УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
PHYSIOTHERAPEUTIC AND REHABILITATION APPARATUS

Предлагаемое техническое решение относится к медицинской технике и может найти применение при лечении различных заболеваний в качестве физиотерапевтического и реабилитационного средства.
Наряду с большим количеством методов физиотерапевтического воздействия в клинической медицине, важное место отводится магнитотерапии. Новое направление в этой области - лечение различных болезней системным воздействием постоянного и переменного магнитного поля геомагнитного уровня (магнитной индукцией до 50 мкТл).
Устройства общего воздействия имеют больший диапазон показаний к применению по сравнению с устройствами локального воздействия. Особый интерес представляет влияние магнитных полей геомагнитного уровня на показатели естественного иммунитета, метаболические и репаративные процессы организма, способствуют ускоренной детоксикации организма за счет более быстрой нейтрализации токсических продуктов метаболизма в печени и ускоренного их выведения почками.
Известны магнитотерапевтические аппараты локального воздействия, содержащие индуктор и источник питания индуктора [1].
Наиболее близким к заявляемому устройству является устройство для физиотерапии и реабилитации общего воздействия, содержащее индуктор общего воздействия, выполненный в виде катушек Гельмгольца, блока питания индуктора и контрольно измерительного блока [2].
Технический результат достигается тем, что в устройство для физиотерапии и реабилитации общего воздействия, содержащее индуктор общего воздействия, выполненный в виде катушек Гельмгольца, блока питания индуктора и контрольно измерительного блока, предлагается в зоне действия магнитного поля индуктора установить диэлектрическую ванну, заполняемую лечебной минеральной водой.
Предлагается также ось катушек Гельмгольца разместить в горизонтальной плоскости параллельно оси ванны.
Предлагается также ось катушек Гельмгольца разместить вдоль горизонтальной компоненты магнитного поля Земли.
Предлагается также ось катушек Гельмгольца разместить в вертикальной плоскости перпендикулярно горизонтальной оси ванны.
i
i
Предлагается также выполнить блок питания из двух источников, один - источник постоянного тока, второй - источник переменного синусоидального тока, частота которого может регулироваться в соответствии с выражением f=eH/(2πMC), где Н - напряженность постоянного магнитного поля вдоль оси индуктора, М - масса ионов, физиологически значимых для организма человека, а е - заряд иона, с - скорость света.
Конструкция устройства изображена на Рис.1, 2. На рис.1 показан вариант, в котором ось индуктора размещена в горизонтальной плоскости, а на рис.2 - вариант размещения оси индуктора в вертикальной плоскости перпендикулярно горизонтальной оси ванны.
Устройство состоит из индуктора, выполненного в виде катушек Гельмгольца 1, блока питания индуктора 2, контрольно измерительного блока 3 и диэлектрической ванны 4.
~
0
0
i
+
+
+
+
Устройство работает следующим образом. Диэлектрическую ванну 4 заполняют лечебной водой с температурой, при которой обычно принимается ванна как физиотерапевтическая процедура. Больного размещают в ванне, затем включается блок питания индуктора. Индуктор создает в зоне размещения ванны постоянное магнитное поле Н и переменное магнитное поле, изменяющееся с частотой f по синусоидальному закону H=HSin(2πft), где Н - амплитуда переменного магнитного поля. Если частота f=еН/(2πМс) (ионно-циклотронная частота), то магнитное поле существенным образом влияет на проницаемость мембран клеток для ионов, у которых ионно-циклотронная частота совпадает с частотой изменения поля. Это приводит к изменению физиологического состояния больного. Наиболее значимыми ионами являются К, Na, Ca, Mg и т.д. Вторым существенным стимулирующим фактором в предлагаемом устройстве являются микротоки, которые возбуждаются в проводящей водной среде, заполняющей ванну. Эти токи замыкаются через зоны повышенной проводимости на кожном покрове больного (например, через акупунктурные точки) внутри его тела. Эти токи обеспечивают стимулирующее воздействие на весь организм больного. При горизонтальном размещении оси индуктора (рис.1) индуцируемые токи возбуждаются в вертикальных плоскостях, перпендикулярных оси индуктора. Внутри организма больного эти токи текут между правой и левой сторонами тела больного. При вертикальном размещении оси индуктора переменные токи возбуждаются в горизонтальных плоскостях и внутри организма эти токи текут между верхней и нижней частями тела больного. Таким образом, в предлагаемом устройстве одновременно на организм больного действует несколько стимулирующих факторов: магнитное поле, микротоки и физиологическое воздействие целебной минеральной воды.
Отметим также, что вместо минеральной лечебной воды в предлагаемом устройстве можно также использовать лечебные грязи.
Предлагаемое устройство может найти широкое применение при физиотерапии и реабилитации больных с различными заболеваниями: хронические заболевания магистральных артерий конечностей, диабетических ангиопатий, ишемической болезни сердца и эссенциальной гипертензии, неврологических заболеваний сосудистого генеза.
Диапазон показаний к применению предлагаемого устройства будет расширяться по мере накопления клинического материала.
Источники информации
1. Системы комплексной электромагнитотерапии. Под ред. A.M.Беркутова и др. М. 2000 г., с.56-59.
2. Системы комплексной электромагнитотерапии. Под ред. A.M.Беркутова и др. М. 2000 г., с.62-64 и с.71-76.