НОСИЛКИ СКЛАДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам для эвакуации пострадавших с мест аварии или происшествий, в частности, к носилкам санитарным для переноса больных, раненых и пострадавших с травматическими переломами.
Известны медицинские носилки по патенту РФ на полезную модель №13608, опубл. 10.05.2000 г. Носилки содержат продольные трубчатые брусья, на концах которых закреплены рукоятки, опорные элементы, закрепленные под продольными брусьями вблизи рукояток, несущее полотнище, закрепленное на продольных брусьях, и две поперечные распорки. Каждая распорка состоит из двух звеньев, которые соединены одними концами через соответствующее шарнирное соединение с продольными брусьями, а другими концами связаны попарно между собой через фиксаторы. Каждый фиксатор содержит П-образную скобу и шарнир. Каждый продольный брус состоит из двух штанг, внутренние концы которых, примыкающие друг к другу, связаны между собой посредством двух поворотных механизмов, каждый из которых состоит из двух шарнирных соединений и опорного желоба, охватывающего внутренние концы штанг продольных брусьев.
Продольные брусья носилок выполнены из дюралюминия, а несущее полотнище - из плотной ткани.
Носилки могут складываться в продольном и поперечном направлениях для удобства транспортирования.
Подобные складные медицинские носилки, в частности, серии YDC-1A8, YDC-1А9, 1А12, 1F3, показаны в Интернете (см. приложение 1). Перечисленные носилки складываются в продольном и поперечном направлениях и превращаются в сумочку. Каркас в указанных носилках выполнен из металла, в частности, из алюминия, а несущее полотнище - из ткани.
Основным недостатком носилок по патенту РФ на полезную модель №13608 и носилок, показанных в приложении 1, является использование металлических деталей (дюралюминия), что исключает возможность помещать больного на этих носилках в магнитный томограф. Для этого приходится перекладывать больного на другие носилки, что в экстренных случаях требует дополнительных усилий от медперсонала, а для больного травматично и приводит к потере времени. Использование дюралюминия удорожает изготовление носилок. Использование тканевого полотнища снижает прочность носилок, а также усложняет их дезинфекцию. Кроме того, на таких носилках больного можно перемещать только в лежачем положении.
Техническим результатом предлагаемого решения является улучшение эксплуатационных показателей носилок за счет расширения возможности варьирования степенью сложения носилок, а также за счет обеспечения возможности использования носилок для медицинских процедур на электромагнитном медицинском оборудовании.
Для достижения заявленного технического результата в носилках, состоящих из нескольких секций, соединенных узлами крепления, иначе выполнены узлы крепления, а также для изготовления носилок использован другой материал. Секции соединены между собой шарнирами с осями, перпендикулярными продольной оси носилок, каждая секция снизу снабжена параллельными оси носилок продольными полыми трубами, в которых размещены с возможностью продольного смещения стержни. Концы стержней соединены поперечными перемычками, причем стержни первых двух секций соединены между собой шарнирами с осями, перпендикулярными продольной оси носилок, а стержни двух других секций выполнены сплошными длиной, превышающей длину этих двух секций.
Кроме того, все детали носилок выполнены из пластика.
По периметру носилок выполнены сквозные отверстия для удобства пользования носилками.
Изменение конструкции узлов крепления секций позволило расширить возможности варьирования изменением положения секций относительно друг друга, а выполнение деталей носилок из пластика позволило использовать их при проведении процедур на электромагнитном медицинском оборудовании. Все это позволило улучшить эксплуатационные показатели предлагаемых носилок.
Предлагаемые носилки показаны на чертежах:
Фиг. 1 - общий вид носилок,
Фиг. 2 - общий вид носилок в положении кресла,
Фиг. 3 - узел крепления в разложенном состоянии носилок,
Фиг. 4 - положение элементов узла крепления при изменении положения секций носилок.
Носилки состоят из отдельных секций, на фиг. 1 показаны носилки с четырьмя секциями 1, 2, 3, 4, которые в разложенном виде образуют лежак (фиг. 1). Секции соединены между собой шарнирами с осями 5. Каждая секция снизу (фиг. 3) снабжена двумя продольными параллельными полыми трубами 6. Внутри труб 6 размещены с возможностью продольного перемещения в них подвижные стержни 7, 8, концы которых соединены попарно перемычками 9. При этом стержни 7, взаимодействующие с секциями 1 и 2, состоят из двух частей, соединенных шарнирами 10 (фиг. 4), оси которых перпендикулярны оси носилок. Стержни 8 выполнены сплошными, а длина их обеспечивает возможность взаимодействия с трубами трех секций 2, 3, 4.
Все детали носилок выполнены из пластика. По периметру носилки снабжены сквозными отверстиями 11, что позволяет удерживать носилки в любом положении и разному количеству людей.
Носилки используются следующим образом.
В исходном положении стержни 7 и 8 (фиг. 4) задвинуты внутрь продольных труб 6, шарниры всех секций при этом заблокированы, шарнир 10 стержней 7 находится внутри трубы второй секции. Носилки занимают горизонтальное положение (фиг. 1 и 3). Стержни 7 и 8 в этом случае служат «замком», фиксирующим носилки в плоском положении.
Для изменения положения носилок можно с помощью перемычек 9 частично выдвинуть стержни 8 из продольных труб 6 (фиг. 4). Это приведет к освобождению осей шарниров 5 секций 3, 4 или обоих секций вместе, что обеспечивает наклон секций 3 и 4 в сторону секций 1 и 2 (фиг. 2).
Смещение стержней 7 (с помощью перемычек 9) до положения, когда ось 5 шарнира между секциями 1 и 2 совпадет с осью шарнира 10 между частями стержней 7 (фиг. 4), обеспечивает поворот секции 1 относительно секции 2 на 90 градусов (фиг. 2 и 3). Одновременно составной стержень 7 выдвигается из секции 3 и освобождает ось, соединяющую ее с секцией 2. Таким образом смещение стержней 7 и 8 снимает фиксацию шарниров между секциями.
Предлагаемые узлы крепления секций носилок позволяют менять положение секций относительно друг друга, что обеспечивает возможность варьирования положением секций носилок относительно друг друга, превращать носилки в кресло, складывать носилки в положение, удобное для пострадавшего, а также позволяет сложить носилки пополам для удобства их транспортировки. Изготовление носилок из пластика позволяет использовать их при проведении процедур на электромагнитном медицинском оборудовании без перегрузки пострадавшего.
Использование пластика при изготовлении носилок позволяет упростить технологию изготовления носилок, снизить их себестоимость, а также позволяет использовать их при проведении процедур на электромагнитном медицинском оборудовании. Использование предлагаемых узлов крепления обеспечивает возможность варьирования степенью сложения носилок, а также упрощает процесс переключения узлов в рабочее положение.
Таким образом в предлагаемых носилках улучшены эксплуатационные показатели за счет расширения возможностей варьирования сложением носилок, а также за счет изготовления их из пластика и устранения в них металлических деталей.
Приложение 1.
pb.satom ru/t/nosilki-i-katalki-medicinskie-1799/
Медицинские складные носилки YDC-1A9
Носилки складные YDC-1A8 - Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности, оборудованы четырьмя складывающимися опорами, полотно из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.
Носилки складываются в продольно-поперечном направлении в небольшую удобную сумку.