УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ СЧЕТЧИК РАСХОДА ГАЗА

Полезная модель относится к средствам учета расхода газа.
Известны струйные счетчики расхода газа, принцип действия которых основан на применении в качестве измерителя расхода газа струйного автогенератора. Такие счетчики состоят из измерительной части, корпуса, в котором размещены штуцера подвода и отвода газа, причем эти штуцера расположены соосно и могут быть ориентированы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Ближайшими аналогами могут служить, применяемые в РФ струйные счетчики газа СГБМ-4 - изготовитель ООО ПКФ «Бетар» (1), фиг. 1; СГМ-4 - изготовитель ЗАО «Счетприбор» (2). Недостатком таких счетчиков является то, что соосное расположение в них штуцеров затрудняет, а иногда исключает их применение в существующих схемах подвода и отвода газа, применяемых в быту и ориентированных на использование мембранных (камерных) счетчиков газа, например, NRM G4 - изготовитель ЗАО «Газдевайс» (3), BК-4GT - изготовитель ООО «Эльстер Газэлектроника» (4), имеющие иное, вертикальное, попарное расположение штуцеров.
На фиг. 2 приведена типовая, широко распространенная в РФ, схема подключения мембранных счетчиков газа к газовым подводящим и отводящим трубопроводам, из которой следует, что подвод и отвод газа к счетчику осуществляется по парным, параллельно расположенным штуцерам, а не по соосным, как у струйных счетчиков.
Целью данного полезной модели является создание универсальной конструкции струйного счетчика газа, которая позволила бы устанавливать их в существующие схемы разводки газа без сварки т.е. быть взаимозаменяемыми с мембранными счетчиками.
Конструкция предлагаемого счетчика представлена на фиг. 3 (главный вид) и фиг. 4 (вид слева). Счетчик состоит из корпуса 1, измерительной части 2, в которой размещены струйный генератор с пневмоэлектропреобразователем, электронное вычислительное устройство, индикатор расхода газа. На каждой боковой поверхности корпуса счетчика размещены по одному сменные, поворотные Г-образной формы штуцера как цельной, так и составной конструкции: один 3 - для подвода газа, другой 4 - для отвода. Оба штуцера могут поворачиваться вокруг оси крепления к корпусу как ступенчато, так и непрерывно.
Возможность одновременного поворота обоих штуцеров на 180° (показано пунктирной линией) и измерительной части позволит обеспечить его работу независимо от направления подвода газа: слева или справа, сохранив удобство прочтения показаний на индикаторе расхода счетчика. Вариант такого счетчика приведен на фиг. 5. В месте установки штуцеров к корпусу предусмотрены уплотняющий и стопорный элементы, обеспечивающие герметичность и надежность соединения. На противоположной части Г-образных штуцеров выполнена резьба или накидная гайка с резьбой. При этом расстояние Н между штуцерами и резьба, которые регламентируются нормами Госстандарта РФ, должны совпадать с соответствующими размерами на газопроводе.
Предложенная универсальная конструкция струйного счетчика газа решает поставленную цель, обеспечивая возможность подвода газа как слева, так и справа, а также его взаимозаменяемость с существующими мембранными (камерными) счетчиками, что даст значительный экономический эффект как потребителю, так и производителю.
Источник информации.
1. Счетчик газа СГБМ-4, w.w.w.betar.ru/production/357.
2. Счетчик газа СГМ-4, w.w.w.schetpribor.ru/util/index.php?f=49.
3. Счетчик газа NRM G4, w.w.w.gazdevic.ru/products/schetchik-gaza-npm-g4.
4. Счетчик газа ВК-G4T, w.w.w.pulsenn.ru/cat/sch/vt_139.ntml.