УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Полезная модель относится к области медицины, а именно к морфологии, травматологии и ортопедии и челюстно-лицевой хирургии, и может быть использована для моделирования переломов нижней челюсти с измерением приложенной силы на различные анатомические образования нижней челюсти.
Наиболее близким к заявленной полезной модели по совокупности признаков способом того же назначения и принятым за прототип является устройство измерения силы давления мышц языка на сегменты смежных анатомических образований полости рта (RU 2015153610, А61С 19/04 (2006.01), А61 В 5/22 (2006.01) 14.12.2015 г.). В полость рта пациента вводят датчик усилия, электрически соединенный с разъемом вне полости рта, при этом датчик усилия закреплен на держателе со стороны контакта с языком, а пациент фиксирует положение держателя смыканием челюстей, измеряют силу давления мышц языка датчиком усилия во время выполнения пациентом функциональных проб и передают электрический сигнал, пропорциональный силе давления мышц языка. Недостатками данного метода является отсутствие активного механизма, создающего давление, отсутствие надежной фиксации анатомических образований.
В основу полезной модели положена задача создания устройства для оценки прочности нижней челюсти в различных ее анатомических образованиях.
Результат полезной модели достигается тем, что устройство содержит раму, на которой подвижно размещен механизм, создающий определенное давление на различные анатомические образования нижней челюсти и подвижная по раме фиксационная планка, фиксирующая нижнюю челюсть при помощи хомутов, регулирующаяся по высоте. Механизм, создающий давление на кость, имеет встроенный датчик силы давления, которое отображается в электронном виде на табло. При фиксировании нижней челюсти в двух точках на фиксационной планке механизмом создается давление на заданные анатомические образования и оценивается сила давления в кг, необходимая для перелома кости.
Конструкция устройства иллюстрируется фиг. 1, на которой показано фото предлагаемого устройства, цифрами обозначены:
1. рама устройства;
2. механизм, создающий давление с датчиком силы давления;
3. фиксированный двумя хомутами фрагмент нижней челюсти;
4. фиксационная планка;
5. электронное табло;
6. червячный механизм создания давления.
Устройство работает следующим образом: на фиксационной планке (4) фиксируется фрагмент нижней челюсти (3). Фиксационную планку устанавливают на заданную высоту и расстояние на раме (1) относительно механизма, создающего давление (2). При помощи червячного механизма (6) выполняется смещение механизма с датчиком давления (2). При постепенном создании давления на кость на электронном табло (5) отображается сила давления в кг. При определенном усилии на отдельное анатомическое образование происходит перелом кости.