Приспособление для измерения жесткости пружин на малую нагрузку

Полезная модель относится к измерительной технике, предназначена для измерения жесткости пружин на малую нагрузку и может быть использована в различных отраслях точного машиностроения приборостроения на операциях настройки нормированных усилий механизмов, в защитных элементах гидравлики, измерительных устройствах, где предъявляются высокие требования к усилию при заданных деформациях.
Техническая задача полезной модели состоит
- измерить жесткость пружин на малую нагрузку, например 0,05-1 кгс.
- сравнить и выбрать пружину с уже заданными характеристиками.
- сократить время подбора и настройки узлов механизмов.
- повысить качество, точность измерений и культуру производства
Измерить жесткость пружин на малую нагрузку является проблемой, как по габаритам пружин, так и измеряемым нагрузкам. Известные машины для испытания пружин МИЛ-10 до 10 кг, не обеспечивают измерения жесткости пружин на малых нагрузках, импортные машины для малых измерений усилий, имеют заметные габариты при малых размерах пружин.
Основные технические характеристики машин для испытания пружин, указаны из паспорта или рекламной информации на сайтах поставщиков, представлены в таблице 1.
Для измерений жесткости пружин, на малых нагрузках с высокой точностью, предлагаем приспособление, показанное на фигуре, состоящее из скобы 11, на которую с одной стороны установлены оправа 2 с гайками 1 для регулировки под длину измеряемой пружины 5, миниатюрный датчик силы, например СММ-1 до 1 кгс 3, и центрирующие шайбы для пружины 4 и 6, с другой стороны скобы предусмотрена установка микрометрической головки МГ-25 12, на измерительный винт которой закреплены стопорным винтом 9 насадка 10 и насадка подвижная 7 через подшипник 8 для исключения вращения подвижной вдоль оси опоры пружины.
Работа с приспособлением состоит в следующем:
1. Между опорами устанавливается пружина, жесткость которой необходимо определить.
2. Подводится подвижная опора микрометра до контакта с пружиной и регистрируется значение микрометрической головки, начальная деформация.
3. Вторичный прибор с датчиком силы показывает отсутствие нагрузки, то есть «0».
4. Вращая микрометрическую головку и сжимая пружину, производится измерение хода пружины с точностью 0,01 мм.
5. Датчик силы, в любой выбранной деформации будет показывать силу сжатия пружины с точностью 0,001 кгс.
Технический результат полезной модели состоит: - с высокой точностью измерить жесткость пружин с усилием сжатия до 1 кгс.
- сравнить и выбрать пружину с уже заданными характеристиками.
- сократить время подбора и настройки узлов механизмов.
- повысить качество, точность измерений и культуру производства.