УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНГАЛЯТОР

Ультразвуковой ингалятор
Полезная модель относится к области медицинской техники, конкретно, к ультразвуковым ингаляторам и может быть использована для лечения и профилактики заболеваний верхних дыхательных путей и легких, посредством воздействия на них аэрозолей лекарственных препаратов.
Наиболее близким по технической сущности и назначению к предлагаемому устройству является ультразвуковой ингалятор «Муссон-1М 1, состоящий из электронного блока с индикатором включения и подключаемой к его выходному разъему распылительной камеры с пьезоэлементом, установленным на дне распылительной камеры. В верхней части распылительной камеры имеется съемная крышка, в которой установлен штуцер. На боковой поверхности стакана распылительной камеры имеется отверстие, служащее для управления скорости потока аэрозоля, выходящего из распылительной камеры во время работы ультразвукового ингалятора. Однако выходящий из распылительной камеры и поступающий через штуцер аэрозоль лекарственного раствора имеет низкую биологическую активность и является недостаточно активным и практически с первой процедуры не оказывает полного, лечебного воздействия, что ведет к недостаточно эффективному лечению и удлинению его сроков.
Технической задачей, решаемой данной полезной моделью, является повышение эффективности лечения и сокращение его сроков за счет увеличения биологической активности лекарственного препарата 2.
Данная задача решается применением нового ультразвукового ингалятора, состоящего из электронного блока, в который входит задающий генератор с индикатором включения и подключенной к его выходному разъему распылительной камеры, в крышке которой установлен штуцер, причем между крышкой распылительной камеры и штуцером дополнительно установлена аэробиотронная насадка, содержащая блок омагничивания лекарственМКИ5:А61М 15/00
ного аэрозоля, которая снабжена в верхней и нижней части соединительными элементами.
На фиг. 1 -изображен ультразвуковой ингалятор.
Ультразвуковой ингалятор состоит из электронного блока - 1, в который входит задающий генератор и подключенной к его выходному разъему - 2 с помощью входного разъема - 11 и соединительного кабеля - 10 распылительной камеры - 9.
Генератор вырабатывает электрические колебания с частотой 2,64 МГц для возбуждения ультразвуковых колебаний пьезоэлемента распылительной камеры.
На передней панели генератора расположены:
Клавиша включения блока питания - 3, индикатор включения - 4, и выходной разъем - 2. Нодключение генератора к сети 220В 50Гц осуществляют с помощью сетевого шнура с вилкой - 5. На распылительной камере - 9 установлена крышка - 8, на крышку устанавливается аэробиотронная насадка 7 содержащая блок омагничивания аэрозоля, в который устанавливается штуцер - 6.
На фиг. 2 изображена аэробиотронная насадка - 7, представляющая собой цилиндр, в стенке которого установлен блок омагничивания аэрозоля 14. В состав блока омагничивания аэрозоля входят постоянные магниты расположены напротив дуг друга с магнитной индукцией 40 +/- 10 мТл, в нижней части аэробиотронной насадки имеется элемент соединения в виде выступающей трубки - 12, которая вставляется в крышку распылительной камеры, в верхней части аэробиотронной насадки имеется соединительный элемент в виде выступающей трубки - 13, для установки в нее штуцера - 6.
Устройство работает следующим образом:
1. Распылительная камера - 9, аэробиотронная насадка - 7, штуцер - 6, промывают горячей водой или дезинфицируют в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0.5% моющего средства типа «Лотос. Нри необходимости дезинфекцию штуцера допускается проводить путем кипячения в воде не более 30 минут.
Протирают поверхность пьезоэлемента тампоном смоченным спиртом или кипяченой водой.
2.Устанавливают электронный блок ингалятора на место удобное для проведения процедуры в близи сетевой розетки.
3.Наливают в распылительную камеру - 9 до верхней контрольной отметки на внешней поверхности распылительной камеры, назначенный врачом
лекарственный препарат, например, «АБИСИБ (при проверке работы ингалятора наливают воду) 3.
В случае использования при аэрозоль-терапии растительных масел, назначенных врачом, наливают в распылительную камеру подогретой до 3040°С. дистиллированной воды или кипяченой воды чуть ниже уровня верхней контрольной отметки, а затем с помощью пипетки вводят 2 -3 капли фито масла, (например кедровое, пихтовое и т.д.).
4.Устанавливают крышку - 8 на распылительную камеру - 9 , в которую устанавливают аэробиотронную насадку нижним соединительным элементом - 12, а верхний соединительный элемент - 13 устанавливают штуцер -6.
