ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ШТИФТ

Полезная модель относится к области медицины, а именно к терапевтической стоматологии, и предназначена для лечения осложненного кариеса путем введения лекарственных веществ в область эндодонта и периодонта через систему корневых каналов зуба и создания в этих зонах депо лекарственного вещества путем осуществления гальванофореза гидроокиси меди-кальция с целью создания антибактериальной среды в системе корневых каналов.
Несмотря на очевидные успехи и достижения стоматологии, осложнения кариеса по-прежнему являются основной причиной ранней утраты зубов. Зубы с элементами деструкции у верхушки корня являются очагами хронической инфекции, приводящей, порой, к системным заболеваниям организма
Одной из важнейших причин малой эффективности лечения периодонтита является неудовлетворительная стерилизация системы корневых каналов. Особенно проблематично лечение зубов с труднодоступными каналами при хронических формах периодонтита [Акимов Т.В. Депо- и гальванофорез гидроксида меди-кальция в комплексном лечении хронического периодонтита в зубах с труднопроходимыми корневыми каналами: Дис.… канд. мед. наук: 14.00.21 / Т.В.Акимов; [Место защиты: ГОУВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет"]. - М., 2007. - 140 с.].
Опираясь на ранее известные методики электрофореза, А.Кнаппвост (Германия, 1994) разработал технологию электрофореза гидроксида меди-кальция, названную автором депофорезом. Эта методика предполагает проведение трех сеансов дозированного электрофореза лекарственного вещества с использованием специального аппарата для депофореза. Являясь альтернативой импрегнационным методам лечения, депофорез не предполагает полного прохождения корневого канала и тщательной его инструментальной обработки. Более того, не требуется и тщательной пломбировки макроканала [Jones P., Taintor J., Adams A. Comparative dental material cytotoxicity measured by depression of rat incisor pulp respiration. J. Endodont. - 1979. - Vol.5, №1. P.48-55.]. Тем не менее, успех метода достигает 80-95%, что особенно ценно в случаях с труднодоступными и непроходимыми корневыми каналами зубов [Соловьева A.M. Экспериментальная оценка очищающей способности электрохимически активированных растворов при эндодонтической обработке. Текст. / A.M.Соловьева, П.М.Даммер // Эндодонтия today. 2001. - №1, - С.21-29.].
Известно устройство для проведения электрофореза (депофореза), который применяется при лечении осложненного кариеса (различных видов периодонтитов) [Недосеко В.Б., Веткова К.В. Применение депофореза гидроокиси меди-кальция в терапевтической стоматологии // Клиническая стоматологии. - 2001. - №10. - С.27-30.]. Гидроокись меди-кальция вводят в небольшом количестве в проходимую часть корневого канала зуба, туда же помещают активный электрод в виде иглы. Пассивный электрод фиксируют экстраорально (на коже щеки или губы). К электродам подключают прибор для электрофореза (депофореза) и проводят процедуру в лечении 10-20 мнн., с использованием постоянного или переменного тока небольшой величины (0,2-1,5 мА). Недостатком указанного устройства является необходимость многократного посещения больным лечебного учреждения для проведения курса электрофореза, состоящего из 3-10 процедур под контролем медработников.
На сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения хронических форм апикального периодонтита является метод гальванофореза гидроксида меди-кальция с использованием гальванических штифтов, оставляемых в корневых каналах на срок от нескольких недель до нескольких месяцев [Альтернативная эндодонтия. Депо- и гальванофорез гидроксида меди-кальция в комплексном эндодонтическом лечении / В.А.Румянцев [и др.] // Эндодонтия Today. - 2007. - №2. - С.74-77.]
Для улучшения качества лечения, а также для снижения количества посещений лечебного учреждения больным А.Кнаппвост с соавт. (1997) предложили гальванический штифт, позволяющий отказаться от использования дорогого прибора для депофореза. Такой штифт состоит из внутриканальной (в виде иглы длинной 10 мм) и внеканальной (в виде шарика диаметром 3 мм) частей. Особенностью гальванического штифта является то, что он изготовлен из двух разных металлов, составляющих гальваническую пару (например, медь-цинк или серебро-цинк). Этот штифт позволяет получать постоянный электропотенциал (гальванический ток) внутри корневбго канала зуба величиной 0,6 В. Сила тока при этом составляет около 0,1 мА [Knappwost A. Neue Entwicklungen zur Depot-ionophorese von Kurpferverbingen, Dtsch Zahnorztl. Z. 1977, №32, 463-465].
В дальнейшем гальванические штифты были усовершенствованы В.А.Румянцевым с соавт. Так известно устройство для гальванофореза при лечении многокорневых зубов, состоящее из внекорневой (внеканальной) и внутрикорневой (внутриканальной) частей. Внутри- и внекорневая (внеканальная) части устройства изготовлены из разных металлов, составляющих гальваническую пару (медь-цинк, серебро-цинк). Внекорневая (внеканальная) часть представляет собой головку цилиндрической формы (диаметром 3 мм, высотой 3 мм), боковые поверхности которой срезаны и представляют собой параллельные площадки шириной 0,7 мм для лучшего удержания или вращения устройства с помощью зубоврачебного пинцета. Внутрикорневая (внутриканальная) часть состоит из нескольких штифтов количеством от 2 до 5 конической формы с диаметром кончика 0,2 мм и с конусностью 0,06 мм/мм, применяемых в зависимости от количества корневых каналов в зубе, подвергающемуся лечению. Длина штифтов составляет 10 мм, что соответствует 2/3 средней длины каналов многокорневых зубов. Длину штифтов можно уменьшать, обрезав ножницами в зависимости от конкретной клинической ситуации (степени проходимости корневых каналов и их длины). Так как внутрикорневая (внутриканальная) часть устройства легко изгибается (мягкий металл), ей можно придать форму, соответствующую кривизне корневых каналов и углу их расхождения [Пат. №2241499 РФ. МПК 7 А61N 1/30, А61N 1/04, А61N 19/06. Устройство для гальванофореза при лечении многокорневых зубов / Румянцев В.А., Опешко В.В., Берсенев С.В., Степанян З.А. / Тверская государственная медицинская академия. Заявка №2003117270/14 от 09.06.2003. Опубл. 10.12.2004.].
