АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЭ

Полезная модель относится к области медицины, а именно к устройствам и приспособлениям в клинической лабораторной диагностике для определения показателя СОЭ (скорости оседания эритроцитов).
Известно, что определение СОЭ необходимо для оценки состояния больного при лечении и профилактике инфекций, воспалений, опухолевых процессов. Чем выше СОЭ, тем более активен воспалительный процесс.
Для определения СОЭ исследуют осадок, который остается в крови после отстаивания биологического материала в течении одного часа после забора крови.
Лабораторный анализ основывается на способности эритроцитов (в лишенной возможности свертывания крови) оседать под действием гравитации.
В настоящее время все лаборатории мира пользуются стандартным способом определения СОЭ, при котором процесс измерения полностью автоматизирован.
Известен автоматический анализатор крови Вестерлайт 1230 определяющий показатель СОЭ по методу Вестергрена (darbymed.ru>index.php). Анализатор содержит корпус с ячейками для размещения пробирок, встроенный микрокомпьютер, микропроцессорное управление компьютерными программами (darbymed.ru>index.php).
Известен автоматический анализатор СОЭ Вестерлайт 1230, Dixion, Российского производства (WWW.dixion.ru) основанный на оптическом методе измерения кинетики агрегации эритроцитов (прототип). Прибор оснащен встроенным микропроцессором, обеспечивает быстрое определение СОЭ по методу Вестергрена.
Метод Вестергрена - это международный метод определения СОЭ. Отличается от других методов характеристиками пробирок и калибровкой шкалы результатов. В основном используют вакуумные пробирки, одноразовые, от компании Dixion,
Поскольку метод Вестергрена используется исключительно для измерения скорости оседания эритроцитов, то такой автоматический измеритель не может фиксировать и определять другие специфические отклонения, такие как состояние плазмы, ее границы, размытость, цвет.
Заявляемая полезная модель направлена на создание автоматического прибора для определения СОЭ, способного помочь специалистам более точно поставить диагноз и определить, как переносит организм проводимое лечение и есть ли результаты от него. Это достигается не только измерением скорости оседания эритроцитов, но и определением других специфических отклонений.
Технический результат достигается тем, что автоматический прибор определения СОЭ, содержащий корпус с ячейками для пипеток, экран, блок питания и программное обеспечение, снабжен видеокамерами, размещенными в корпусе прибора, который состоит из верхнего и нижнего оснований имеющих треугольные фигурные формы, расположенных одно под другим и соединенных между собой в вершинах тремя цилиндрическими стойками, внутри которых размещены видеокамеры, причем стойки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и имеют круглые отверстия, через которые видеокамеры направлены на пипетки, установленные напротив каждой видеокамеры в ячейках, выполненных между стоками, вдоль каждой из сторон оснований, при этом на верхнем основании корпуса прибора установлен компьютерный планшет, связанный с видеокамерами.
Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг. 1 - изображен общий вид прибора в аксонометрии;
на фиг. 2 - фотографическое изображение прибора;
на фиг. 3 - прототип заявляемой полезной модели;
на фиг. 4 - пример визуальной расшифровки анализа.
Заявляемый автоматический прибор предназначен для определения показателя СОЭ, который позволяет диагностировать наличие или отсутствие воспалительного процесса, а после курса терапии проверить насколько она оказалась эффективной. Прибор делает фотографию пипеток с анализом, по которой лаборант визуально убеждается в точности измерения и определяет специфические отклонения, которые не фиксируют автоматические измерители. К таким отклонениям относятся: красноватая плазма, размытая граница, мутная размытая граница, желтушная плазма и некоторые другие (см. ксерокопию результатов анализов на фиг. 3). И хотя показатель СОЭ не может определить точный диагноз, он дает некоторые намеки - особенно совместно с результатами других исследований.
В заявляемом приборе для отбора проб на анализ СОЭ используются обычные стандартные пипетки отечественного производства, в то время как в известных аналогах используются пробирки заказные, с другими характеристиками, специализированные только для этих анализаторов. Автоматический прибор содержит корпус 1 с ячейками 2 для пипеток 3, экран 4, видеокамеры 5, блок питания и программное обеспечение. Корпус 1 прибора состоит из двух оснований 6, 7, верхнего и нижнего, имеющих треугольные формы, расположенные одно под другим и соединенных между собой в вершинах тремя цилиндрическими стойками 8, внутри которых размещены видеокамеры 5, причем стойки 8 расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и имеют круглые отверстия 9, через которые видеокамеры 5направлены на пипетки 3, установленные напротив каждой видеокамеры в ячейках 2, выполненных между стойками 8 вдоль каждой из сторон оснований 6, 7. На верхнем основании 6 корпуса 1 прибора установлен компьютерный планшет 10, имеющий программное обеспечение и связанный с видеокамерами 5
Прибор работает следующим образом. После забора крови и подготовки ее для анализа СОЭ, пипетку 3 с анализом устанавливают в соответствующую ячейку 2 прибора, на планшете 10 нажимают соответствующую ячейки 2 кнопку. Программа начинает отсчет времени и через 1 (один) час произведет фотографирование этой пипетки 3, измерение результатов, записи в память планшета 10 с указанием даты, времени, номера ячейки, результатов анализа. Фотография также покажет состояние плазмы, ее границы, размытость, цвет. Лаборант просматривает данные и заносит их в листок анализов.
Лабораторный анализ позволяет оценить скорость разделения крови на плазму и эритроциты. Суть анализа в том, что эритроциты тяжелее плазмы и лейкоцитов, поэтому под воздействием силы земного притяжения они опускаются на дно пипетки (пробирки). Время получения результата 60 мин. Это международный стандарт, позволяющий проследить динамику изменений.
Таким образом, заявляемый прибор позволяет расширить диапазон диагностических мероприятий, помочь более точно поставить диагноз и проверить эффективность курса терапии.