УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ И СПОСОБ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство для электрофизиотерапии и способ его использования, отличающийся тем, что аппарат для бесконтактной гальванизации изготавливают со следующими характеристиками: напряжение воздействия от 3 до 9 Вольт, электроды из алюминия или железа, для нормостенического телосложения толщина электродов составляет 0,1 мм, для гиперстенического телосложения 0,12 мм, для гипостенического телосложения 0,085 мм, для других материалов толщину электродов рассчитывают исходя из средней величины удельной электроемкости человеческого тела, гальванизация биологических тканей осуществляют низковольтным электрическим полем, при этом отсутствует гальванический контакт тела пациента с электродами аппарата и соответственно отсутствует ток проводимости в тканях.