Овоскоп для оценки качества инкубационных яиц различных видов птиц

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к разведению птиц в домашних и производственных условиях, предназначена для определения качества инкубационных яиц. Устройство имеет цилиндрическую форму и выполнено из термостойкого пластика. На поверхности крышки устройства закреплена крышка, которая имеет отверстие диаметром 10 мм, позволяющая проводить овоскопирование инкубационных яиц птиц разных видов. Отверстие на крышке имеет прорезиненный край, который обеспечивает сохранение целостности скорлупы яйца без его повреждения. В основании корпуса вмонтирован электрический патрон для установки светодиодной лампы с источником питания от переменной сети при помощи питающего провода, а также выключатель. Обеспечивается повышение эффективности прибора при определении качественных характеристик яиц, пороков яиц, а также оценки развития эмбриона при инкубации яиц.
Уровень техники
Известно изобретение (см. авт. свид. RU №2693096, кл. G01N 33/08, А01К 43/00, 2018 г.) овоскоп для оценки качества яиц различных видов птиц. Корпус овоскопа изготовлен из стали с порошковым покрытием, цилиндрической формы, поверхность корпуса выполнена в виде съемной крышки. На поверхности крышки прибора симметрично по кругу выполнены полые ячейки овальной формы. Внутри корпуса овоскопа вмонтирован патрон для установки светодиодной лампы, с источником питания от сети или аккумулятора, встроенного в лампу. К поддону корпуса крепятся три опоры корпуса, выполненные из прорезиненного материала.
Недостатком прибора является то, что прибор устроен для исследования десяти яиц одновременно, которое необходимо подносить к ячейкам, что требует дополнительного время для установки и определения качества большой партии яиц. Устройство прибора является стационарным, что также снижает мобильность устройства.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному результату, принятый авторами за прототип является овоскоп (см. авт. свид. RU 2020480 С1, кл. G01N 33/08, А01К 43/00 1990 г.), относящийся к сельскому хозяйству, в частности к разведению птиц в домашних и производственных условиях. Данный овоскоп отличается тем, что содержит кожух, тубус, лампу и зеркало с установленной проволочной тягой, которая одним концом соединена с выступающим сегментом тубуса, другим закреплена за верхний край вогнутого зеркала, которое установлено на оси и подпружинено с возможностью небольшого ограниченного ходом тяги перемещения. Внутри овоскопа установлен микровыключатель, зашунтированный выпрямительным элементом (полупроводниковым диодом) и подключенный последовательно в электрическую цепь лампы. В боковых поверхностях тубуса с противоположных сторон имеются щели для установки светофильтров.
Недостатком прибора является то, что прибор устроен для исследования одного яйца, которое необходимо подносить к тубусу со сменными светофильтрами, что требует дополнительного время для установки и определения качества большой партии яиц. Устройство прибора является стационарным, что также снижает мобильность устройства.
Раскрытие полезной модели
Задачей предлагаемой полезной модели является обнаружение пороков яиц, определение качественных характеристик, оценка развития эмбриона при инкубации яиц, не вынимая яйца из инкубационных лотков, что позволяет значительно сократить время нахождения инкубационных яиц вне инкубатора.
Технический результат, который может быть, достигнут с помощью предлагаемой полезной модели, сводится к уменьшению времени на исследование инкубационных яиц, более качественному анализу и мобильности предлагаемого устройства, за счет небольших форм предлагаемого устройства.
Технический результат достигается с помощью овоскопа для оценки качества инкубационных яиц птиц, включающий корпус, зеркало, лампу, при чем дополнительно содержит цилиндрической формы корпус, выполненный из термостойкого пластика, разделенный на вертикальную и горизонтальную части, при этом к вертикальной части корпуса крепится несъемная крышка с круглым отверстием диаметром 10 мм и прорезиненным краем, также в вертикальную часть корпуса встроен выключатель, вогнутое зеркало, которое расположено за патроном с установленной в нем светодиодной лампой, при чем патрон  подключен к источнику питания от переменной сети 220 вольт питающим проводом.
Чертежи и иные материалы
На фиг. 1 – Общий вид овоскопа
На фиг. 2 – Принципиальная электрическая схема в отключенном состоянии
На фиг. 3 – Принципиальная электрическая схема во включенном состоянии
Осуществление полезной модели
Исследование с использованием прибора проводят методом просвечивания яиц с применением источника света. Прибор позволяет обнаружить пороки яиц (трещины, малые и большие пятна, присушку, включения, выливка и др.), определить качественные характеристики яиц (состояние воздушной камеры, положение и подвижность желтка), определить свежесть яиц по высоте воздушной камеры, а также оценить развитие эмбриона при инкубации яиц.
