МОДУЛЬ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ БОЛЬНОГО ОСОБО ОПАСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Полезная модель относится к области медицинской техники, предназначенной для эвакуации больного особо опасными инфекциями при ликвидации эпидемиологических последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и чрезвычайных биолого-социальных ситуаций.
В настоящее время эвакуацию больного особо опасными инфекциями осуществляют с использованием санитарного автомобильного транспорта.
Однако для выявления и эвакуации больного особо опасными инфекциями из зоны чрезвычайных ситуаций эпидемических очагов в труднодоступных для автомобильного транспорта районах, не охваченных стационарной лабораторной сетью, возникла необходимость в применении воздушных средств передвижения.
Известно санитарное транспортное средство с устройством для крепления носилок в кузове, в котором для обеспечения свободного прохода между рядами носилок, расположенными вдоль бортов, опоры для рукояток носилок выполнены в виде консольной полупоперечины, жестко прикрепленной к заднему борту кузова, а закрепленные на них зажимы, крепящие передние и опирающуюся заднюю рукоятки, снабжены подпружиненными стопорами, а свободная рукоятка подвешена на закрепленной на потолке кузова ременной подвеске, выполненной в виде пояса с пряжкой, в котором петля под рукоятку образована перемещающейся шлевкой (АС СССР 380322, МК: А61G 1/06).
Известно санитарное транспортное средство, например вертолет. В санитарном транспортном средстве - вертолете размещены в салоне носилки, установленные на жестких со стороны борта и гибких опорах со стороны прохода между рядами носилок. Также в салоне установлено санитарно-гигиеническое оборудование из умывальника и резервуара с моющей жидкостью. На раковине установлен брызговик в виде колпака, прикрепленный к гибким опорам носилок. В салоне также установлен напротив умывальника стол и стул медработника, последний прикреплен к полу салона. На гибких опорах смонтированы карманы для размещения термосов, кислородных баллонов (патент 2214206, МКИ А61G 1/06, A61G 3/00, B60R 15/02, B64D 11/00).
Известен мобильный медицинский модуль, который содержит рундук, санитарные носилки, панель для навески медицинских принадлежностей, установленную на быстросъемной рамной стойке, и светильник. Модуль снабжен системой подачи кислорода медицинского в аппарат искусственной вентиляции легких больного и системой электропитания. Модуль оснащен щитом, закрепленным на задней стенке рундука. На боковой стенке рундука установлено приспособление для навески медицинских принадлежностей, а на другой - подставка для носилок (патент 2600701, МКИ A61G 3/00).
Известно применение вертолета Ка-226Т, построенного по модульной схеме в модификации медицинского исполнения - медико-эвакуационный и медико-реанимационный. Медико-эвакуационный вертолет оснащается носилками для перевозки двух пострадавших, кислородными баллонами, необходимым набором медицинского оборудования. В вертолете предусмотрены откидные сиденья для медицинского персонала. Медико-реанимационный Ка-226Т позволяет разместить одного пострадавшего и двух медицинских работников для оказания помощи во время полета (http://www.russianhelicopters.aero) [найдено 2017-06-02].
Задача изобретения заключается в разработке на базе вертолета модуля, соответствующего требованиям нормативных документов по безопасности работы с патогенными биологическими агентами и обладающего максимальной готовностью, быстротой прибытия в зону чрезвычайной ситуации и направленного на предотвращение возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, распространения инфекций за счет своевременного выявления и эвакуации больного особо опасными инфекциями.
Технический результат заключается в реализации указанного назначения.
Технический результат достигается тем, что модуль для эвакуации больного особо опасными инфекциями выполнен на базе вертолета КА-226, содержащего герметично исполненный салон, изготовленный из материала, стойкого к воздействию дезинфекционных средств, включающий транспортировочный изолирующий бокс и оборудование для дезинфекции изолирующего бокса и защитной одежды личного состава.
Кроме того, в качестве оборудования для дезинфекции используют генератор тумана.
Кроме того, модуль оснащен мебелью, изготовленной из материалов, устойчивых к повреждениям и коррозии, агрессивным дезинфицирующим средствам и химическим препаратам, ультрафиолетовому облучению.
Кроме того, модуль оснащен системой СКУД.
Модуль для эвакуации больного особо опасными инфекциями изготовлен в модифицированном корпусе вертолета К-226.
Салон модуля обшит рулонным стеклопластиком, устойчивым к дезинфектантам. Применение обшивки рулонным стеклопластиком, ввиду отсутствия швов, препятствует проникновению, сохранению и накоплению микроорганизмов, что обеспечивает более эффективное проведение текущей и заключительной дезинфекции.
