ГИГРОМЕТР

Полезная модель относится к измерительной технике и предназначена для измерения влажности газов. Может найти применение в метеорологии, энергетике, атомной и ряде других отраслей промышленности.
Из существующего уровня техники известен гигрометр точки росы, предназначенный для измерения точки росы, содержащий камеру с расположенными в ней зеркальцем, холодильником, преобразователем температуры в электрическую величину, находящимся в тепловом контакте с зеркальцем и индикатором конденсата. Температура конденсационного зеркала контролируют термочувствительным элементом (Патент РФ №2239853, 10.11.04. 7 G01W 01/11).
Недостатком данного технического решения является его относительная сложность, свойственная всем оптическим системам.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является гигрометр, выполненный в виде многопластинчатого воздушного конденсатора, подвергаемого попеременно охлаждению и нагреву. Появление между электродами частиц льда или капельной влаги вызывает резкое изменение емкости конденсатора (Берлинер М.А. Электрические методы и приборы для измерения и регулирования влажности. М. - Л., 1960, с.233-243).
Однако конструкция гигрометра сложна и не обеспечивает достаточную точность измерений.
Настоящее техническое решение направлено на решение задачи по улучшению технических характеристик гигрометра.
Технический результат, который может быть получен при реализации полезной модели, заключается в повышении точности измерений точки росы газа и в упрощении конструкции гигрометра.
Указанный результат достигается тем, что в гигрометре, содержащем измерительную камеру, конденсационное зеркальце, охлаждаемое термоэлементом, над зеркальцем на малом расстоянии установлен металлический электрод, рабочая поверхность которого параллельна рабочей поверхности конденсационного зеркальца. Зеркальце и электрод составляют конденсатор, представляющий собой детектор влаги. На поверхность зеркальца нанесено покрытие из платины, являющееся термометром, измеряющим температуру поверхности зеркальца.
Гигрометр состоит из измерительной камеры 1, в которой расположено конденсационное зеркальце 2, охлаждаемое термоэлементом 3. В камеру вмонтирован металлический электрод 4, расположенный на малом расстоянии от поверхности зеркальца, параллельно поверхности зеркальца, системы контроля охладителя 5 и индикатора точки росы 6. На поверхность зеркальца нанесено покрытие из платины, являющееся термометром, измеряющим температуру поверхности зеркальца.
Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг.1), на котором изображена блок-схема прибора.
Гигрометр работает следующим образом:
Поток измеряемого газа, подлежащий анализу, направляется в камеру. При прохождении электрического тока через термоэлемент, происходит охлаждение конденсационного зеркальца. При достижении определенной температуры влага конденсируется на зеркальце, что приводит, вследствие аномально большой диэлектрической проницаемости воды, к резкому изменению емкости конденсатора, образованного зеркальцем и электродом. Температура, при которой произошла конденсация, является температурой точки росы. Это значение температуры выводится на индикатор точки росы.