Листовой калибратор

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к ортопедической стоматологии, и предназначено для определения центрального соотношения челюстей и избирательного пришлифовывания зубов.
Из существующего уровня техники известен калибратор листовой (Патент RU 177407 U1 от 24.08.2017 г), которое состоит из листов и соединителя, отличающийся тем, что имеет 55 листов толщиной 0,1 мм, сделанных из пластмассовой пленки для медицинских изделий, подвергаемых методам холодной стерилизации, на каждом листе методом шелкографии и использованием УФ красок нанесены данные о толщине с шагом 0,1 мм в районе соединителя листов.
Недостатком данной полезной модели является толщина одного листа калибратора, за счет которой уменьшение межальвеолярной высоты происходит с шагом 0,1 мм, а также жесткости листов при данной толщине, что в свою очередь может привести к погрешностям при пришлифовывании окклюзионных контактов и нахождении первого окклюзионного контакта зубов при центральном соотношении.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является повышение прецизионности и предсказуемости при избирательном пришлифовывании зубов и определении центрального соотношения челюстей.
Данная задача решается за счет того, что заявленная полезная модель, состоит из листов, соединенных между собой, отличающихся тем, что состоит из 70 листов гибкой лавсановой пленки для медицинских изделий, каждый из которых пронумерован числовым значением от 1 до 70, лист, пронумерованный числовым значением 1, имеет толщину в 0,07 мм, остальные 69 листов имеют толщину 0,05 мм, а также соединение листов выполнено крепежным изделием в виде болта и гайки.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является повышение предсказуемости и прецизионности при избирательном пришлифовывании зубов и определении центрального соотношение челюстей, за счет точного выбора и подбора калибра листов, а также более мягких и гибких свойств материала для их изготовления.
Сущность полезной модели иллюстрируется рисунками, на которых изображено:
На фиг. 1 - вид на устройство сбоку
На фиг. 2 - вид на устройство сверху в развернутом виде
Листовой калибратор состоит из 70 листов гибкой лавсановой пленки 1 (фиг. 1), пронумерованных числовым значением от 1 до 70, 4 (фиг. 2), соединенных между собой крепежным изделием в виде болта 2 (фиг. 1) и гайки 3 (фиг. 1). Лист под номером 1, 5 (фиг. 2) который, если смотреть на устройство сверху, располагается снизу, имеет толщину 0,07 мм, остальные 69 листов имеет одинаковую толщину равную 0,05 мм.
Работает листовой калибратор следующим образом: листовой калибратор вносится между передними зубами верхней и нижней челюсти пациента. Первым этапом необходимо внести такое количество листов, при котором будет разобщена жевательная группа зубов пациента, передние зубы должны опираться только на листовой калибратор. Это действие необходимо для мышечной депрограммации. Благодаря своему свойству гибкости и мягкости, при смыкании зубов на листовом калибраторе, листы изгибаются по форме небной поверхности резцов и плотно прилегают к ним, что позволяет увеличить точность проведения регистрации центрального соотношения или избирательного пришлифовывания. После того как врач убедился в разобщение жевательной группы зубов, пациент последовательно должен выполнить движения нижней челюстью, скользя передними зубами по гибким листам калибратора, вперед, назад и затем произвести легкое сжатие зубами. Эти этапы требует своего выполнения для определения центрального соотношения челюстей. Затем врач, убирая один лист калибратора, размещенного между зубами, просит пациента повторять вышеописанные движения. Данная процедура повторяется до тех пор, пока пациент не будет ощущать окклюзионный контакт в области жевательной группы зубов. После ощущения пациентом окклюзионного контакта в области жевательной группы зубов, врач должен идентифицировать его местоположение при помощи артикуляционной фольги. Этот окклюзионный контакт будет являться первым при центральном соотношении челюстей. В зависимости от цели использования листового калибратора необходимо выполнить следующие действия. В случае определения центрального соотношения челюстей, после идентификации окклюзинного контакта, врач добавляет несколько листов между передними зубами, для разобщения жевательной группы зубов, и при помощи внесения между зубами стоматологического силикона для регистрации окклюзии, регистрирует данное положение. Определенный ранее контакт фиксируется врачом, и после переноса данного положения в артикулятор, зубной техник смыкает гипсовые модели до появления первого окклюзионного контакта. Если его местоположение совпадает и на гипсовых моделях, и во рту пациента, то можно говорить о правильности переноса положения челюстей. Если цель использования листового калибратора является избирательное пришлифовывание супраконтактов, то после идентификации первого окклюзионного контакта, при помощи артикуляционной фольги, происходит его пришлифовывание. После пришлифовывания между жевательными зубами будет разобщение. Врачу необходимо удалить еще один лист калибратора и идентифицировать следующий окклюзионный контакт или контакты. Эти действия необходимо повторить то момента появления множественных окклюзионных контактов на жевательных зубах, при этом мы получаем совпадение привычной окклюзии и центрального соотношения челюстей у данного пациента.