УСТРОЙСТВО ДЛЯ МНОГОКРАТНОЙ ПНЕВМОГРАФИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ МОТОРИКИ ПРЕДЖЕЛУДКОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Полезная модель относится к ветеринарии, в частности, к устройствам учета показателей величины измерения.
Для записи сокращений желудочно-кишечного тракта многими авторами (Горшкова С.М., Бюлл. эксп. биол. и медиц., №1, 1954, с.9-13; Генкин А.А., Дзидзигури Т.Д., Физиолог, журн. СССР, 50, 11, 1964, с.1377-1384) применялась баллонно-графическая методика с воздушно-водяной передачей. Наиболее близким аналогом является устройство для регистрации моторики с воздушно-водяной передачей предложенное Богачем П.Г., в котором вода находится в U-образной трубке манометра, расположенного на пути между баллоном и капсулой Марея. В баллон подается постоянное количество воздуха, отмечаемое по уровню воды в колене U-образной трубки манометра, обращенном к баллону (Богач П.Г., Кн.: Механизмы нервной регуляции моторной функции тонкого кишечника. Киев, 1961, с.21.). Капсула Марея и писчик фиксируются специальными муфтами на штативе (Битюков И.П. и др. Кн.: Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных. - М.: Агропромиздат, 1990, с.25.).
Недостатком данной методики является то, что U-образный манометр, используемый для регистрации давления, имеет недостаточную шкалу деления, т.е. не регистрирует слабые сокращения; при резком заполнении системы воздухом происходит удаление жидкости из
U-образного манометра с прекращением регистрации моторики полостных органов. Кроме того, писчик не прижимается к ленте кимографа.
Для устранения указанных недостатков предлагаем устройство, в котором имеется капсула Марея, совмещенная с писчиком, динамическим манометром и передающая система включающая баллончик и набор поливиниловых трубок. При одновременной регистрации моторики преджелудков применяли многобаллонную систему. Предлагаем использовать вместо U-образного, динамический манометр с минимальной шкалой деления - 8 мм.рт.ст., максимальной - 70 мм.рт.ст., что необходимо для регистрации давления при гипотонии и атонии преджелудков, нормальной их функции и при стимуляции. Модифицированная капсула Марея имеет несущее основание устройства, на нем укреплен рычаг писчика и капсула. На основании расположены пять отверстий с резьбой, в которые ввинчивается шпилька остова. Остов для рычага писчика выполнен в виде перевернутой буквы П, в центре боковых поверхностей которого находятся два отверстия для оси рычага писчика. На одном конце рычага укреплен трехгранный металлический писчик с чернилами, на другом - выступ рычага для ограничения его движения. Капсула Марея соединена с системой, состоящей из поливиниловых трубок и резинового баллончика, необходимого объема.
Предлагаемое устройство включает (фиг.) несущее основание 1, которое крепится муфтой 2 на штативе 3. На конце несущего основания расположена капсула Марея 4 и имеются пять отверстий 5, в которые ввинчивается шпилька 6 остова 7, для рычага 8, выполненного в виде перевернутой буквы П. В центре боковых поверхностей остова 7, находятся два отверстия и ось 9 для закрепления рычага 8 писчика 10, что обеспечивает его плавное движение по вертикальной плоскости. На
свободном конце рычага 8 укреплен трехгранный металлический писчик с чернилами 10, на другом - выступ 11 рычага 8 для ограничения движения писчика 10. Капсула Марея 4 соединена с системой, состоящей из поливиниловых трубок 12, совмещенных с динамическим манометром 13, отводной поливиниловой трубкой 14 необходимой для нагнетания в систему воздуха с зажимом 15 и баллончиком 16, укрепленным на гибкой пластмассовой трубке 17. Остов 7 для рычага 8 писчика 10 можно перемещать в горизонтальной плоскости за счет серии отверстий 5, что позволяет регулировать начало записи, корректировать прижимную силу писчика 10 к ленте кимографа, предотвращать вынужденное прерывание записи. Писчик 10 соприкасается непосредственно с мембраной капсулы Марея 4, что обеспечивает прямую передачу колебаний на писчик 10.
Устройство работает следующим образом. Двигательную деятельность преджелудков исследуют на овцах и телятах с фистулой рубца. Животное фиксируют в станке. Открывают канюлю рубца и через нее вводят баллончики 16, укрепленные на гибких пластмассовых трубках 17, в сетку, вентральный и дорсальный мешки рубца. Каждый баллончик 16 соединяется с помощью поливиниловых трубок 12 с отдельной капсулой Марея 4 и динамическим манометром 13. Система заполняется воздухом, через отводную поливиниловую трубку 14, имеющую зажим 15, до давления 12 мм.рт.ст., затем зажимом 15 перекрывают систему. При сокращении, мышечная стенка рубца механически воздействует на расположенный внутри рубца баллончик 16, заполненный воздухом. В нем увеличивается давление и передается на манометр 13 и капсулу Марея 4. Давление в капсуле Марея 4 передается на ее резиновую мембрану, которая приводит в действие рычаг 8 писчика 10. Расположенный на
его конце писчик с чернилами 10 прижимается к ленте кимографа и осуществляет регистрацию сокращений преджелудков.
На фото изображено заявляемое устройство: 1 - лента кимографа; 2 - капсула Марея; 3 - динамический манометр; 4 - баллончики.
При использовании данного устройства значительно повышается качество записи моторики преджелудков и облегчается труд ветеринарных специалистов во время проведения экспериментальных исследований.