УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ

Полезная модель устройства относится к сельскому хозяйству, в частности, к приборам для проверки жесткости сосковой резины (СР) без сборки ее со стаканом.
Цель изобретения: повышение точности измерения и удобства в эксплуатации.
Известен прибор КИ-4273 для дефектовки и наладки СР (Игнатовский В.И. Техническое обслуживание, ремонт машин и оборудования животноводческих ферм. - М.: Россельхозиздат, 1979 - 160 с.), состоящий из стойки с кронштейном, в который вставляют с упором на головку СР. За нижнее кольцевое углубление СР двумя штифтами крепится захват. Груз поднимается вверх рычагом и надевается на крючок захвата. При опускании груза СР зависает и по шкале считывается величина ее растяжения. Недостаток - трудоемкость установки, т.к. необходимо штифтами крепить захват, а к нему груз.
Прибор КИ-4273 был усовершенствован (Усовершенствованный прибор для испытания сосковой резины доильных аппаратов. Инф. листок №204-87. Уфа, 1987 г. с.3) с изменениями зажима, который закреплен на грузе и выполнен в виде 3-х сегментов, устанавливаемых на подпружиненных рычагах. Груз поднимается по центру свисания СР ножной педалью и сегменты входят в нижнее кольцевое углубление. При опускании груза происходит захват и дальнейшее растяжение СР. Недостаток - неудобство протаскивания конца СР в центральное отверстие груза, т.к. мешают сегменты рычагов, не выдерживается растягиваемая нормированная длина активной части СР.
Наиболее близким по конструктивным элементам является устройство (Свидетельство РФ на полезную модель 2000105058 / 20 кл. 7А 01 j 7(00), в котором также модернизирован в приборе КИ-4273 зажим СР, выполненного в
виде 2-х полуколец с буртами. Полукольца вставляются буртами в кольцевые углубления СР, совместно вводят их в выточки груза и закрепляются защелками.
При опускании груза СР растягивается и по шкале считываются показания.
Недостаток - неудобство закрепления груза с СР, бурты в полукольцах соединяются с верхним и нижним углублениями СР.
Согласно требованиям ТУ 38.605.182-92 для годной СР, растяжение ее активной части (длина от верхней плоскости стакана до нижнего кольцевого углубления СР, равная 155 мм) при нагрузке 6±0,06 кг должно составлять 20...40 мм.
Предлагаемая полезная модель устройства за счет размещения нагрузочного узла сверху захвата СР за нижнее кольцевое углубление с выдерживанием при всех испытаниях длины 155 мм, позволяет выполнить требования ТУ с меньшими затратами и большим удобством выполнения работ, чем предусмотрено в конструкциях аналогов.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявляемой полезной модели, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками предложенной полезной модели. Выявлена совокупность существенных отличительных признаков в заявляемой полезной модели и, следовательно, она соответствует критериям «новизны».
На фиг.1 показан эскиз устройства с основными элементами, на фиг.2 - вид А.
На стойке 1 кронштейном 2 закреплен стакан 3 с нанесенной на нем шкалой, по которому перемещается корпус 4 с закрепленной на нем плитой 5 и двумя симметрично расположенными грузами 6. Грузы своими штангами 7 опираются на рычаги 8 подъемного механизма, фиксирующегося в верхнем положении ручкой 10 в пазу планки 16.
Снизу к плите 5 крепится захватывающий элемент, состоящий из неподвижной
11 и подвижной 12 губок, имеющих выступающие полукольцевые бурты, находящиеся на длине активной части СР (155 мм). Общий вес нагрузочного узла подобран по эталону 6+0,02 кг.
Проверка годности СР осуществляется в следующей последовательности. Нагрузочный узел ручкой 10 поднимается и фиксируется в верхнем положении. При этом корпус 4 стоит на нулевой отметке шкалы. СР устанавливается на стакан и протягивается между губками, при этом конусной поверхностью СР отодвигается подвижная губка 12 и под действием пружины 13 она выступающими буртами западает в нижнее кольцевое углубление с соблюдением размера 155 мм. Во избежание срыва губка 12 дополнительно прижимается винтом 14. Ручкой 10 нагрузочный узел освобождается и плавно опускается до зависания СР и после выдержки считываются показания по шкале.
После испытания нагрузочный узел поднимается и фиксируется в верхнем положении, снятие СР осуществляется в обратной последовательности.