УСТАНОВКА ПОВЕРОЧНАЯ МАССОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

Полезная модель относится к области расходометрии и предназначена для диагностики, поверки и калибровки блоков измерительных счетчиков количества жидкости (БИ СКЖ) в стационарных условиях.
В настоящее время для градуировки и поверки счетчиков количества жидкости применяются установки двух типов: объемные и весовые, отличающиеся принципом измерения количества жидкости, протекающей через счетчик.
Объемная установка в общем случае состоит из: мерного бака, устройства для измерения расхода, стола, снабженного устройством для подсоединения счетчиков и спускным краном, трубопроводов с кранами и регулировочной задвижкой, насоса и хранилища (сливного бака) (Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара: Учебное пособие для техникумов. - М.: Издательство стандартов, 1990. С. 240-244).
Основным недостатком таких установок является большое количество приспособлений и устройств, обеспечивающих точность измерений.
Наиболее близкой к предлагаемому решению является установка, работающая по весовому принципу, - поверочная массоизмерительная УПС-500М2 производства НПО «НТЭС» (Изделие зарегистрировано в Госреестре под номером 36655-07. ТУ 4381-010-12978946-07 Технические условия. Установка поверочная массоизмерительная УПС-500М2), состоящая из блока гидравлического и пульта управления. Блок гидравлический включает в себя накопительный резервуар для поверочной жидкости (воды) с соответствующей трубопроводной обвязкой; систему создания и регулирования расхода жидкости, включающую центробежный насос с регулируемой производительностью, трубопроводную обвязку и запорно-регулирующую трубопроводную арматуру; систему стабилизации расхода при заданном режиме работы установки; систему измерения количества и расхода жидкости, протекающей через преобразователь расхода, которая состоит из платформы весов с установленной на ней мерной емкостью, весового терминала и секундомера; систему формирования интервала усреднения расхода, включающую тензодатчики, установленные на платформе весов, весовой терминал, выдающий сигналы на включение и выключение секундомера и самого секундомера; узел установки поверяемых преобразователей расхода.
Пульт управления состоит из блока управления, блока питания, кнопки управления, индикатора и центрального микроконтроллера.
Основным недостатком установки является дороговизна весового способа контроля.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является удешевление диагностики, поверки и калибровки без снижения точности измерений.
Задача решается тем, что в качестве системы измерения количества и расхода жидкости, протекающей через поверяемый преобразователь расхода, используется кориолисовый массовый расходомер, а основная функциональность измерительной установки обеспечена применением вычислителя с программным обеспечением.
Установка поверочная массоизмерительная служит стационарным средством воспроизведения массы жидкости и состоит из блока гидравлического и устройства управления и вычисления.
Блок гидравлический включает в себя резервуар для поверочной жидкости (воды) с соответствующей трубопроводной обвязкой; систему создания и регулирования расхода жидкости, включающую циркуляционный насос с регулируемой производительностью, трубопроводную обвязку и запорно-регулирующую трубопроводную арматуру; систему измерения количества и расхода жидкости, протекающей через поверяемый преобразователь расхода, в качестве которой служит кориолисовый массовый расходомер.
Устройство управления и вычисления состоит из блока питания, центрального микропроцессора, кнопок управления, индикатора, устройства измерения временных интервалов, вычислителя, устройства управления.
На фиг. 1 представлена структурная схема установки поверочной массоизмерительной:
1 - резервуар для жидкости;
2 - циркуляционный насос;
3 - частотно-регулируемый электропривод насоса;
4 - регулирующий клапан;
5 - кориолисовый массовый расходомер;
6 - поверяемый преобразователь расхода;
7 - нормирующий преобразователь;
8 - устройство измерения временных интервалов;
9 - управляющее устройство;
10 – вычислитель.
Установка поверочная массоизмерительная работает следующим образом.
Жидкость из резервуара 1 перекачивается циркуляционным насосом 2. Регулирование объема (расхода) перекачиваемой жидкости осуществляется управляющим устройством 9 с помощью частотно-регулируемого электропривода циркуляционного насоса 3 и регулирующего клапана 4, установленного в напорной линии циркуляционного насоса 2. Далее поток жидкости с заданным расходом проходит через кориолисовый массовый расходомер 5 и попадает в поверяемый преобразователь расхода 6. Пройдя через поверяемый преобразователь расхода 6, жидкость вновь попадает в резервуар 1.
В процессе работы установки кориолисовый массовый расходомер 5, поверяемый преобразователь расхода 6, нормирующий электронный преобразователь 7 генерируют импульсные сигналы прямоугольной формы, которые поступают на устройство измерения временных интервалов 8. Импульсные сигналы, генерирующиеся каждым из указанных элементов, являются слабопериодическими и асинхронными относительно друг друга.
Устройство измерения временных интервалов 8 с высокой точностью измеряет временные промежутки между положительными фронтами поступающих импульсных сигналов и передает результаты измерений в вычислитель 10 для дальнейших вычислений программным обеспечением.
Устройство управления и вычисления обеспечивает выполнение следующих функций:
1. Измерение с высокой точностью временных промежутков между положительными фронтами импульсных сигналов;
2. Вычисление в реальном времени текущих параметров: периода, расхода на промежутке, накопленной массы;
3. Накопление и сохранение результатов измерения в буферной памяти;
4. Выполнение математической обработки результатов измерения с целью вычисления накопленной массы каждым из указанных элементов установки с учетом асинхронности прихода импульсов;
5. Формирование табличных и графических результатов измерения;
6. Выполнение вычислений калибровочных коэффициентов для поверяемого преобразователя расхода с графическим контролем калибровочной кривой на основе нескольких измерений;
7. Формирование и вывод на печать протоколов измерений и градуировки для поверяемого преобразователя расхода.