МЕДИЦИНСКИЙ ШПРИЦ С КАМЕРОЙ ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к медицине и может быть использована при выполнении инъекций, например, во время местного обезболивания при различных вмешательствах в том числе, в стоматологии для местного инъекционного обезболивания, а также в общей медицине для введения растворов, требующих контроля скорости введения.
Особенно предлагаемое устройство может быть применено для местного обезболивания детей младшего возраста, т.к. позволяет снизить болевые ощущения в момент инъекции.
Большой проблемой во всем мире является снижение болевого синдрома при инъекции организма, в частности при местном обезболивании. Известно, что болевой синдром возникает не при непосредственном уколе, а при введении раствора с большой скоростью.
Из уровня техники введения растворов известно, что, например, при инфильтрационной анестезии анестетик в количестве 1,5-2,0 мл вводят медленно, чтобы избежать сильных болевых ощущений от расслаивания тканей раствором (Бизяев А.Ф. и др., «Обезболивание в условиях стоматологической поликлиники», М, 2002 г, стр.40).
Однако скорость введения раствора в ткани ни в коем случае не должна превышать 1 мл в мин (Боровский Е.В. и др., «Терапевтическая стоматология», М, АО «Стоматология», 2005 г, стр.14).
При этом во время инъекции в ткани врач (медсестра) руководствуется только личным ощущением и не знает какое давление развивается в момент введения или какова скорость ведения раствора (количество мл в единицу времени), по существу это «ползучий эмпиризм».
Также известно, что все рекомендации скорости введения раствора даны без учета соотношения плотности ткани в месте инъекции, плотности раствора, а также давления и скорости раствора, в местном анестетике.
Известно устройство для введения раствора с малой скоростью (регулируемой), по патенту РФ №2342125 (2008,12.27) «Электронный шприц», который состоит из блока микроконтроллера с индикатором управления, ножной педали, с помощью которой производится подача анестетика, источника питания (сеть 220 В, 50 Гц) и набора одноразовых систем.
При всех своих положительных качествах данное устройство обладает двумя существенными недостатками: довольно громоздко, а главное очень дорого (десятки тысяч рублей).
Известна электронная система транскортикальной анестезии «Sleeper One» с иглами «Jntralig-S», см. на JD internet site: www.information-dentaire.com.
Система содержит: компьютерный блок, блок задания режимов работы с индикацией, блок питания, набор игл, ножные педали и набор кабелей.
Конечно это прекрасная система, но она довольно громоздка и очень высокая стоимость, порядка несколько тысяч евро.
Известно электронное устройство для анестезии «Anaeject», производства Японии, см. на JD internet site: www.information-dentaire.com. - ПРОТОТИП.
Это устройство выполнено в форме, напоминающее пистолет и имеющее приблизительно такие же размеры.
Устройство содержит: корпус, на котором крепится (вставляется) специальный одноразовый шприц, на корпусе имеется кнопка вкл/выкл, внутри корпуса находится электромеханическая часть. Электронная часть находится на выносном пульте это микроконтроллер (МС), панель управления и индикации (задания режимов и их отражение на ЖКИ), выносной пульт соединен с самим устройством гибким кабелем, МС управляет электромеханической частью для ввода анестетика через шприц (привод). Питание осуществляется от встроенного аккумулятора.
К недостаткам следует отнести наличие специализированных шприцов, а также очень высокую стоимость. Такое устройство найдет применение в специализированных стоматологических клиниках, но в виду высокой стоимости не доступно для всех слоев населения и регионов РФ.
К общим недостаткам представленных моделей можно отнести то, что они являются сложными техническими приборами многоразового использования, в связи с чем возникает потенциальный риск инфицирования пациентов и персонала.
Технической задачей предлагаемой полезной модели стабилизация скорости введения раствора (анестетика) в ткани на заданном уровне с целью снижения болевого синдрома почти до нулевой отметки, т.е. повышение удобства медперсонала и комфортности пациентов.
Для решения указанной задачи предлагается медицинский шприц с камерой выравнивания давления, содержащий классический корпус, с поршнем и иглой, отличающийся тем, что в переднюю часть корпуса непосредственно перед иглой размещена камера выравнивания давления, представляющая собой кольцевую диафрагму, которая размещена в суженной передней части корпуса, причем геометрические размеры камеры и диафрагмы выбираются из условия; камера выравнивания давления размещена в средней конусообразной иглы; камера выравнивания давления может содержать две диафрагмы.
На фиг.1 и 2 показаны два варианта медицинского шприца, на которых изображено: 1 - корпус шприца, 2 - шток поршня, 3 - шайба для забора и подачи анестетика (раствора), 4 - ручка в виде шайбы для управления шайбой 3, 5 - камера выравнивания давления, 6 - кольцевая диафрагма, 7 - задняя крышка корпуса, 8 - передняя крышка корпуса по первому варианту, 9 - игла, 10 - передняя крышка корпуса по второму варианту.
Схема по первому варианту (фиг.1) имеет следующие соединения: внутри корпуса шприца 1 расположена шайба 3 с штоком 2 с возможностью перемещения вдоль продольной оси при помощи ручки 4; передняя часть корпуса 1 изменена по сравнению с классическим, а именно: она сужена ступенчато и в ней размещена камера выравнивания давления 5 с кольцевой диафрагмой 6, камера выравнивания давления 5 соединена с иглой 9 через переднюю крышку корпуса 8.
Схема по второму варианту (фиг.2) имеет следующие соединения: взят классический корпус шприца 1 с шайбой 3 для забора и подачи анестетика, соединенной через шток 2 с ручкой подачи анестетика 4, корпус шприца 1 закрыт с передней стороны передней крышкой корпуса 10, а с задней стороны - крышкой 7, через переднюю крышку корпуса проходит игла 9, в средине которой находится камера выравнивания давления 5 с диафрагмой 6.
Работа по обоим вариантам происходит следующим образом.
В момент шприцом 1 инъекции давление создаваемое оператором (медсестрой) посредством поршня передается на раствор, который подается через иглу 9 в ткани. Благодаря наличию камеры выравнивания давления 5 конечное давление в носике иглы шприца 9 анестетика (раствора) не превышает рекомендованное для данного типа инъекции, чем обеспечивается безболезненность введения.
Для более мягкого введения раствора можно ввести двойную диафрагму. Первый и второй варианты по сравнению с аналогами и прототипом имеют следующие преимущества: простота производства (корпуса и/или иглы), следовательно себестоимость их изготовления минимальна, а эффект безболезности инъекции очень даже высок. Таким образом выполняется основной экономический постулат: «стоимость - эффективность».