УСТАНОВКА ПОВЕРОЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ

Полезная модель относится к области приборостроения, а именно к технике измерения объемов/расходов жидкостей, протекающих через трубопроводы и предназначена для поверки и определения фактических метрологических характеристик счетчиков воды, применяемых при квартирном учете потребления воды, сличением показаний поверочной установки и поверяемого счетчика.
Известна поверочная установка (см. патент №93972, G01F 1/20, «Переносная установка для поверки бытовых счетчиков воды»), содержащая присоединительные элементы, образцовый тарированный расходомер, тарированную приемную емкость. Недостаток указанной поверочной установки заключается в существовании дополнительных неучтенных погрешностей измерений, возникающих при работе поверяемого водосчетчика и тарированного расходомера в переходных режимах - при открытии водопроводного крана расход за определенное время возрастает от нулевого значения до величины поверочного расхода, показания поверяемого счетчика и тарированного расходомера в течение этого времени нестабильны и запаздывают относительно фактического расхода воды в трубопроводе. Кроме того, при применений указанной установки по назначению необходим демонтаж сантехнического крана в квартире; показания с поверяемого водосчетчика, тарированного расходомера, тарированной емкости снимаются визуально, что приводит к дополнительной погрешности измерения и дополнительным затратам времени.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемой установке является установка (см. патент №69989, G01F 25/00, «Установка переносная поверочная»), состоящая из расходомера, снабженного вводным и отводным шлангами, электрически связанного с контроллером, имеющим индикатор, содержащим вход для электрического подключения поверяемого счетчика, размещенных в едином компактном корпусе. Недостатки: достоверность показаний применяемого в установке расходомера невозможно проверить в процессе эксплуатации, это возможно провести только на стационарной метрологической установке более высокого класса точности (проводится обычно с периодичностью раз в год при очередной поверке установки). Стоимость высокоточного электромагнитного расходомера очень высока.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является: - повышение точности измерений за счет применения в качестве эталона весов; - обеспечение возможности оперативного контроля метрологических характеристик расходомера и весов в процессе эксплуатации; - разработка конструкции, требующей существенно меньших затрат при производстве и эксплуатации установок.
Поставленная задача решается тем, что в установке (фиг.1) после расходомера 1 (по направлению потока жидкости) установлен трехходовой клапан 2 для быстрого переключения направления потока воды; первый выход клапана 2 соединен с отводным шлангом 9, направленным в сливную раковину; второй выход клапана 2 соединен шлангом с емкостью 3, установленной на весах 4; в емкость 3 на весах 4 помещен контактный термометр 10 для измерения температуры воды. Расходомер 1 тахометрического типа предназначен для измерения текущей величины расхода воды. Электронный выход расходомера 1 соединен с входом контроллера 5 (используют оптоэлектронный съем сигнала с устройства «звездочка», размещенного на панели расходомера). Электронный выход контроллера 5 соединен с электронным входом клапана 2 для управления переключением направления потока воды. Электронный выход весов 4 соединен с входом контроллера 5 для передачи данных о результатах измерения веса емкости без воды и с водой. Расходомер 1, клапан 2, весы 4, контроллер 5, шланги 8 и 9, термометр 10 размещены в компактном переносном кейсе - чемодане. Емкость 3 переносится отдельно; или при поверке на месте используется любая емкость, подходящая по весу, объему и габаритам для установки на весы 4.
На фиг.1 представлена блок-схема установки переносной поверочной, где 1 - расходомер, 2 - трехходовой клапан, 3 - емкость, 4 - весы, 5 - контроллер, 6 - поверяемый счетчик, 7 - водопроводный кран, 8 - вводной шланг с быстросъемным креплением; 9 - отводной шланг для слива воды, 10 - контактный термометр.
Установка работает следующим образом. Перед проведением поверки определяют необходимый поверочный расход (в литрах час) и необходимый объем воды для поверки (в литрах), последнюю величину вводят в память контроллера 5. Соединяют электронный выход поверяемого счетчика 6 с входом контроллера 5 (используют оптоэлектронный съем сигнала с устройства «звездочка», размещенного на панели водосчетчика). Отводной шланг 9 направляют в канализацию (слив раковины). Расходомер 1 вводным шлангом 8 с быстросъемным креплением присоединяют к водопроводному крану 7, перед которым установлен поверяемый счетчик 6. Трехходовой клапан 2 открыт в сторону отводного шланга 9 для слива воды в канализацию. Вращением водопроводного крана 7 по мгновенным показаниям расхода индикатора контроллера 5 устанавливают необходимый поверочный расход. Кнопкой «пуск» контроллера 5 производят запуск режима поверки. При этом контроллер 5 автоматически считывает начальные показания весов 4 с установленной на них пустой емкостью 3 и записывает их в свою память. Далее трехходовой клапан 2 мгновенно (в течение долей секунды) переключает поток воды по направлению в емкость 3, одновременно контроллер 5 начинает интегрирование текущих показаний расходомера 1 и поверяемого счетчика 6. По достижении заданного значения объема воды (измеренного контроллером 5 интегрированием текущих показаний расходомера 1) по сигналу контроллера 5 клапан 2 переключает поток в направлении отводного шланга 9 слива в канализацию, прекращается интегрирование показаний расходомера 1 и поверяемого счетчика 6, интегрированные показания поверяемого счетчика 6 автоматически заносятся в память контроллера 5. Контроллер 5 автоматически считывает конечные показания весов 4 с установленной на них наполненной водой емкостью 3 и записывает их в свою память. Закрывают водопроводный кран 7, отсоединяют вводной шланг 8. Показания контактного термометра 10 в емкости 3 вводят в контроллер 5 с клавиатуры. Контроллер 5 вычисляет вес воды в емкости 3, измеренный весами 4, вычитанием их начальных показаний из конечных. По вычисленному весу воды в емкости 3 и температуре, измеренной термометром 10 в емкости 3, контроллер 5 вычисляет объем воды в емкости 3, используя данные таблицы государственной системы справочных данных «ГСССД 2-89. Вода. Плотность при атмосферном давлении и температурах 0…100°С», внесенные в память контроллера 5 при его изготовлении. Контроллер 5 сравнивает интегрированные за время поверки показания (объем) по поверяемому счетчику 6 и рассчитанный объем в емкости 3, вычисляет погрешность измерения. Производят слив воды из емкости 3 в раковину слива.
Предлагаемое техническое решение позволило создать простую и недорогую в производстве и эксплуатации установку. Поверка счетчиков при помощи установки проводится на установившемся расходе воды, что снижает погрешности измерений. Процесс проведения измерений автоматизирован, что существенно уменьшает затраты времени на поверку и минимизирует ошибки, вносимые оператором установки. Оценка достоверности показаний установки может быть проведена в любой момент помещением на весы калиброванной гири. Класс точности применяемых в установке весов в 2,5-3 раза выше класса точности электромагнитного расходомера. Экономические преимущества - стоимость весов, входящих в состав установки, в 3-5 раза ниже стоимости высокоточного электромагнитного расходомера. Стоимость ежегодной поверки весов в региональных Центрах метрологии примерно в 7-10 раз меньше стоимости поверки высокоточного электромагнитного расходомера.