УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

Полезная модель относится к области медицины и медицинской технике предназначенной для дозировки лекарственных средств, а именно к медицинским пипеткам для глазных капель.
Цель полезной модели - снижение трудоемкости и повышение точности введения лекарственного препарата в глаз, а также снижения риска микробного обсеменения последнего.
В настоящее время для лечения и профилактики болезней переднего отдела глаза и окружающих его тканей используются препараты в виде глазных капель. Эти формы препаратов имеют достаточно выраженный эффект и могут применяться больными самостоятельно. Обязательным условием при этом является наличие простерилизованной пипетки, а также тщательного соблюдения правил закапывания глазных капель. При нарушении техники применения капель возможно микробное инфицирование передних отделов глаза, что в свою очередь может привести к усугублению основного заболевания [1, 2].
Известно устройство для нанесения жидких лекарственных препаратов, содержащее насадку-капельницу и защитный колпачок (SU №946557, опубл. 30.07.1082 г.).
Недостатком данного устройства является неудобство пользования при введении лекарственного препарата в глаза.
Известна также пипетка для введения глазных капель, содержащая трубку из светопрозрачного материала с зауженным дистальным концом и баллончик из упруго-эластичного материала, установленный на проксимальном конце трубки (SU №1407391, опубл. 30.06.1988 г.).
Недостатком данной пипетки является повышенная трудоемкость и низкая точность введения глазных капель самим пациентом.
Общим недостатком указанных устройств является то, что при их использовании не исключается возможность инфицирования передних отделов глаза, вследствие необходимости оттягивания нижнего века перед закапыванием глазных капель.
Целью технического решения является создание легкого в обращении, удобного в использовании устройства, обеспечивающего быстрое, максимально точное и дозированное введение лекарственного препарата в глаз, а также снижение риска микробного обсеменения последнего.
Технический результат поставленной цели достигается тем, что устройство состоит из трубки 1, дистальный конец которой завершается отверстием 2 для выхода капель, и баллончика 3, расположенного на проксимальном конце.
К трубке 1 присоединяются имеющие изогнутую форму лапки 4, проксимальные части 5 которых переходят в обращенные к баллончику 3 вогнутые части 6. Лапки 4 скрепляются друг с другом, причем дистальные их концы завершаются эластичными векорасширителями 7.
На рисунке изображен общий вид полезной модели.
Полезная модель используется следующим образом.
После забора препарата в трубку 1 через отверстие 2 посредством создания отрицательного давления путем сжатия баллончика 3 пальцами с диаметрально противоположных сторон, к устройству присоединяются лапки 4 таким образом, что изогнутые части 6 примыкают к баллончику 3, а дистальный конец трубки 1 располагается между векорасширителями 7 на высоте примерно 1 см от их дистального края. Удерживая устройство за проксимальные части 5 лапок 4 I и II пальцами его подносят к глазу. Пациент запрокидывает голову, глаз при этом должен быть устремлен вверх. После касания векорасширителей 7 с нижним и верхним веком закапывающий капли начинает аккуратно сдвигать проксимальные части 6 лапок 4 по направлению друг к другу, при этом происходит механическое сдавление баллончика 3, что способствует продвижению лекарственного препарата по трубке 1 к отверстию 2 с последующим каплеобразованием. Во время этого происходит одномоментное расхождение векорасширителей 7, увлекающих за собой нижнее и верхнее веки, что обеспечивает создание оптимального просвета для прохождения капель в конъюнктивальный мешок.
Положительный эффект заявленного технического решения состоит не только в удобстве в работе, но и быстром по времени и максимально точном и дозированном введении лекарственного препарата в глаз, а также снижении риска микробного обсеменения последнего.
Источники информации:
1. Рухлова С.А. Основы офтальмологии. Учебная литература для студентов медицинских ВУЗов, Тюмень: ООО «Сити-пресс», 2006, 200 с.
2. Справочник медицинской сестры по уходу / Под ред. Н.Р. Палеева. М.: Медицина, 1980.