МАНОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ С ЗАМКНУТОЙ ОБОЛОЧКОЙ
MANOMETRY LEAK TEST PLANT OF PRODUCTS WITH CLOSED COVERING

Область техники
Изобретение относится к области контроля герметичности изделий.
Подробное описание
Известны манометрические установки контроля герметичности изделий массового производства с замкнутой оболочкой с использованием элемента сравнения [1]. Установки включают в себя устройство управления для задания режимов работы, аналого-цифровой преобразователь для получения дискретного сигнала о результатах контроля, логические элементы, клапаны и индикаторы в качестве вспомогательной аппаратуры. Однако в этих установках не предусмотрена компенсация отклонения внешнего объема изделия в пределах допуска на изготовление, приведенного в конструкторской документации на сборочные изделия.
Целью данного изобретения является контроль герметичности изделий с замкнутой оболочкой, при котором предусмотрена компенсация отклонения внешнего объема изделия в пределах допуска на изготовление.
0
ф
атм.
и
Для компенсации отклонения внешнего объема изделия с замкнутой оболочкой контроль герметичности осуществляется манометрическим методом по следующей схеме (фиг. 1). Контролируемое на герметичность изделие с замкнутой оболочкой с внутренним объемом V помещается в измерительную камеру. Давление питания измерительной схемы Р подается в форкамеру 1 объемом V через открытый клапан 2. Клапан 3, связывающий форкамеру с измерительной камерой 4, закрыт, и давление в измерительной камере равно атмосферному давлению Р Далее клапан 2 закрывается, а клапан 3 открывается, и в измерительной камере 4 устанавливается давление испытания Р, равное при герметичном изделии выражению:
где
и
Р - давление испытания;
Р - давление питания измерительной схемы;
атм
Р - атмосферное давление;
ф
V - объем форкамеры;
и
к
V=V-V - измерительный объем, где
к
V - объем измерительной камеры, V - внешний объем изделия.
и
min
max
При контроле герметичности изделий массового производства с замкнутой оболочкой давление испытания Р изменяется в пределах от  до  в зависимости от отклонения внешнего объема размещаемых в нем изделий от V до V, то есть:
где
и
Таким образом, отклонение внешнего объема изделия в пределах допуска вызывает изменение давления испытания на величину ΔР, равную:
0
и
0
и
0
При малом внутреннем объеме изделия V, соизмеримом с величиной изменения измерительного объема , величина изменения давления испытания ΔР для герметичных изделий не может быть зафиксирована, что делает задачу контроля герметичности нереализуемой. В этой связи в технологической документации на изделие оговаривается условие ΔV<<V, то есть отклонение объема изделия в пределах допуска ΔV, ведущее к изменению измерительного объема камеры ΔV, должно быть меньше внутреннего объема изделия V.
Описание установки контроля герметичности изделий с замкнутой оболочкой, при котором предусмотрена компенсация отклонения объема изделия в пределах допуска
Для контроля герметичности изделий с замкнутой оболочкой, при котором предусмотрена компенсация отклонения объема в пределах допуска, предлагается установка, состоящая из измерительной схемы с двумя контурами (фиг. 1), обеспечивающих контроль герметичности при большой и малой разгерметизации.
и
пор.
Контур I, предназначенный для контроля большой разгерметизации изделия, включает в себя трехмембранный элемент сравнения 5, в котором давление испытания Р сравнивается с пороговым сигналом Р в камерах Б и В элемента сравнения, значение которого должно удовлетворять условию:
где  - давление испытания при полной разгерметизации.
0
Это значит, величина давления порогового сигнала должна находиться в диапазоне между сигналом при заполнении внутреннего объема изделия V, то есть при полной разгерметизации, и сигналом при контроле герметичного изделия, выполненного в пределах допуска ΔV.
Давление  находим из условия:
Таким образом
у
Контур II предназначен для контроля малой разгерметизации изделия состоит из пятимембранного элемента сравнения 6, делителя 7, реализующего коэффициент усиления K, и запорного клапана 8.
и
у
При заполнении измерительной камеры под давлением Р находятся также камеры Г и Д элемента сравнения 6. После закрытия клапана 8 начинается процесс контроля. Если изделие герметично, то элемент сравнения 6 не выдаст сигнала. При негерметичном изделии давление в камере Д за время контроля становится меньше, чем в камере Г, и элемент сравнения выдает сигнал, усиленный делителем на коэффициент усиления K, на аналогово-цифровой преобразователь 9 (АЦП). Подобное устройство компенсирует погрешность при малой разгерметизации от отклонения объема изделия ΔV в пределах допуска.
Оба контура выдают дискретный сигнал при малой и большой разгерметизации на элемент логического сложения 10 и результат контроля фиксируется индикатором 11.
Библиографические данные
1. Лемберский В.Л., Сажин С.Г. Автоматизация контроля герметичности изделий массового производства. Горький, «Волго-Вятское книжное издательство», 1977.