МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОПРЕССИВНОЙ ОБРАБОТКИ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Полезная модель относится к изделиям медицинского назначения, может быть использована в хирургии.
В гнойной хирургии хорошо известны и широко распространены методы гидропрессивной санации очагов гнойной инфекции мягких тканей.
Возможности совершенствования малоинвазивных методов лечения больных с гнойной инфекцией еще далеко не исчерпаны, что диктует необходимость продолжения разработки оборудования для этих целей (Иванов В.М. Эндоскопическая гидропрессивная санация в лечении больных с флегмонами и абсцессами мягких тканей: автореф. дисс…к.м.н., Воронеж, 2009).
Известно УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛОСТЕЙ (пат. RU №2333774 от 20.09.2008). Устройство содержит источник жидкости под давлением, связанный с полым цилиндрическим корпусом, имеющим с одного конца штуцер для подсоединения его к источнику жидкости под давлением, с другого конца - полую насадку с отверстием. В насадке установлены две цилиндрические вставки. Первая цилиндрическая вставка выполнена с винтовым каналом по боковой поверхности и торцевыми конусами. Вторая, установленная у торца насадки, выполнена с сужающимся осевым каналом, и отверстие сужающегося осевого канала второй вставки совпадает с отверстием насадки. Устройство обеспечивает высокоэффективный санирующий отмывающий эффект при обработке биологических полостей за счет охвата большей площади обрабатываемой поверхности и усиления кинетических свойств движущейся жидкости.
Известно УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ГИДРОПРЕССИВНОЙ САНАЦИИ ФЛЕГМОН И АБСЦЕССОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (пат. RU №83910 от 27.06.2009) включающее трубки для аспирации содержимого гнойной полости и подачи антисептического раствора под давлением в полости мягких тканей для их санации. Отличительная особенность устройства - расположение каналов таким образом, что один из них выполнен внутри второго; внутренний канал предназначении для аспирации содержимого гнойной полости посредством присоединения электро- или вакуумного отсоса; наружный канал предназначен для подачи антисептического раствора под давлением и гидропрессивной обработки полости.
Недостатки устройств: в описанных выше и других известных устройствах гидропрессивной санации чаше всего для создания напора жидкости используют механическую подкачку жидкости, что не позволяет создать равномерное, эффективное давление санирующей струи.
Известно использование насоса и ресивера в устройствах для очистки (пат. RU №2194565 от 20.12.2002 МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОРБЦИОННОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГАЗОВ). Устройство дополнительно имеет заборный эжекционный насос, выполненный в виде распределенных вдоль гибкого трубопровода, связанных с внешней системой подачи сжатого воздуха втулок, ресивер каждой из которых снабжен концентрично расположенными коммуникационными сопловыми отверстиями, направленными к циклону, установленному на автономной тележке и соединенному с входом сепаратора, притом что на выходе закрытого крышкой адсорбера под вертикально установленными газопроницаемыми диафрагмами смонтирован подающий шнек к патрубку выгрузки.
Недостатки устройства - может быть использовано только для очистки газов при нейтрализации вредных составляющих.
Технический результат - разработка устройства для гидропрессивной обработки ран мягких тканей. Технический результат заключается в возможности создания равномерного, измененяемого давления при формировании высоконапорной струи антисептического раствора, а также формирование потока стерильного воздуха для аэрации раневой поверхности.
Устройство состоит из компрессора (1), ресивера (2), клапана ресивера (3), манометра (4), регулируемого клапана системы (5), биологического фильтра (6) и резервуара с жидкостью высокого давления (7).
2
Компрессор (1) с максимальным давлением 20 кг/см и производительностью 45 л/мин соединен посредством гибкого шланга с ресивером (2) через клапан ресивера (3). Система компрессора (1) и ресивера (2) соединены с резервуаром с жидкостью высокого давления (7), объемом 400 мл и выдерживающий давление до 15 атм. На пути соединения встроены манометр (4), регулируемый клапан системы (5), биологический фильтр (6). Выброс жидкости, содержащей антисептик, происходит через сопловую систему (8.). Все элементы устройства закреплены в металлический корпус.
