Устройство и способ лечебного воздействия на кожу головы
DEVICE AND METHOD OF THERAPEUTIC ACTION ON SCALP

Изобретение относится к медицине, может быть использовано для лечебного воздействия на кожу головы и улучшения микроциркуляции сосудов.
Изобретение относится к способу улучшения состояния кожи головы и к пневматическому устройству, осуществляющему бесконтактное воздействие на кожу головы, с помощью ритмического колебания давления в полости шлема.
Уровень техники
Для улучшения роста волос и влияние на состояние клеток кожи применяют массаж, способствующий лучшей микроциркуляции кожи головы. Оборудование бывает разных типов: ручное или механическое, автоматическое, работающее от батареек. Техника помогает избавиться от головных болей, укрепить здоровье. Некоторые виды массажеров могут заменить массажные кабинеты и мануальных терапевтов. С их помощью снимаются мигрени, нормализуется давление, снимаются стрессы и раздражительность.
http://gooosha.ru/top-6-luchshix-massazherov-dlya-golovy-na-nachalo-2016-goda/
Для массажа головы известен массажер Galaxy Axiom Yamaguchi . Модель была разработана для особо требовательных клиентов. Для того чтобы можно полностью насладиться массажем и не отвлекаться на окружающий мир процедура проходит под музыкальное сопровождение в течение 15 минут. Yamaguchi Axiom Galaxy обладает внушительным набором функций: массаж воздушными подушками, и вибрационный массаж, а еще акупунктурный массаж.
Комплексное воздействие массажера на биологически активные точки позволяет улучшить память, повысить работоспособность. Кроме того, такой массаж ускорит рост волос и укрепит их. Уже по окончанию первого сеанса замечало восстановление энергетического баланса и повышение общего тонуса. Yamaguchi Axiom Galaxy очень прост в использовании, не требует дополнительных усилий.
Массажные шлемы Galaxy Axiom, Yamaguchi, выпускают разных моделей, отличающихся набором функций. Модель IDREAM 1180 осуществляет комплексный массаж, воздушными подушками, вибрационный массаж и еще акупунктурный массаж по различным точкам головы, а так же шеи. Шлем улучшает кровообращения в зоне корневого волоска, в результате луковица получает недостающие питательные вещества. С его помощью можно снять усталость и нервное напряжение. Модель отлично справляется с головной болью, вызванной усталостью или стрессом. Основные акупунктурные точки головы находятся под легким воздушным давлением аппарата, в результате чего снимается мышечное и сосудистое напряжение, улучшается циркуляция крови.
Прибор хорошо себя зарекомендовал в работе с определенными активными точками головы и лица, он эффективно устраняет головную боль.
Выпускается также Модель iDream 1260. Массажный шлем в первую очередь проводит стимуляцию работы мозга, снимает нервное напряжение, головные боли и мышечный зажим в шейно-воротниковой зоне. Эта модель оснащена 6 автоматическими программами, 4 типами воздушно-компрессионного массажа, 7 мелодиями и возможностью регулировки температурного режима. С помощью ручного пульта можно легко управлять работой устройства, выбрать подходящую интенсивность и режим работы.
Портативность массажного аппарата дает возможность одинаково комфортно пользоваться им в любом месте. За одну сессию можно получить большое количество режимов и функций, при этом качество, эффект и цена не уступают услугам профессионального массажиста. Прибор надежный в эксплуатации и прост в уходе.
Благодаря конструкции шлема можно проводить акупунктурный массаж головы и шеи. По ощущениям этот сеанс напоминает массирование руками профессионального массажиста. Также прибор воздействует на височную, лобную и затылочную части головы. Улучшает кровообращение, снимает головокружение и головную боль. Сделать массаж более приятным помогают расслабляющие мелодии, которые сочетаются с виброрежимом. Также массажный шлем снабжен функцией инфракрасного прогрева, под воздействием которого происходит стимуляция кровообращения, снятие мышечного и нервного напряжения, заряд энергией всего тела.
Механические и пневматические массажные движения в определенных точках способствуют притоку крови к сосудам кожи головы с развитием полнокровия, но это не влияет на моторную функцию микроциркуляторного русла, следовательно, результат будет недолгий. Кроме того некоторые приборы часто обладают тем серьезным недостатком, что шум или вибрации, генерируемые при их эксплуатации, прямо воздействуют на голову пользователя, а так же создают излучение электромагнитных волн, что в совокупности представляет угрозу для здоровья человека.
