Устройство для проведения термометрии полых органов

Устройство для проведения термометрии полых органов
Полезная модель относится к медицине, а именно к хирургии, гастроэнтерологии, и может быть использована для оценки интенсивности кровотока полых органов, в частности желудка и 12-перстной кишки. Интенсивность кровотока желудка или 12-перстной кишки необходимо изучать с целью прогнозирования сроков рубцевания язв и их рецидивов.
Известна полезная модель для эндоскопического, локального определения скорости кровотока по методу водородного клиренса, состоящая из платинового электрода, медных проводов в полиуретановой и лаковых оболочках, предложенного Murakami Motonobu. (Murakami M., Moriga M., Miyake Т., Uchino H. Contact electrode method in hydrogen gas clearance technique: A new method for determination of regional gastric mucosal blood flow in animals and humans- Gastroenterology.-1982.-Vol.82.P457-467.) Однако, известное устройство имеет ряд недостатков:
1.устройство дорогостоящее и имеет сложную конструкцию;
2.устройство позволяет производить исследование только при вдыхании больным водорода во время обследования, что может приводить к осложнениям;
3.обследование с данным устройством занимает продолжительное количество времени;
4.устройство позволяет измерять интенсивность кровотока локально, только в зоне расположения электрода и для того, чтобы оценить интенсивность кровоснабжения целого органа, необходимы исследования в различных участках органа, что требует значительного времени и обременительно для больного.
М. кл. 7А61В5-042, 5-026
кровотока, предложенная Arata Hiramatsu и соавт. Устройство в виде термоэлектрического зонда состоит из иглы - термодатчика, микронагревателя,устойчивогостабилизаторанапряжения,
миллиамперметра, выпрямителя напряжения, усилителя стабилизатора напряжения и регистрирующего устройства. (Arata Hiramatsu, Toshihiko Watana be, Masaru Okuhira, Shozo Uchiyama, Takako Mizuno, Yoshiko Sameshima Endoscopical Determination of gastric mucosal blood flow by the crossed thermocouple by crossed thermocouple method.- Gastroenterologia Yaponica.-1984.-VoU9.-№3.-P216-220) Недостатками известного устройства являются:
1.локальное измерение интенсивности кровотока (только в области введения иглы);
2.инвазивность обследования, возможность получения осложнений у больных после обследования; 3.длительность обследования.
Положительным результатом заявляемой полезной модели является оценка кровотока всего органа, в частности желудка или 12-перстной кишки за короткий промежуток времени.
Положительный результат достигается тем, что авторы предлагают полезную модель, с помощью которой появляется возможность неинвазивного,доступного всеми медицинскими учреждениями
определения за короткий промежуток времени интенсивности кровотока всего органа.
Сущность заявляемой полезной модели дляопределения
интенсивности кровотока заключается в том, что при помещении в желудок жидкости, заключенной в ограниченной емкость с более низкой температурой, чем температура желудка, кровь, циркулирующая в стенках желудка, будет отдавать тепло и нагревать введенную в ее просвет жидкость. У пациентов с низким уровнем кровотока в желудке происходит
уменьшение скорости теплового потока от крови к жидкости в баллончике и, следовательно, увеличение времени прогревания воды в баллончике.
Полезная модель выполнена в виде термометрического зонда, состоящего из двухканальной резиновой трубки 1 с наружным диаметром 68 мм. и внутреннем 3-4 мм. На дистальном конце трубки расположен резиновый баллон 2 емкостью до 50 мл., который соединен с катетером 3, выведенным наружу по первому каналу 4 резиновой трубки 1. Вода поступает в баллон 2 по катетеру 3. В центре баллона 2 установлен термодатчик 5, провода от которого проходят внутри второго канала 6 резиновой трубки 1 и соединяются с электронным термометром 7. (фигура) Устройство работает следующим образом.
Зонд устанавливают под контролем рентгеноскопии таким образом, чтобы баллон располагался в желудке и не выходил за его пределы. Ориентация при этом производится по термодатчику, который является рентгеноконтрастным. Далее замеряют температуру в желудке в течении 5 минут, затем в баллон через выведенный катетер наружу 3 вводят жидкость в количестве 50 мл. с температурой равной 30°С. Выбор этой температуры обусловлен тем, что при более низких значениях возможно развитие местных спастических реакций сосудов слизистой оболочки желудка. Количество вводимой жидкости определяется тем, что в таком объеме не происходит стимулирования моторной активности желудка и сокращения его мышц, что может искажать результаты исследования. Изменения температуры воды в баллоне регистрировались через каждую минуту. Обследование проводилось до возвращения температурного показателя воды в баллоне к исходному значению, т.е. пока температура воды в баллоне не будет равной температуре окружающих баллончик тканей. После окончания исследования воду из баллончика аспирируют и зонд удаляют. Полученные данные подвергают следующей математической обработки: Процесс нагревания воды в баллончике выражают формулой:
dQit,. - Tt )
cm  ГДС
dtt