Принцип работы устройства.
Данное устройство может работать в двух режимах.
Первый режим работы позволяет создавать выходное давление высоконапорной струи жидкости от 4,5 до 10 атм. На первом этапе (фиг.1) создают необходимое для проведения санации давление в ресивере (2), путем нагнетания воздуха с помощью компрессора (1) в ресивер (2), при открытом клапане ресивера (3) и перекрытом клапане системы (5). При достижении заданного давления воздуха в ресивере (2) отключают компрессор (1), открывают клапан системы (5), воздух высокого давления через биологический фильтр (6) поступает в резервуар с жидкостью под высоким давлением (7) (фиг.2).
Второй режим работы устройства (схема 3) позволяет создавать непрерывное давление высоконапорной струи жидкости 3,5 атм. Для этого перекрывают клапан ресивера (3) и открывают клапан системы (5), таким образом, воздух из компрессора с давлением 3,5 атм через биологический фильтр (6) поступает в резервуар с жидкостью высокого давления (7). При полном использовании жидкости в резервуаре (7), очищенный воздух продолжает поступать в сопло (фиг.4), что позволяет аэрировать раневую поверхность, подсушивать ее и, таким образом, предотвращать излишне длительное агрессивное действие антисептического раствора на биологические ткани.
В резервуаре с жидкостью (7) при включенном насосе создается давление воздуха над уровнем жидкости, за счет чего происходит подача жидкости через систему полых трубок на сопло. Возможность регуляции давления воздуха позволяет усиливать или ослаблять давление высоконапорной струи жидкости, подбирать необходимый в каждом конкретном случае режим дозирования давления санационной струи.
Режим создания струи под высоким давлением (фиг.2) позволяет использовать предлагаемое устройство при лечении ран с выраженным гнойно-некротическим компонентом, когда необходимо создать более высокое давление струи антисептика для очищения раневой поверхности.
Режим создания непрерывной высоконапорной струи (фиг.3) целесообразно использовать в начальный период регенерации, но при сохраняющемся гнойном экссудате и необходимости менее травматичного действия струи под высоким давлением антисептика на биологические ткани.
Таким образом, предлагаемое устройство включает набор компонентов, позволяющих создавать струю жидкости с заданным давлением благодаря соединению регулируемого клапана ресивера и манометра; уменьшать или увеличивать величину давления в зависимости от степени поражения тканей и этапа лечения; подсушивать ткани струей воздуха сразу после проведенной санации, что способствует более быстрому наступлению грануляции.
Описание к чертежам
Фигура 1. Подготовка системы к работе, нагнетание давления.
1. Компрессор.
2. Ресивер.
3. Регулируемый клапан ресивера (открыт).
4. Манометр.
5. Регулируемый клапан системы (перекрыт).
6. Биофильтр.
7. Резервуар высокого давления.
8. Сопловая система
Фигура 2. Подача жидкости под высоким давлением к санируемому очагу.
1. Компрессор.
2. Ресивер.
3. Регулируемый клапан ресивера (открыт).
4. Манометр.
5. Регулируемый клапан системы (открыт).
6. Биофильтр.
7. Резервуар высокого давления.
8. Сопловая система.
Фигура 3. Режим создания непрерывной высоконапорной струи жидкости.
1. Компрессор.
2. Ресивер.
3. Регулируемый клапан ресивера (перекрыт).
4. Манометр.
5. Регулируемый клапан (открыт).
6. Биофильтр.
7. Резервуар высокого давления.
8. Сопловая система.
Фигура 4. Режим аэрации и подсушивания раневой поверхности
1. Компрессор.
2. Ресивер.
3. Регулируемый клапан ресивера (перекрыт).
4. Манометр.
5. Регулируемый клапан системы (открыт).
6. Биофильтр.
7. Резервуар высокого давления.
8. Сопловая система.