Известен гальванический штифт (фиг.1), изготовленный из двух металлов, составляющих гальваническую пару: внеканальная часть 1 из цинка и внутриканальная часть 2 - из меди или серебра, соответственно. Внеканальная часть: состоит из цилиндрической головки 3, диаметром 4 мм и шириной 3 мм, на которой располагается паз для отвертки 4 глубиной 1 мм. Внутриканальная часть 2 выполнена в виде иглы. Верхняя часть иглы представляет собой сходящийся книзу конус 5 диаметром в самом широком месте 3,5 мм. На конусе 5 имеется резьба 6. Кроме того, на нем симметрично по отношению к оси штифта, расположены два вертикальных паза 7, глубиной 0,5 мм. Далее конус переходит непосредственно в иглу, длину которой, исходя из клинической ситуации, можно регулировать путем ее подрезки [Пат. №24092 РФ. МПК 7 А61С 8/00. Гальванический штифт. / Румянцев В.А., Рябов Д.В., Опешко В.В. / Тверская государственная медицинская академия. Заявка 2002102966/20, 04.02.2002. Опубл. 27.07.2002]. Недостатком прототипа является практическое отсутствие свободного оттока жидкости и экссудата, образующихся в результате протеолиза органических компонентов в корневом канале зуба во время лечения.
Задачей полезной модели является повышение эффективности лечения осложненного кариеса, сокращение сроков лечения.
Технический результат заключается в улучшении свободного оттока жидкости и экссудата, образующихся в результате протеолиза органических компонентов в корневом канале зуба во время лечения, что предупреждает появление болевого симптома и ускоряет процесс ликвидации воспалительных явлений в периодонте за счет уменьшения оттока; улучшение процесса гальванофореза в труднодоступных местах корневого канала.
Это достигается за счет того, что внутриканальная часть выполнена в виде капиллярной трубки, в просвете которой расположен проволочный вывод, один конец которого закреплен в головке внутриканальной части, а другой выходит за пределы капиллярной трубки; при этом нижняя треть ее имеет продольные разрезы или скосы, а головка штифта имеет продольные пазы, сообщающиеся с просветом капиллярной трубки.
Головка штифта и проволочный вывод изготовлены из металлов, составляющих гальванопару. Продольные пазы головки штифта, сообщающиеся с просветом капиллярной трубки, обеспечивают отток жидкого экссудата, поступающего в трубку из корневого канала. Внутриканальная часть, выполненная в виде трубки, имея просвет, обеспечивает отток экссудата. Нижняя треть внутриканальной части имеет продольные разрезы или скосы, которые служат для адаптации к сужению канала и не препятствуют оттоку содержимого корневого канала. Проволочный вывод, закрепленный в головке штифта и выходящий за пределы капиллярной трубки обеспечивает доступ внутриканального электрода в самую узкую часть корневого канала, обеспечивая тем самым лучшую (по сравнению с прототипом) конфигурацию силовых линий электрического поля, воздействующего на корневой дентин, улучшая процесс гальванофореза в труднодоступных местах корневого канала, что приводит к сокращению сроков лечения.
Описание полезной модели поясняется следующими фигурами:
фиг.1 - изображение гальванического штифта (прототип);
фиг.2,а - изображение предлагаемого гальванического штифта, выполненного с продольными разрезами;
фиг.2,б - изображение предлагаемого гальванического штифта, выполненного со скосами.
Предлагаемый гальванический штифт (фиг.2,а и фиг.2,б) состоит из внеканальной части 1 и внутриканальной части 2. Внеканальная часть 1 состоит из головки 3, а внутриканальная часть 2 выполнена в виде капиллярной трубки 7 и соединена (например, развальцована, припаена, приварена и т.д.) с внеканальной частью 1. В просвете внутриканальной части 2 находится проволочный вывод 4, у которого один конец 5 закреплен (например, запрессован) в головку 3, а другой конец 10 выходит из капиллярной трубки 7 и может быть при необходимости укорочен путем обрезки. Проволочный вывод 4 выполнен из металла, составляющего с металлом головки гальванопару. Головка 3 имеет продольные пазы 6, сообщающиеся с просветом капиллярной трубки 7. Нижняя треть внутриканальной части 2 имеет продольные разрезы 8 (фиг.2,а) или скосы 9 (фиг.2,б).
Порядок применения гальванических штифтов для лечения зубов методом гальванофореза: формируют вход в корневой канал с учетом индивидуальных особенностей анатомии зуба. Инструментами для прохождения и расширения корневых каналов расширяют участок от 1/2 до -У4 длины канала до 20 размера по ISO. Участок, от входа в канал и на протяжении от 4 до 10 мм, расширяют до 60-140 размера по ISO в зависимости от анатомии канала. Штифт вводят в канал для примерки. При необходимости длину штифта можно уменьшить обрезанием конца проволочного выхода. В корневой канал вводят лекарственный препарат, содержащий заряженые наночастицы, (например, гидроокись меди-кальция), после чего устанавливают штифт в корневой канал. Штифты фиксируют в полости зуба составом для временного пломбирования. Штифт оставляют в корневом канале на период от 2 дней до 2 недель в зависимости от клинической ситуации.