Настоящее изобретение решает задачу воздействия на микроциркуляцию кожи головы наиболее безопасным и действенным способом. Воздействие на микрососуды происходит бесконтактно, с помощью ритмических колебаний давления, на всю поверхность кожи головы с волосяным покровом. В настоящем изобретении предложен способ лечебного воздействия на кожу головы и конструкция устройства, в котором используют герметичный шлем, герметичность достигается при помощи липкой силиконовой полоски между кожей головы и шлемом. В пространстве между волосяным покровом головы и внутренней поверхности корпуса шлема создается воздушная прослойка. При помощи вакуумного насоса создается непрерывное синусоидальное изменение давления согласно программе работы вакуумного насоса и датчиков атмосферного и разряженного воздуха. При искусственном снижении атмосферного давления происходит расширение сосудов микроциркуляторного русла, увеличивается их кровенаполнение. При нарастании давления происходит обратный процесс, что способствует облегчению венулярного оттока из русла. Учитывая, что частота смены давления близка к собственной частоте сокращений сосудов, формируется резонансный отклик в виде увеличения амплитуды сокращений микрососудов и увеличения интенсивности микроциркуляции крови.
Способ лечебного воздействия на кожу головы, покрытой волосяным покровом, позволяет улучшить микроциркуляцию, стимулирует рост волос и улучшает состояние волос.
Способ предусматривает воздействие колебаний давления реального атмосферного в момент проведения воздействия и минимального разряженного воздуха на волосистую часть кожи головы с частотой колебания 10 секунд и продолжительностью воздействия 20 минут.
Для осуществления способа было сконструировано устройство.
Устройство включает шлем выполненный с возможностью обеспечения плотного контакта края с кожей головы и подключенный трубопроводами через дроссельные заслонки атмосферного и разряженного воздуха к ресиверам атмосферного и разряженного воздуха соответственно и снабженный датчиками давления. Дроссельные заслонки связаны с блоком управления, принимающим сигналы от датчиков давления, через блок контроля подачи и откачки воздуха. Блок управления регулирует открытие-закрытие дроссельных заслонок. Компрессор подключен к трубопроводу для откачки воздуха, который поступает в ресивер.
Описание рисунков
Рисунок 1. Общий вид установки с массажным шлемом. 1 - аппаратно-управленческий блок, 2 - ресиверы воздуха для накопления разряженной среды и атмосферного воздуха, 3 - блок контроля подачи воздуха и откачки воздуха, 4 - блок управления (контроллеры режимов, выставляемых на оборудовании), 5 - компрессор (воздушный насос), 6 - пульт управления установки, 7 - система трубопроводов, 8 - массажный шлем с системой датчиков и дроссельных заслонок (клапанов).
Рисунок 2 Общий вид массажного шлема. 9 - электронный датчик атмосферного давления, 10 - электронный датчик разряжения воздуха, 11 - электронная дроссельная заслонка разряженного воздуха, 12 - электронная дроссельная заслонка атмосферного воздуха, 13 - силиконовая прокладка изнутри по краю шлема.
Рисунок №3 Результат лазерной допплеровской флоуметрии пациентки А 47 лет до лечения. Ось абсцисс - частота колебаний (Гц), ось ординат - магнитуда (BPU - большие перфузионные единицы). Рисунок №4 Результат лазерной допплеровской флоуметрии пациентки А 47 лет после лечения. Ось абсцисс - частота колебаний (Гц), ось ординат - магнитуда (BPU).
Рисунок №5 Результат лазерной допплеровской флоуметрии пациента Б 38 лет до лечения. Ось абсцисс - частота колебаний (Гц), ось ординат - магнитуда (BPU).
Рисунок №6 Результат лазерной допплеровской флоуметрии пациента Б 38 лет после лечения. Ось абсцисс - частота колебаний (Гц), ось ординат - магнитуда (BPU).
Рисунок №7 Результат лазерной допплеровской флоуметрии пациентки Б 52 года до лечения. Ось абсцисс - частота колебаний (Гц), ось ординат - магнитуда (BPU).
Рисунок №8 Результат лазерной допплеровской флоуметрии пациентки Б 52 года после лечения. Ось абсцисс - частота колебаний (Гц), ось ординат - магнитуда (BPU).
