УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТОФОРЕЗА

Полезная модель относится к медицинской технике и может быть использована в экспериментальной или клинической медицине для лечения урологических, проктологических, гинекологических заболеваний с помощью искусственных магнитных полей
Известно устройство для магнитофореза, содержащее два подключенных к источнику питания электрода. Первый электрод выполнен в виде пластины полусферической формы с размещенными на ней послойно графитизированной прокладкой и прокладкой-лекарствоносителем. Второй электрод тоже выполнен в виде пластины и снабжен прокладкой-лекарствоносителем, при этом он также снабжен графитизированной прокладкой, размещенной между пластиной и прокладкой-лекарствоносителем. Зонд снабжен регулируемым упором и выполнен в виде корпуса с окном и внутренней полостью, в которой размещен первый электрод. (Авторское свидетельство СССР 1263257, A61N 1/42, заявл. 11.01.1985, опубл. 15.10.1986)
Недостатком устройства является его сложность, большое количество деталей, риск причинения травмы из-за жесткости электродов.
Также известно устройство для магнитофореза, выполненное в виде стержня со шкалой на нерабочей внешней поверхности и внутренним осевым каналом для подачи лекарственного средства, и снабженное постоянным магнитом. Стержень выполнен из полимерного материала, на рабочей части его боковой поверхности выполнены отверстия, соединенные с осевым каналом, причем постоянный магнит запрессован в рабочей части корпуса. (Авторское свидетельство СССР 1147411, A61N 1/42, заявл. 31.10.1983, опубл. 30.03.1985)
Недостатком такого устройства также является низкая эффективность лечения из-за неоднородного магнитного поля и риск травматизма из-за повышенной жесткости стержня.
Техническим результатом, на достижение которого направлена полезная модель, является устранение вышеуказанных недостатков, а именно: снижение риска травматизма и повышение эффективности лечения.
Технический результат достигается тем, что устройство для магнитофореза, выполнено в виде стержня со шкалой на внешней поверхности и внутренним осевым каналом для подачи лекарственного средства, и снабжено постоянным магнитом.
2
Новым в полезной модели является то, что стержень выполнен из эластичного материала на основе силиксанового каучука и феррита бария, магнит расположен на поверхности стержня и выполнен путем намагничивания, причем образовано четное количество элементарных постоянных магнитов, расположенных вдоль оси стержня, количество пар полюсов которых не менее четырех на 1 см.
Для варьирования глубины введения стержень снабжен кольцевым ограничителем, расположенным на его наружной поверхности с возможностью перемещения вдоль шкалы и последующей фиксации.
Для удобства введения стержня его концы выполнены конусообразными.
На прилагаемых чертежах изображено:
фиг.1 - общий вид;
фиг.2 - расположение магнитного поля с двумя парами полюсов;
фиг.3 - расположение магнитного поля с четырьмя парами полюсов.
2
Устройство для магнитофореза выполнено в виде стержня 1 со шкалой 2 на его внешней поверхности и внутренним осевым каналом 3 для подачи лекарственного средства. Стержень 1 выполнен из эластичного материала на основе силиксанового каучука и феррита бария. Магнит расположен на поверхности стержня и выполнен путем намагничивания, причем образовано четное количество элементарных постоянных магнитов 4, расположенных вдоль оси стержня 1. Количество пар полюсов 5 которых не менее четырех на 1 см.
Для варьирования глубины введения стержень 1 снабжен кольцевым ограничителем 6, расположенным на его наружной поверхности с возможностью перемещения вдоль шкалы 2 и последующей фиксации.
Устройство работает следующим образом.
Перед употреблением на стерильный стержень 1 наносят смазку, например вазелин, кольцевого ограничителя 6 и вводят его в трубчатый орган до кольцевого ограничителя 6.
Через канал 3 в зону действия магнитного поля подают лекарственное средство и оставляют стержень на несколько часов. После извлечения устройство подвергают санитарной обработке.
Использование такого устройства для магнитной терапии позволит повысить эффективность лечения за счет одновременного воздействия однородного магнитного поля и снизит травматичность за счет эластичности стержня.