ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЙ БИПОЛЯРНЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАРИКОВЫЙ ЭЛЕКТРОД

Полезная модель относится к медицине, а именно к физиологии.
Регистрацию электрической активности мышц пищеварительного тракта в хронических экспериментах наиболее часто производят с помощью имплантированных электромиографических электродов. Высокое качество регистрируемых биопотенциалов во многом ограничивается трудностями методического характера, обусловленными ненадежностью контакта электрода с подлежащими тканями во время сокращения мышцы, а также артефактами, возникающими при движении. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка устройства электромиографических электродов, которая позволяет уменьшить межэлектродное расстояние, и тем самым избежать артефактов наложения дыхания и сердечной деятельности, а также стабилизирует запись регистрируемых потенциалов за счет наличия серебряной референтной пластинки.
Прототипом заявленного устройства авторы предлагают устройство электромиографического биполярного серебряного шарикового электрода. //М.Папазова. Электрофизиологическое изучение моторной деятельности желудка. - София: Изд-во Болг.АН., 1970 - 192 с//.
Электрод представляет собой целлулоидную подложку толщиной 1 мм и диаметром 4 мм с двумя отверстиями, диаметром, равным поперечнику серебряной проволоки, на расстоянии 1 мм друг от друга. Через каждое отверстие на подложке проведена серебряная проволока толщиной 0,20 мм, на одном из концов которой имеется утолщение в виде шарика диаметром 0,40 мм. К концу проволок припаян многожильный медный провод. Место спайки изолировано приклеенной с помощью ацетона другой пластинкой. Многожильный медный провод припаян к ножкам цоколя и помещен в канюлю по Басову из плексигласа, так что цоколь находится на внешней стенке канюли, полость последней заполнена эпоксидной смолой.
Недостатком прототипа по мнению авторов является:
- отсутствие отверстий в подложке создает возможность для смещения электрода во время двигательной активности животных,
- отсутствие референтной серебряной пластинки не позволяет получать устойчивую запись биопотенциалов.
Авторы предлагают электромиографический биполярный серебряный шариковый электрод для регистрации электрической активности мышц пищеварительного тракта в покое и в условиях активной поведенческой деятельности животных. Электромиографический биполярный серебряный шариковый электрод состоит из текстолитовой подложки склеенной из двух пластин и разделенных слоем диэлектрика и укрепленных на одной стороне референтной серебряной пластины и двух серебряных проволок, заканчивающихся серебряными шариками - с оборотной стороны.
Для изготовления подложки авторы используют две круглые текстолитовые пластины диаметром 4 мм и толщиной 0,25 мм каждая.
На одной из пластин имеются два отверстия диаметром 0,1 мм каждое на расстоянии 0,5 мм от центра, расположенные на трех и девяти часах условного циферблата. Через указанные отверстия проведены серебряные проволоки сечением 0,1 мм и длиной 1 мм каждая, заканчивающиеся с одной стороны серебряными шариками диаметром 0,15 мм. При этом оба шарика находятся на наружной, а концы серебряной проволоки - на внутренней стороне пластины. Другие концы серебряных проволок закручивают и спаивают с проводами типа МГТФ сечением 0,6 мм и длиной 15 см, предварительно облуженных на расстоянии 0,5 мм.
К наружной стороне другой пластины приклеивают серебряную пластинку диаметром 2 мм и толщиной 0,5 мм, к которой подпаивают провод типа МГТФ сечение 0,6 мм и длиной 15 см.
Две полученные пластины склеивают между собой.
На три провода надевают хлорвиниловый кембрик диаметром 2 мм и длиной 0,5 мм и фиксируют его эпоксидным клеем встык к подложке.
На отметках три, девять и двенадцать часов условного циферблата на расстоянии 0,5 мм от края подложки просверливают три одинаковых отверстия диаметром 0,8 мм для подшивания электрода к мышце.
Электромиографический биполярный серебряный шариковый электрод имплантируют в стерильных условиях под наркозом в исследуемые мышцы пищеварительного тракта кролика, подвергнутого мягкой иммобилизации.
Преимуществами предлагаемого устройства являются:
- текстолит обладает повышенной прочностью и высокими изоляционными качествами,
- тефлоновая изоляция проводов более инертна для живых тканей,
- отверстия в подложке позволяют подшивать электрод к мышце, тем самым, повышая надежность его фиксации в тканях,
- серебряная референтная пластинка позволяет получать устойчивую, безартефактную запись биопотенциалов даже при самой высокой двигательной активности животных в условиях свободного поведения.