Устройство состоит из аппаратно-управленческого блока (1) соединенного трубопроводами (7) с массажным шлемом (8).
В аппаратно-управленческий блок (1) включены ресиверы (2) - один для накопления разряженного воздуха, второй для накопления атмосферного воздуха, компрессор (воздушный насос) (5) соединенные трубопроводами (7) в единую воздушную систему, а так же блок контроля подачи воздуха и откачки воздуха (3), блок управления (контроллеры режимов выставляемых на оборудовании) (4), пульт управления (6) для внесения режимов работы установки.
Массажный шлем (8) подключен к общей воздушной системе трубопроводами (7) через дроссельные заслонки разряженного воздуха (11) и атмосферного воздуха (12) расположенные на верхней части шлема, так же на шлеме прикреплены электронный датчик атмосферного давления (9) и электронный датчик разряжения воздуха (10). Внутренняя часть массажного шлема (8) имеет специальную силиконовую одноразовую прокладку (13).
Устройство работает следующим образом.
На голову пациента надевают шлем согласно размеру головы пациента.
При помощи одноразовой силиконовой прокладки (13), создается плотный контакт между корпусом массажного шлема (8) и кожей головы пациента. Электронный датчик атмосферного давления (9) показывает блоку управления (4) реальное атмосферное давление в данный момент времени. При помощи пульта управления (6) установкой выставляют минимальное возможное давление. Электронный датчик разряжения воздуха (10) подает сигнал на блок управления (4) о данном значении, а тот в свою очередь подает команду на блок контроля подачи и откачки воздуха (3). При этом электронная дроссельная заслонка разряженного воздуха (11) открывается и в массажном шлеме (8) начинает падать давление плавно и равномерно в течение 5 секунд до минимально возможного. Далее электронный датчик разряжения воздуха (9) подает команду о достижении предельного значения разряжения воздуха, и срабатывает электронный датчик атмосферного давления (10) - и подает сигнал на блок управления (4). Блок управления (контроллеры режимов выставляемых на оборудовании) (4) подает команду на блок контроля подачи и откачки воздуха (3) для открытия электронной дроссельной заслонки атмосферного воздуха (12), которая открывается и в массажном шлеме (8) начинает медленно и плавно, в течение 5 секунд, выравниваться давление до атмосферного.
Минимальное значение давления определяется минимально допустимым атмосферным давлением для человека 550 мм Ртутного Столба. Однако, оно может быть выше. Отрицательное давление не создают, так как вакуум может быть причиной микрокровоизлияний и микротромбозов в области микроциркуляторного русла. Цикл откачки и подачи давления составляет 10 секунд. Процедура продолжается 20 минут. Далее пациент снимает шлем. К краю шлема изнутри приклеивается новая силиконовая прокладка для нового пациента.
Примеры использования динамического барошлема.
1. Пациентка А. 47 лет с жалобами на повышенное выпадение волос, их тусклость, ломкость. Прошла 1 курс терапии при помощи динамического барошлема. Субъективно отметила значительное уменьшение выпадения волос и улучшение их состояния. По результатам лазерной допплеровской флоуметрии, проведенной до - и после лечения выявлено улучшение микроциркуляции кожи, проявляющееся в увеличении амплитуды гармоники активных флаксомоций, что является косвенным показателем улучшения трофики тканей (рис. 3, рис. 4).
2. Пациент Б. 38 лет с жалобами на повышенную жирность и медленный рост волос (менее 1 см в месяц) прошел 2 курса терапии с использованием барошлема по 10 сеансов с интервалом 2 недели. По окончании состояние кожи головы улучшилось, рост волос за 1 месяц составил 2 см. По результатам лазерной допплеровской флоуметрии отмечено увеличение амплитуды медленноволновой гармоники (активных колебаний сосудов микроциркуляторного русла), уменьшение количества асинхронных «шумовых» осцилляций (рис. 5, рис. 6)
3. Пациентка В. 52 года с жалобами на появление участков гнездной аллопеции прошла 3 курса лечения по 10 сеансов с перерывами в 2 недели. После лечения отмечен активный рост волос. По результатам лазерной допплеровской флоуметрии выявлена нормализация амплитудно-частотного спектра после лечения с правильным соотношением амплитуд гармоник активных и пассивных флаксомоций (рис. 7, рис. 8).