УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Полезная модель относится к области дозиметрического контроля различных производственных объектов, а конкретнее к устройствам для определения мощности экспозиционной дозы γ-излучения вертикальных и горизонтальных резервуаров хранения первичной нефти перед их очисткой и демонтажем.
Известен бытовой дозиметр, содержащий корпус с размещенным в нем генератором импульсов, счетчиком и индикатором (1).
Недостатком данного дозиметра является невозможность его использования при радиационном обследовании состояния вертикальных и горизонтальных резервуаров хранения первичной нефти.
Известен дозиметр, содержащий корпус в котором размещено регистрирующее устройство, генератор импульсов и пульт управления (2).
Недостатком данного дозиметра является повышенная трудоемкость его использования.
Известен радиометр, содержащий корпус, в котором размещены детектор, генератор импульсов, счетчик и индикатор (3).
Недостатком данного радиометра является неудобство его использования при обследовании нефтяных резервуаров.
Известен дозиметр ДКГ-07Д «Дрозд» для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАД) и амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (АД) содержащее негерметичный корпус из пластмассы, элемент питания с размещенными в нем счетчиками Гейгера-Мюллера, микроконтроллером и жидкокристаллическим табло (4).
Недостатком данного дозиметра является неудобство пользования и трудоемкость его эксплуатации, так как прибор должен находится на расстоянии 0,1 м стенки резервуара при снятии последовательных 7-10 результатов исследования в одной точке, при этом прибор находится в руках, руки дрожат, что в свою очередь существенно снижает объективность и точность измерений.
Целью создания полезной модели является снижение трудоемкости эксплуатации, повышение удобств работы и объективизация точности и достоверности исследований.
Эта цель достигается тем, что корпус содержит два установочных элемента, закрепленных к корпусу и снабженных на свободных концах фиксаторами, фиксаторы выполнены в виде постоянных магнитов, или в виде эластичных вакуумных присосок, а установочные элементы выполнены телескопическими и снабжены фиксирующими длину винтами.
Сравнение предлагаемого устройства с другими, известными в области дозиметрического контроля, показало его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель поясняется графическим материалом, на котором изображено предлагаемое устройство.
Предлагаемое устройство содержит корпус 1, в котором размещен генератор импульсов, счетчик и индикатор (на чертеже не показано). К корпусу 1 закреплены два установочных элемента, выполненные в виде телескопических стержней 2, 3 и снабженных на свободных концах фиксаторами 4 и 5, выполненных в виде постоянных магнитов или эластичных вакуумных присосок. Длины установочных элементов фиксируются при помощи винтов 6 и 7.
Устройство для измерения мощности экспозиционной дозы γ-излучения вертикальных и горизонтальных резервуаров для хранения первичной нефти используют следующим образом.
При помощи винтов 6 и 7 устанавливают длину установочных элементов 2 и 3.
При измерении мощности экспозиционной дозы γ-излучения корпус 1 должны располагаться на расстоянии 100 мм от стенки резервуара.
При помощи фиксаторов 4, 5 размещают корпус на расстоянии 100 мм от стенки резервуара и проводят все необходимые измерения по известной методике.
Снимают корпус 1 со стенки резервуара, на следующей точке измерения и проводят следующие измерения. Вышеизложенные действия повторяют по всему периметру резервуара.
Использование предлагаемого устройства позволяет повысить удобство, снизить трудоемкость производства замеров и повысить объективность и точность измерений.
Устройство возможно и целесообразно использовать при проведении радиационного мониторинга в процессе очистки вертикальных и горизонтальных резервуаров хранения первичной нефти.
Источники информации:
1. Патент РФ №2025745, Кл. G01T 1/01, 1994.
2. Патент Японии №53-23186, Кл. G01T 1/15, 1978.
3. Авторское свидетельство СССР №1783456, Кл. G01T 1/01, 1992.
4. Руководство по правилам эксплуатации дозиметра ДКГ-07Д «Дрозд». М., 1993.