5.Подключают распылительную камеру к выходному разъему генератора - 2, вставляют вилку - 5 сетевого шнура ингалятора в розетку сети 220в 50 Гц. Ингалятор готов к работе.
6.Включают генератор клавишей включения блока питания - 3. При этом засветится индикатор - 4 на передней панели генератора, а внутри распылительной камеры начнется образование лекарственного аэрозоля, который в виде потока будет выходить наружу через отверстие в крышке распылительной камеры, аэробиотронную насадку и штуцер.
Берут распылительную камеру с крышкой и аэробиотронной насадкой в руку и подносят ко рту штуцер.
Вдыхание аэрозоля осуществляется через рот, а выдох - через нос. Глубину вдоха рекомендуется увеличивать постепенно, совершая 8-10 дыхательных движений (вдох-выдох) в минуту 4.
8.Процедуру проводят в течение времени, указанного врачом, но не более 5 минут, после чего необходим перерыв в работе ингалятора не менее 5 минут.
9.По окончанию процедуры, т.е. по истечении 5 минут непрерывной работы ультразвукового ингалятора выключают электронный блок клавишей - 3, после перерыва (не менее 5 минут) и добавления лекарственного раствора ультразвуковой ингалятор снова можно включать и продолжать процедуры.
По окончанию процедуры проводят санитарную обработку частей камеры согласно пункта - 1.
Дополнительно установленная аэробиотронная насадка, содержащая блок омагничивания аэрозоля - 14, воздействуя постоянным магнитным полем с магнитной индукцией 40+/-10мТл изменяет физико-химическую структуру частиц аэрозоля, их биологическую активность, что позволяет изменить биохимические свойства аэрозоля, при этом ряд биохимических реакций протекают быстрее и полнее, что способствует стимуляции иммунной системы. ; /.J
Исследования, подтверждающие повышение эффективности воздействия проводились на базе бактериологической лаборатории ЦГСЭП в г. Томске (Протокол от 5.12.2000г.) Микробиологические посевы S.aureus (стафилококк золотистый) в разведении (1:1000) в 4-й, 5-й, 6-й, 7-й степени, обрабатывались аэрозолем лекарственного раствора, например, «АБИСИБ с помощью аэробиотронной насадки и без нее, кроме того, проводился контроль каждого разведения микробной культуры. В результате воздействия аэрозолем лекарственного препарата «АБИСИБ без аэробиотронной насадки в течение 5 минут гибнет 19,05% колоний образующих единиц (КОЕ) S.aureus, а в результате воздействия лекарственной аэрозоли «АБИСР1Б с аэробиотронной насадкой в течение 5 минут гибнет 44.62 % КОЕ S.aureus. (см. таблицу)
Кроме лабораторных исследований, которые проводились с целью выявления потенцирующего антимикробного действия, предлагаемый ультразвуковой ингалятор был апробирован в клинических условиях. Сотрудники кафедры детских инфекций Сибирского медицинского университета провели клиническую апробацию предлагаемого ультразвукового ингалятора с аэробиотронной насадкой для профилактики острых респираторных заболеваний (ОРЗ) у больных острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на базе детской инфекционной больницы им. Г.Е. Сибирцева в зимне-весенний сезон 1999 года. С помощью ультразвукового ингалятора проводилось лечение фитопрепаратом «АБИСИБ. Ингаляция проводилась ежедневно в течение 3-5 минут во время пребывания больного в стационаре в среднем 5-7 дней. Под наблюдением находилось 112 детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет больных разными формами ОКИ. У части из них при поступлении регистрировался катаральный синдром. Использование данного метода позволило не только избежать внутрибольничных случаев заражения ОРЗ, но и способствовало купированию катарального синдрома в течение 2-3 дней лечения. Из этого следует, что использование предлагаемого ультразвукового ингалятора способствует сокращению вдвое сроков выздоровления больных и нахождение больных в стационаре, что приводит к экономии лекарственных средств. Список литературы, использованной при составлении описания
1.Ингалятор ультразвуковой «Муссон 1М (Руководство по эксплуатации ТУ25-2012.075-98).
3.Патент № 2061491 от 4.02.1993 года. «Способ получения средства повышающего резистентность организма.
4.Ингаляционная терапия. Пономаренко Г.Н. Червинская А.В. СанктПетербург, 1998.
Таблица (