МЕРНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

Мерник металлический для сжиженных газов, в дальнейшем мерник, относится к газовой промышленности и может быть использован на автомобильных газозаправочных станциях сжиженного углеводородного газа для поверки счетчиков газораздаточных колонок.
Известен мерник металлический технический передвижной шкальный 1-го и 2-го класса для сжиженных газов ММТСГ-1М, выпускаемый ООО НПФ «ТИМ» г.Псков Новгородской области (ТУ 1390-009-24137198-2002).
Недостатком этого мерника является необходимость установки мерника в вертикальное положение по пузырьковому уровню вращением винтов на его опорах после каждого передвижения мерника.
1. Устройство мерника
Общий вид мерника приведен на рисунке, где позиции означают:
1) Герметичный корпус
2) Термометр
3) Указатель уровня жидкости
4) Нижняя горловина с краном
5) Верхняя горловина с краном
6) Опоры
7) Рым
Корпус мерника представляет собой металлический герметичный сварной сосуд. Снизу и сверху в корпус вварены горловины с установленными в них кранами. К нижней части корпуса приварены опоры. На боковой поверхности корпуса установлен указатель уровня жидкости, представляющий собой закрепленную в держателях стеклянную трубку со шкалой, при этом трубка имеет возможность перемещаться вверх-вниз для поверки мерника, и термометр. К боковой поверхности корпуса приварены рукояти для переноски мерника. Сверху на корпусе выше центра масс мерника закреплен рым в виде скобы.
2. Работа мерника
Сжиженный газ наливается в мерник и сливается из мерника через кран нижней горловины. Через кран верхней горловины для ускорения слива жидкости может подаваться паровая фаза сжиженного газа или инертный газ и стравливаться воздух при подготовке мерника к работе. Рабочее положение мерника - подвешенное за скобу на крюк. Под действием силы тяжести мерник приходит в вертикальное положение. Опоры предназначены для удобства хранения мерника. Измерение количества налитого в мерник сжиженного газа производится с помощью указателя уровня жидкости по шкале.