Транспортировочный изолирующий бокс представляет собой мобильное средство, позволяющее обеспечить изоляцию и транспортировку лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекциями, или пациентов, подвергшихся поражению ПБА из зараженных территорий в стационарное медицинское учреждение, предназначенное для лечения таких пострадавших. Транспортировочный изолирующий бокс содержит камеру для транспортировки, к которой прикрепляется несущая трубчатая конструкция фильтровентиляционной установки с креплением для фильтров класса РЗ, фильтры класса PSL РЗ для крепления к камере для транспортировки и фильтровентиляционной установки в головной части камеры, фильтры класса PSL РЗ для крепления к разъемам в области ног и надетые на фильтры резиновые колпаки. Транспортировочный изолирующий бокс также содержит аккумуляторы и зарядное устройства для аккумуляторов, обеспечивающее функционирование фильтровентиляционной установки в автономном режиме.
В верхней части камеры размещены четыре больших окна, позволяющие проводить визуальный мониторинг состояния пациента. Благодаря двум парам сменных перчаток возможно проведение основных процедур и во время транспортировки. Водонепроницаемая молния позволяет предотвратить проникновение влаги внутрь капсулы. Конструктивные особенности камеры предотвращают деформацию камеры в режиме отрицательного давления. По всему периметру нижней части камеры для транспортировки размещена спиральная застежка-молния с односторонним бегунком, позволяющим открывать и закрывать камеру для транспортировки только с внешней стороны (персоналом, обслуживающим камеру, а не пациентом).
С внутренней стороны дна камеры пришиты четыре пары ремней с пряжками для фиксации пациента. Составными частями дна камеры являются наружные специальные фиксирующие ремни с пришитыми пряжками, обеспечивающие надежную фиксацию камеры на техническом устройстве вертолета во время транспортировки.
В качестве оборудования для дезинфекции используют генератор тумана, представляющий собой компактное и мобильное устройство, которое создает облако аэрозоля. При проведении дезинфекционных работ возможно использование генераторов горячего тумана или генераторов холодного тумана. Принцип действия генераторов горячего тумана основан на особенностях раскаленного газа, в поток которого впрыскивается распыляемое вещество. В генераторах холодного тумана используется диспергационный метод выработки туманного облака.
Модуль для медицинской эвакуации инфекционного больного обеспечивает быстрое и надежное размещение и фиксацию транспортировочного изолирующего бокса с больным особо опасными инфекциями.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен модуль вертолетный для эвакуации больного особо опасными инфекциями.
Модуль вертолетный для эвакуации больного особо опасными инфекциями 1 содержит техническое устройство 2 для надежной фиксации транспортировочного изолирующего бокса (переносной изолятор) 3, откидные кресла для персонала 4, сопровождающего больного и дезинфекционное оборудование для обеззараживания защитной одежды личного состава и изолирующего бокса при выходе из очага инфекции (на фиг. не показано).
Модуль вертолетный для эвакуации больного особо опасными инфекциями работает следующим образом.
При поступлении сигнала о наличии больного особо опасными инфекциями и необходимости транспортировки в лечебное учреждение соответственного профиля, модуль 1 устанавливают на корпус вертолета КА-226. При подлете к месту нахождения больного особо опасными инфекциями специалисты надевают средства защиты и из модуля выходят уже в защитной спецодежде. Два специалиста открепляют изолирующий бокс 3 от технического устройства 2, транспортируют его к месту изоляции больного и берут с собой переносной генератор тумана. Специалисты входят в место расположения больного (грязная зона), а один из специалистов ждет у выхода (граница чистой зоны и грязной зоны) из места расположения больного с генератором тумана. Больного помещают в изолирующий бокс и фиксируют его ремнями. Затем бокс переносят в модуль для эвакуации и фиксируют его на техническом устройстве ремнями. При этом, при выходе из места расположения больного (грязной зоны) с использованием генератора тумана производят аэрозольное орошение дезинфекционными средствами внешних поверхностей изолирующего бокса и сопровождающих специалистов. Модуль готов к эвакуации больного с одновременным полным обеспечением его жизнедеятельности.
В пути следования в лечебное учреждение специалисты также находятся в защитной спецодежде. После госпитализации больного в лечебное учреждение соответственного профиля, проводиться заключительная дезинфекция с использование генератора тумана специалистов, принимающих участие в транспортировке больного особо опасными инфекциями, наружной и внутренней поверхности изолирующего бокса, а также вертолетного модуля.
Заявляемый модуль выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов по безопасности работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности и обеспечивает защиту от патогенных биологических агентов персонала и окружающей среды. Конструктивные особенности, технические характеристики и оборудование заявляемого модуля обеспечивают постоянную готовность и необходимые условия для безопасной эвакуации больного особо опасными инфекциями. Модуль для эвакуации больного особо опасными инфекциями это современный образец медтехники, поставленный на вооружение СПЭБ Роспотребнадзора России.