ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ОБЪЕМА И СКОРОСТИ КРОВОПОТЕРИ В ЗАКРЫТОМ РЕЗЕРВУАРЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к группе измерительных медицинских приборов, и может быть использована во время проведения оперативных вмешательств для оценки объема и скорости кровопотери.
До настоящего времени отсутствуют аналоги представленного прибора, обладающие возможностью интраоперационного мониторинга объема и скорости кровопотери в режиме реального времени, а также использованным техническим решением - оценка объема и скорости кровопотери путем программного анализа и расчета поступающей с ультразвукового датчика, интегрированного в закрытый резервуар, потоковой информации о параметрах кровотечения в режиме реального времени.
На данный момент кровопотерю в ходе хирургической операции определяют лишь путем приблизительной оценки объема крови в резервуаре хирургического аспиратора, а также по количеству и весу марлевых салфеток, использованных для осушения операционного поля; по субъективным для оценки выраженности кровотечения клиническим признакам и объективным данным, регистрируемым анестезиологической бригадой (окраска кожи и слизистых оболочек, частота пульса и дыхания, величина артериального и центрального венозного давления, показатель почасового диуреза), а также показателям гемограммы, что дает лишь приблизительное и несвоевременное представление об объеме кровопотери, требует временных затрат и не позволяет вести регулярный мониторинг. Существующие в настоящее время способы оценки объема кровопотери в ходе хирургической операции имеют ряд существенных недостатков, а именно: не обладают достаточной точностью, не позволяют оценить интенсивность (скорость) кровотечения на определенном этапе операции, требуют ручного замера количества излившейся крови путем ее переливания в мерные сосуды, что сопровождается потерей времени и контактом медицинского персонала с потенциально опасной биологической средой (кровь).
Цель, достигаемая с помощью полезной модели - высокоточная оценка и мониторинг объема и скорости кровопотери, возникающей на различных этапах выполнения экстренных, срочных и плановых хирургических операций.
Указанная цель достигается тем, что оценка объема и скорости кровопотери производится путем программного анализа и расчета поступающей с ультразвукового датчика, интегрированного в закрытый резервуар, потоковой информации о параметрах кровотечения в режиме реального времени.
На фиг. 1 изображена схема прибора ультразвукового мониторинга объема и скорости кровопотери в закрытом резервуаре.
Прибор включает: резервуар для сбора крови 1, разделительный крупноячеистый пеногосящий фильтр 2, крышку с интегрированным У3-датчиком 3; систему приточной трубки 4 и трубки вакуумного компрессора 5; измерительный блок с микропроцессором 6 и сенсорным дисплеем 7. Все элементы, кроме У3-датчика, микропроцессора и дисплея, являются разборными и устойчивыми к различным видам стерилизации. Все элементы прибора заменяемые.
Устройство работает следующим образом: интегрированный в крышку емкости для сбора крови ультразвуковой датчик-излучатель 3 устанавливается излучателем вовнутрь и калибруется под определенный объем емкости. Генерируемые датчиком-излучателем ультразвуковые волны отражаются от границы раздела сред с различными удельными акустическими сопротивлениями (такими как кровь и воздух, содержащимися внутри резервуара хирургического аспиратора). Отражаясь от жидкой среды ультразвуковые колебания попадают на приемную пьезопластину преобразователя 8. Информация в виде электрических импульсов передается на оперативный блок микропроцессора 6, который обрабатывает полученные данные и при помощи специально разработанной программы-скрипта на языке программирования Python преобразует их в графический вид, а также сохраняет в файл формата CSV, выводит полученные данные на сенсорный дисплей 7. В течение оперативного вмешательство прибор обеспечивает мониторинг параметров кровотечения в режиме реального времени. После окончания операции прибор выводит на экран данные об общей интраоперационной кровопотере. В дальнейшем при необходимости полученные данные могут быть подвергнуты статистическому анализу при помощи специальных программ.