ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Физиотерапевтическое устройство.
Полезная модель относится к области медицины, в частности, к хирургии,
травматологии, ортопедии и другим её областям, а также к области медицинской техники и может быть рекомендована для лечения травм, их последствий, ортопедических и других патологий, для лечения цилиндрически вытянутых форм и органов пациента: верхних и нижних конечностей, головы, шеи, область таза и т.д.
Известно устройство для магнитолазерной терапии (Заявка РФ № 96113347/14 от 26.06.1996 г. МПК: А 61 N 5/06), включающее блок питания и управления, зонд насадку, в рабочей зоне насадки размещены источники ИК и видимого излучения, соединённые с блоком питания и управления. В качестве воздействуюпщх факторов в этом устройстве используются электромагнитные излучения видимого и инфракрасного диапазонов и магнитное поле постоянного магнита. Магнитная система выполнена в виде одного плоского магнита.
Однако магнитная система не создаёт достаточного градиента магнитной индукции для эффективного лечебного воздействия и устройство может быть использовано только для облучения полых органов.
Наиболее близким аналогом заявляемой полезной модели является устройство для магнитосветотерапии (Патент RU 2160612 КШК: A61N 2/08, 5/06), содержащее блок питания и управления, зонд - насадку, в рабочей зоне которой размещена магнитная система, а на дистальном торце и/или в рабочей зоне насадки размещены источники ИК и видимого излучения, соединённые с блоком питания и управления. Отличием данного устройства является выполнение магнитной системы из двух или более постоянных магнитов пластинчатой формы, расположенных в одной плоскости вплотную друг к другу и обращённых к обрабатываемой поверхности разными полюсами, причём угол между плоскостью магнитов и осью насадки в рабочей зоне выбран в пределах от О до 90°.
Однако оно также, как и предыдущий аналог, неэффективно при лечении наружных поверхностей цилиндрически вытянутых тел, таких как верхние и нижние конечности, щей, головы, костей таза. Кроме того оно неэффективно в силу слабых воздействующих мощностей излучателей.
МПК:А и / 6
Задачей полезной модели является повышение эффективности лечения травм, их последствий, а также ортопедических и других патологий, преимущественно в области цилиндрически вытянутых форм и тел.
Сущность полезной модели заключается в том, что в физиотерапевтическом устройстве, состоящем из нескольких источников лазероизлучения, источники излучения размещены с возможностью оконтуривания по кругу зоны воздействия на держателе и представляют собой помещённые в капсулах и зафиксированные в ложементах на держателе излучатели с нерасходящимся пучком как РЕК, так и видимого диапазонов воздействия, причём каждый из НРЕХ имеет оптическую систему, вьшолненную с возможностью воздействия строго в рабочую зону, а держатель представляет собой полукольцо и/или фрагмент полукольца с соединителем в виде вытянутообразного упругого элемента, крепящегося к диаметрально противоположным концам держателя и опирающегося на телескопические пгганги, вьшолненные с возможностью регулирования и установки на заданное расстояние от обрабатываемой зоны пациента до держателя.
Кроме того заявляется усоверщенствованный вариант физиотерапевтического устройства с числом нгганг под каждым полукольцом или фрагментом полукольца не меньще двух.
Заявляемая полезная модель представлена с помощью чертежей, где на фиг. 1 общий вид физиотерапевтического устройства в случае необходимости об; чения с одной из сторон тела или органа; на фиг. 2 общий вид устройства для лечения конечностей, щей; фиг. 3 - схема заявляемого устройства в собранном виде; фиг. 4 капсула излучателя в разрезе; фиг. 5 - пгганга держателя. Позициями 1 - dSva. фигурах представлены узлы, детали, блоки заявляемого устройства.
Заявляемое физиотерапевтическое устройство состоит из излучателей двух типов ИК и видимого диапазона. Количество их варьируется в зависимости от поставленных задач и может быть от 10 до 500. Наибольщее количество обеспечивает наибольщую суммарную воздействующую мощность на больпшх глубинах вплоть до 10см.