Овоскоп представлен в виде чертежей (см. фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3).
Корпус овоскопа 1 (см. фиг. 1) изготовлен из термостойкого пластика, цилиндрической формы, к вертикальной части корпуса крепится несъемная крышка 2 (см. фиг. 1) с круглым отверстием 3 диаметром 10 мм (см. фиг. 1) с прорезиненным краем, который подносится к стенке инкубационного яйца 4 (см. фиг. 1). В вертикальную часть корпуса овоскопа встроен выключатель 5 (см. фиг. 1, фиг.2, фиг.3), вогнутое зеркало 6 (см. фиг. 1) расположенное в вертикальной части корпуса за патроном 7 (см. фиг. 1) в котором установлена светодиодная лампа 8 (см. фиг. 1, фиг.2, фиг.3), при этом патрон подключен к источнику питания от переменной сети 220 вольт питающим проводом 9 (см. фиг. 1).
Корпус овоскопа 1 состоит из горизонтальной цилиндрической части размером 185×25 мм и вертикальной цилиндрической части 85×40 мм, выполнен из термостойкого пластика 1 (см. фиг. 1), что обеспечивает легкость и прочность прибора и удобство при использовании и механической очистки, дезинфекционной обработки, несъемная крышка 2 (см. фиг. 1) размером 30×43 мм с круглым отверстием диаметром 10 мм 3 (см. фиг. 1) с прорезиненным краем.
Преимущество светодиодных ламп 8 заключается в небольшом потреблении электроэнергии, поэтому они не нагреваются, в отличие от электрических ламп накаливания, они экономичны. Светодиодные лампы 8 не лопаются и не трескаются, безопасны для здоровья человека. Достоинством светодиодных ламп является и то, что они дают максимально приближенный к натуральному свет.
Для предотвращения повреждения стенки яйца (скорлупы), отверстие 3 (см. фиг. 1) крышки 2 (см. фиг. 1) имеет прорезиненный край, что обеспечивает снижение вероятности повреждения стенки яйца (скорлупы) при работе.
Установка вогнутого зеркала 6 (см. фиг. 1) в корпус овоскопа 1 (см. фиг. 1) способствует концентрации светового пучка, обеспечивая качественное исследование инкубационных яиц.
Овоскоп работает следующим образом.
Прибор подключают к сети питания постоянного тока, при переходе выключателя 5 (см. фиг. 1, см. фиг. 2, см. фиг. 3) встроенного в вертикальную часть корпуса 1 (см. фиг. 1) овоскопа из отключенного (см. фиг. 2) во включенное состояние (см. фиг. 3), по питающему проводу 9 (см. фиг. 1) подается питание на светодиодную лампу 8 (см. фиг. 1, см. фиг. 2, см. фиг. 3), установленную в патроне 7 (см. фиг. 1). Световой поток светодиодной лампы 8 (см. фиг. 1, см. фиг. 2, см. фиг. 3) отражается от вогнутого зеркала 6 (см. фиг. 1), проходит через несъемную крышку 2 (см. фиг. 1) с круглым отверстием диаметром 10 мм 3 (см. фиг. 1) с прорезиненным краем, который подносят к стенке (скорлупе) инкубационного яйца 4 (см. фиг. 1) с целью определения качественные характеристики яиц, наличия повреждений, а также оценки развития эмбриона при инкубации яиц.
Предложенная нами модель овоскопа применяется для контрольного просмотра качества яиц птиц различных видов, используемых населением в домашних и специалистами в производственных условиях, с целью повышение эффективности при определении качественных характеристик яиц, пороков яиц, а также оценки развития эмбриона при инкубации яиц.
Особенность прибора заключается в том, что овоскоп можно использовать в подсобных хозяйствах и промышленных инкубаториях для изучения биологических особенностей, определения качества яиц птиц (куры, утки, гуси, перепелки и др.) с целью определения качественных характеристик яиц, пороков яиц, а также оценки развития эмбриона при инкубации яиц. Мобильность устройства позволяет ускорить работу по оценке качественных характеристик яиц, пороков яиц, а также.