СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ КОНТУРА АНТЕГРАДНОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ПЕРФУЗИИ В СИСТЕМЕ АППАРАТА ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Способ обеспечения независимости контура антеградной селективной перфузии в системе аппарата искусственного кровообращения, заключающийся в том, что в операционной в стерильных асептических условиях на стандартную консоль аппарата искусственного кровообращения устанавливается роликовый артериальный насос висцерального-основного контура работающий в режиме master pump; от него по магистрали кровь поступает в теплообменник висцерального-основного контура, затем - в оксигенатор висцерального-основного контура; регуляция температуры крови в теплообменнике висцерального-основного контура обеспечивается терморегулирующим устройством висцерального-основного контура; регуляция газового состава крови в оксигенаторе основного-висцерального контура обеспечивается с помощью смесителя дыхательных газов (O2 и Воздух) основного-висцерального контура; после теплообменника по магистрали кровь поступает в артериальный фильтр висцерального-основного контура; через артериальную магистраль висцерального-основного контура осуществляется перфузия тела; из тела по венозной магистрали висцерального-основного контура кровь возвращается в общий венозный резервуар; непосредственно перед общим венозным резервуаром венозная магистраль висцерального-основного контура соединяется с венозной магистралью селективного-церебрального контура в общую венозную магистраль; защита от воздушной эмболии в висцеральном-основном контуре обеспечивается с помощью «датчика уровня» висцерального-основного контура закрепленном на общем венозном резервуаре на уровне 300 мл; на отдельную стойку устанавливается центрифужный артериальный насос селективного-церебрального контура работающий в режиме master pump; от него по магистрали кровь поступает в теплообменник селективного-церебрального контура, затем - в оксигенатор селективного-церебрального контура; регуляция температуры крови в теплообменнике селективного-церебрального контура обеспечивается терморегулирующим устройством селективного-церебрального контура; регуляция газового состава крови в оксигенаторе селективного-церебрального контура обеспечивается с помощью смесителя дыхательных газов (O2 и Воздух) церебрального-селективного контура; возможность независимого управления глубиной анестезии в селективном-церебральном контуре обеспечивается с помощью испарителя газообразных анестетиков встраиваемого в магистраль между смесителем дыхательных газов (O2 и Воздух) церебрального-селективного контура и оксигенатором селективного-церебрального контура; после теплообменника по магистрали кровь поступает в артериальный фильтр селективного-церебрального контура; через артериальную магистраль селективного-церебрального контура осуществляется перфузия головного мозга; из головного мозга по венозной магистрали селективного-церебрального контура кровь возвращается в общий венозный резервуар; защита от воздушной эмболии в селективном-церебральном контуре обеспечивается с помощью «датчика уровня» селективного-церебрального контура закрепленномм на уровне 200 мл; из общего венозного резервуара через тройник разветвитель 3/8-3/8-3/8 дюйма кровь по магистралям поступает в роликовый артериальный насос основного-висцерального контура и в центрифужный артериальный насос селективного-церебрального контура; между общим венозным резервуаром и оксигенатором селективного-церебрального контура, оксигенатором основного-висцерального контура артериальным фильтром селективного-церебрального контура артериальным фильтром основного-висцерального контура устанавливаются шунтирующие линии, предназначенные для возврата крови в общий венозный резервуар в обход селективного-церебрального контура и основного-висцерального контура при возникновении такой необходимости; все порты, используемые для подключения к общему венозному резервуару шунтирующих магистралей, разветвляются при помощи трехходовых краников и тройников; на операционный стол в стерильную зону подается магистральная «петля», состоящая из двух артериальных и одной венозной магистралей, соединенных между собой тройником 1/2-3/8-3/8, необходимая для обезвоздушивания всего контура, искусственного кровообращения.