Устройство содержит держатель круглой формы 1, с ложементами, в которых размещены капсулы 2 источников видимого и ИК излучения. На фиг. 1 показаны телескопические пгганги 3, выполненные с возможностью регулирования и установки на заданное расстояние от обрабатываемой зоны пациента и держателя. К держателю, выпо.;шенному в виде пластины полукольцевой формы или фрагмента кольца.
цршфепд й 9лек1рйч;ескйй разъём 4 для шдключейщ к блоку уцрам шя. Обрабатываемый участок тела - травма, патология и т.д. - 5 охвачен держателем с соединителем 6 в виде вытянутого упругого элемента для ьфепления к диаметрально противоположным концам держателя, охватывая необходимый участок тела пациента. На фиг. 2 показан вариант устройства для лечения конечностей пациента. Два держателя с лазерной матрицей, составленной излучателями, полностью охватывают поражённый участок конечностей. Держатели фиксируются телескопическими штангами 3. Через электрические разъёмы 4 осуществляется подключение к бло1д управления. На поверхность мягких тканей к центру конечностей направлены радиально ориентированные источники излучения, которые концентрируют мопщость в зону повреждения кости. Сложением мощности от источников излучения удаётся достигать необходимых для эффективной терапии концентраций излучения. При толпщне мягких тканей около 50 мм мощность в зоне воздействия, по сравнению с падающей, уменьщается в пределах от 10 до 10 раз по причине больших коэффициентов поглшцения. Для устранения этого недостатка необходимо сложение потоков падающей мощности от 100 и более излучателей. Достигая необходимую плотность мощности излучения в зоне воздействия на изломы кости суммированием воздействия от отдельных источников нельзя превышать допустимые дозы облучения на поверхности мягких тканей.
На фиг. 3 показана общая схема устройства. Держатель 1 завфеплён на конечности пациента 5. Через электрические разъёмы и соединители 15 излучатели подсоединяются к блоку управления 7. Блок управления содержит модули питания со стабилизаторами тока накачки, адаптер, коммутатор, микропроцессор, интегральные схемы ШУ. Модули питания лазерщдх иапучателей содержат стабвдвдзатори тока накачки лазерных диодов для стабилизации выходной мощности излучения, и модули защиты лазерных даодов от перегрузок. Мшфопроцессор осуществляет у;1фавление, режимами работы всех лазерных излучателей. Он позволяет формировать  в широком диапазоне частот следования, от 10 до 2000 Гц, осуществлять импульсную модулящю Q щщщном. щм. QioggaraHo CTH. от 1QQ до  щр обеспечивает 50 1фатный динамический диапазон изменения выходной мощности излучения, содержщ таймеры для того, чтобы задавать время экспозиции, время паузы, время одного сеанса лечения. Интегральные схемы ПЗУ содержат мщфолрограмшл алгоритмов работы устройства соответственна каждому конкретному случаю заболевания.
Ш фиг. 4 црказащ кон(  икгточщка Ж щв. ВЩШОГР излучения. Каждый из источников имеет корпус 8, огггаческую систему 9, форм1фук щую нерасходящийся луч и лазерный диод 10,
На фиг. 5 показаны конструкция телескопической штанги и лазерного излучателя. Конструкция телескопической штанги включает в себя внешнкио трубку 11, внутреншон трубку 12, фиксирующий винт 13, пружину 14,
Полезная модель работает следующим образом. Блок управления подключается к однофазной цепи переменного тока. Включением юнопки «Сеть запускают блок управления. В зависимости от характера повреждения или заболевания на передней панели выбирают кнопку клавиатуры для запуска подпрограммы, задающей режим лечения. При этом запускаются таймеры, определяюпще длительность экспозиции и длительность всего сеанса лечения. Параметры излучения (импульсная мощность, частота следования импульсов, длительность импульсов) заложены в подгфограмме. Необходимые измеденвя мощности изменяются автоматически во время лечеети методами частотно - импульсной модуляции.