Прецизионный генератор-калибратор переменных напряжений гк-8 а

ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

имени С. М. Кирова

Том 298 1974

УДК 621.316.722.1.078

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР-КАЛИБРАТОР ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ГК-8А

Ю. А. БУЛАТОВ

Для поверки измерителей переменного напряжения или преобразователей переменного напряжения в постоянное применяются источники переменного напряжения с калиброванным, а также с достаточно стабильным уровнем выходного напряжения. Такими источниками переменного напряжения являются генераторы-калибраторы. Описываемый генератор-калибратор ГК-8А имеет систему двух измерительных преобразователей (ИП), один из которых обеспечивает высокую временную стабильность выходного напряжения, а другой — калиброванное значение этого напряжения.

Приведены структурная схема ГК-8А и его технические характеристики.

Иллюстраций 1, библиографий 1.

Основной отличительной особенностью генератора-калибратора ГК-8А от других многозначных мер переменных напряжений, разработанных на кафедре радиотехники ТПИ, является весьма высокая кратковременная стабильность выходных напряжений.

Для достижения необходимой стабильности и точности выходных напряжений в генераторе-калибраторе ГК-8А используется система двух измерительных преобразователей (ИП).

Структурная схема ГК-8А представлена на рис. 1. ИП1 предназначен для стабилизации выходного напряжения £7ВЬ1Х и, следовательно, он должен в первую очередь иметь высокую временную стабильность, а второй — ИП2 служит для гарантирования значения ивых [1].

Проведенные исследования показали, что хорошей кратковременной стабильностью в широком диапазоне частот обладают двухполу-периодные диодные выпрямители с термокомпенсацией вспомогательным диодом. Такой выпрямитель и используется в качестве ИПь ИП2 представляет собой дифференциальный компаратор действующего значения на фотоэлектрических преобразователях и сравнивает и выХ с постоянным напряжением опорного источника.

Задающий генератор (ЗГ), управляемый делитель (УД), усилитель мощности (УМ) и система двух индуктивных делителей (ДИ), один из которых работает в диапазоне частот 20 гц — 20 кгц, другой — в диапазоне частот 20—200 кгц, такие же, как и в калибраторе ГК-12.

Остальные обозначения структурной схемы:

И — интегратор с переключаемой постоянной времени;

ОИ — опорный источник постоянного напряжения;

Н — нуль-индикатор;

ИС — измерительная схема.

Ниже приведены остальные технические характеристики ГК-8А:

1. Диапазон частот от 20 гц до 200 кгц перекрывается при помощи 4-х поддиапазонов, в пределах которых частота изменяется плавно,

2. Диапазон регулируемых выходных напряжений: 0,1 мв—10 в — регулируется ступенями через 0,1 мв.

3. Погрешность установки выходного напряжения:

а) уровня 10 в в диапазоне частот 65 гц— 200 кгц—±0,01 %; в диапазоне частот 20—65 гц—±0,03%;

Рис. 1

б) уровней ниже 10 в при Яп> 50 ком, Сн< 500 пф; в диапазоне частот до 50 ± 0,01 % ± . .100%,

^вых

50 мкв

в диапазоне частот 50 — 200 кгц ± 0,1 % +---100%.

^вых

4. Временная нестабильность выходного напряжения за 10 мин:

а) в диапазоне частот 20 гц — 2 кгц — менее ± 0,003%;

б) в диапазоне частот 2—200 /сгц±0,001 %.

5. Коэффициент нелинейных искажений: в диапазоне частот 2—50 кгц—0,06%;

б) в диапазоне частот 20 гц — 200 кгц — 0,4%.

6. Коэффициент нелинейных искажений по нечетным гармоникам:

а) в диапазоне частот 2—50 кгц — 0,02%;

б) в диапазоне частот 20 гц — 200 кгц — 0,3%.

ЛИТЕРАТУРА

1. М. С. Р о й т м а н. Многозначные меры переменных напряжений Известия ТПИ, т. 270, Томск, изд. ТГУ, 1973.

5. Заказ 5063.