
На фиг.3 изображена структурная схема физиотерапевтического устройства.
Физиотерапевтическое устройство (см. фиг.1) содержит корпус 1, на панели управления которого расположены каналы 2, в том числе четыре независимых канала 2 для подключения терапевтических головок 3 для проведения световакуумной и электромагнитной терапии и один канал 2 для проведения экзогенной терапии. Кнопки управления и регуляторы вакуума на чертеже не показаны. Терапевтическая головка (см. фиг.2) содержит вакуумный аппликатор 4, световой излучатель 5, выполненный в виде блока светодиодов, электромагнитный излучатель 6, датчик температуры светового излучателя (ДТИ) 7 и датчик интенсивности отраженного светового потока (ДИОСП) 8, а также электропровод 9 и вакуумный провод 10 с фильтром 11.
Блок управления состоит (см. фиг.3) из центрального процессора, выполненного в виде одноплатного компьютера 12, соединенного с контроллером 13 и контроллером 14. Контроллер 13, соединенный с генератором электромагнитных импульсов 15 и генератором световых импульсов 16, предназначен для управления и генерирования электромагнитных и световых импульсов. Контроллер 14, соединенный с генератором вакуумных импульсов 17, предназначен для генерирования пневматических импульсов путем управления электропневмоклапанами с помощью мощных силовых ключей (не показаны на схеме). Терапевтические головки 3 (на фиг.3 условно показана одна терапевтическая головка) соединены с генератором электромагнитных импульсов 15, генератором световых импульсов 16 и генератором вакуумных импульсов 17 через каналы 2 при помощи электропровода 9 и пневмопровода 10. Датчик температуры 7 светового излучателя 5 и датчик интенсивности отраженного светового потока 8 соединены с контроллером 13. Датчик измерения температуры тела 18 и датчик частоты сердечных импульсов 19 установлены с возможностью подключения к контроллеру 14 через панель управления, расположенную на корпусе 1. Устройство содержит внешний электромагнитный излучатель 20, соединенный с контроллером 13. Корпус 1 выполнен в виде кейса и снабжен закрывающимся отсеком 21 для запасных терапевтических головок 3 и сменных вакуумных аппликаторов 4. В крышке корпуса 1 установлен монитор 22, выполненный в виде TFT панели.
Физиотерапевтическое устройство работает следующим образом. Подключают терапевтические головки 3 с вакуумным аппликатором 4 через каналы 2 к генератору электромагнитных излучений 15, генератору световых импульсов 16 и генератору вакуумных импульсов 17. При этом датчики ДТИ 7 и ДИОСП 8 подключаются к контроллеру 13. Датчик температуры тела 18 и датчик частоты сердечных сокращений 19 подключают к контроллеру 14 через разъемы на панели управления. Включают электропитание устройства.
Устанавливают в соответствии с состоянием пациента и программой, составленной на основании методики, индивидуальные параметры лечения: время сеанса, терапевтическую частоту, глубину вакуума, частоту магнитного импульса. Устанавливают на места лечебного воздействия вакуумные аппликаторы 4, создают вакуум и проводят лечение.
При проведении обследования пациента на экране дисплея непрерывно выводятся значения следующих параметров: кардиоинтервал М, частота сердечных сокращений ЧСС, среднеквадратичное отклонение Sigma, вариационный размах 7DX, амплитуда моды АМо, индекс ритма НСр. При этом любые два показателя могут отображаться на графике.
В случае резкого изменения параметров на экране монитора при неадекватном воздействии лечения на организм пациента и возникновении физиологической перегрузки, устройство выдает сигнал тревоги и автоматически выключает все режимы терапии. При этом на экране монитора отражается причина такого состояния пациента. Таким образом, заявляемое физиотерапевтическое устройство обеспечивает эффективное и безопасное для пациента лечение.
Клинический пример. Под наблюдением находились 9 человек с диагнозом язва двенадцатиперстной кишки. Диагноз поставлен в результате фиброгастроскопии. Все больные имели четкие клинические проявления болезни. Лечение проводили ежедневно в течение 10 дней. На проекцию кубитальной вены устанавливали терапевтическую головку с красным светодиодным излучателем, расположенным внутри вакуумного аппликатора. Были установлены следующие параметры лечения: суммарная мощность 25 мВт, частота вакуумных импульсов 15 имп/мин, частота световых импульсов 9,6 Гц, время сеанса 15 мин. Кроме того, проводили освечивание зоны боли в области желудка и двенадцатиперстной кишки по 2 минуты на каждую из 10 точек в области боли и вокруг нее. Одновременно проводили магнитотерапию частотами, подавляющими жизнедеятельность бактерий хеликобактер и компилобактер. На 3-4 сутки у всех пациентов полностью купировался болевой синдром, улучшилось самочувствие, нормализовались сон и аппетит.На 10-12 день проводили повторную фиброгастроскопию. Наблюдались явления поверхностного гастрита и свежий недеформирующий рубец в области язвенного дефекта. У двух больных рубец не выявлен.
Клинический пример 2. Пациент 62 года с диагнозом ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 2-ой степени, постинфарктный кардиосклероз получал следующее лечение: 10 сеансов свето-импульсной терапии частотой 89 Герц по 25 мин. Проекцию излучателя устанавливали на кубитальную вену и проводили освечивание по 2 мин 10 точек вокруг сердечной мышцы. Отмечалось снижение уровня холестерина, улучшение кардиограммы, снижение уровня триглециридов. По ЭКГ выявлено улучшение коронарного кровообращения, улучшилась по данным коньюктивальной биомикроскопии микроциркуляция капилляров. Больной отметил улучшение общего самочувствия и повышение работоспособности.