ПИНЦЕТ

Заявляемый объект относится к ручным захватным инструментам для работы с радиоизотопами, например с сосудом, заполненным жидким радионуклидом (радиоактивным йодом), при диагностике заболевания щитовидной железы.
Известен пинцет, содержащий соединенные одними концами упругие бранши с рабочими губками на других концах. На бранши надеты эластичные насадки (Авторское свидетельство СССР N 1391867, кл. В25В 9/02, 1988 [1]).
Известен также пинцет, содержащий соединенные одними концами пружинные бранши с захватными губками с пазами на других концах и с упругими ограничительными элементами для взаимодействия с захватными деталями (Авторское свидетельство СССР N 1440685, кл. В25В 9/0, 1988 [2]).
Наиболее близким по конструкции к заявляемому объекту является пинцет, содержащий соединенные одними концами в своем основании пружинные бранши, имеющие на других концах захватные губки (Патент РФ №2105657, кл. В25В 9/02, 1998 [3]), который был выбран нами в качестве прототипа.
Недостатком прототипа [3], как и всех известных аналогов [1], [2], является то, что они не могут работать с радиоизотопами, так как в их конструкции нет датчика контроля уровня радиации, который необходим для определения активности радиоизотопа и предотвращения переобучения оператора.
Целью настоящей работы является создание пинцета с элементами контроля активности радиоизотопа, с которым производится работа.
Технический результат полезной модели выражается в расширении арсенала инструментов для ручного захвата объектов типа пинцетов. Он достигается тем, что в пинцете, содержащем соединенные одними концами в своем основании пружинные бранши, имеющие на других концах захватные губки, губки изготовлены из материала с малым атомным номером, а внутри губок закреплены детекторы гамма-излучения, соединенные токопроводом с электрическим разъемом, установленным на внешней стороне в основании одного из бранша.
Далее описание сопровождается рисунками и пояснениями к ним. На фиг. 1 показана конструкция пинцета (вид сбоку в свободном состоянии, захватные губки показаны в разрезе), а на фиг. 2 показан пинцет в режиме захвата сосуда, заполненного жидким радиоизотопом.
Пинцет имеет две бранши 1 и 2, изготовленные, например, из нержавеющей стали. В своем основании бранши 1 и 2 жестко соединены с дугообразной пружиной 3, а на дистальной стороне бранш 1, 2 закреплены захватные губки, соответственно 4 и 5, изготовленные из материала с малым атомным номером, например тефлона. Внутренняя (рабочая) поверхность губок 4, 5 имеет параболическую поверхность и покрыта зубцами, соответственно 6 и 7, повышающими надежность захвата рабочего объекта, например флакона, заполненного жидким радиоизотопом (на фиг. 1 не показан). Внутри захватных губок 4 и 5 закреплены детекторы гамма-излучения полупроводникового типа, содержащие сцинтиллятор, соответственно 8, 9 и селеновый или кремниевый фотодиод, соответственно 10 и 11. Каждый фотодиод 10, 11 соединен токопроводом, соответственно 12 и 13 с электрическим разъемом 14, установленным на внешней стороне бранши 2. Электрический разъем 14 подключается электрическим проводом 15 к электронному блоку 16, содержащему усилитель аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и индикатор 17. Шкала 18 индикатора 17 отградуирована в кэВ; в этих единицах измеряется энергия гамма-излучения радионуклида.
Фиксация радиоизотопа, например флакона 19, заполненного жидким радионуклидом 20, захватными губками 4, 5 пинцета осуществляется путем сжатия бранш 1, 2 большим а и указательным b пальцами, например кисти правой руки врача, одетой в медицинскую резиновую перчатку (фиг. 2). Под действием гамма-излучения радионуклида 20 сцинтилляторы 8, 9 вспыхивают, преобразуя гамма-излучение в видимый свет, который преобразуется фотодиодами 10, 11 в электрический ток, который поступает по проводам 12, 13, 15 в электронный блок 16, где после усиления и АЦП преобразования отображается на индикаторе 17, указывая на активность радиоизотопа 20, например 159 кэВ.
Предложенный пинцет позволяет врачу оценить реальную энергию радиоизотопа и более точно спланировать предстоящую процедуру при минимальной лучевой нагрузке на обслуживающий персонал.
Предложенный пинцет может оказаться полезным и для геологов при каротажных работах со скважинами, где используется радиоизотоп повышенной активности, например радиоактивный стронций.