Корпус измерительного прибора

Корпус юмерительного прибора
Предлагаемая полезная модель может быть использована в области создания любых стационарных измерительных приборов, в частности при разработке приборов для измерения объемного расхода, массы жидкостей или газов.
Корпус любого прибора предназначен для защиты прибора от механических воздействий и для защиты от физического воздействия агрессивных компонентов окружающей среды, таких как влажность, активные химические компоненты и т.д. Это как раз те компоненты, содержание которых повышено в окружающей среде приборов, предназначенных для измерения расхода жидкости и газов, поэтому предъявляются повышенные требования к герметизации их корпусов.
Известен корпус (Л1) измерительного прибора, состоящий из защитного кожуха и двух съемных панелей: передней и задней. Такой прибор не обеспечивает достаточной для длительной работы герметизации.
Известен корпус (Л2) измерительного прибора, обеспечивающий надежную герметизацию. Он состоит из двух секций, каждая из которых выполнена в виде параллелепипеда, открытого с одной сгороны. В торцах стенок, образующих открытую сторону одной секции сформирована замкнутая канавка, в которой размещен эластичный материал, а  секции, соответствующий по форме и размеру канавке, замкнутый выступ. В стенке одной из секций выполнено одно или более отверстий для ввода электрических проводов, а в дрзтой секции, на стороне, противоположной открытой, выполнено окно и одно или несколько отверстий для размещения пульта управления. Соединение секций друг с другом с помощью выступа, сопрягающегося с канавкой, заполненной эластичным материалом, обеспечивает надежную герметизацию места соединения секций. Но приборы, предназначенные для измерения расхода жидкости или
G01F15/14 п газа, обьино конструктивно жестко связаны с другой аппаратурой и к ним подходит несколько линий электрических проводов. В тоже время для всех измерительных приборов стоит задача проведение периодических поверок в условиях стационарных поверочных центров, для чего необходим демонтаж приборов. Сложность демонтажа измерительного прибора и последующего его монтажа делают процесс поверки очень трудоемким. Задачей, решаемой полезной моделью, является разработка конструкции герметичного корпуса прибора, обеспечивающего простоту монтажа и демонтажа для проведения поверочных испьгганий. Поставленная задача решается, как и в известном устройстве, за счет выполнения корпуса в виде секций, крайние из которых выполнены в виде параллелепипедов, открытых с одной стороны, а в торцах стенок, образующих открытую сторону одной секции сформирована замкнутая канавка, в которой размещен эластичный материал, а другой секции, соответствз ющий по форме и размеру канавке, замкнутый выступ. В стенке одной из крайних секций выполнено одно или более отверстий для ввода электрических проводов, а в дрзтой, на стороне, противоположной открытой, выполнено окно и одно или несколько отверстий для размещения пульта управления. Но в отличие от известного, в предлагаемом устройстве между крайними секциями размещена хотя бы одна дополнительная секция с одной открытой стороной, а с дрзтой, противоположной ей, хотя бы частично открьггой, причем в торцах стенок, образующих открытые или частично открытую стенки сформированы замкнутая канавка, в которой размещен эластичный материал, а в противоположной - выступ, и их размеры и форма повторяют размеры и форму канавки и выступа других секций. Предложенная конструкция корпуса позволяет так скомпоновать измерительный рибор, что все соединительные провода входят только в одну секцию, которая жестко
закрепляется на объекте. Для проведения поверочных работ демонтируется оставшаяся часть секций, в которых размещена электроника, работу которой поверяют.
Совокупность признаков, изложенная в пункте 2 формулы изобретения характеризует корпус измерительного прибора, в котором секции соединены друг с другом с помощью винтовых соединений.
Совокупность признаков, изложенная в пункте 3 формулы изобретения характеризуют корпус измерительного прибора, в котором внутри секций сформированы бобышки для крепления деталей прибора, например плат.
Совокупность признаков, изложенная в пункте 4 формулы изобретения характеризуют корпус измерительного прибора, в котором в качестве эластичного материала использовано эластомерное кольцо. Эластомерные кольца относятся к активным видам уплотнителей, позволяющим реализовать эффект самоуплотнения. При их использовании исключается взаимное проникновение сред через соединение при сохранении возможности разборки корпуса.
Полезная модель иллюстрируется чертежами, где:
фиг.1 -.корпус измерительного прибора: виды спереди и сверху;
фиг. 2 вид средней секции корпуса.
Корпус 1 (фиг.1) измерительного прибора состоит из нескольких соединенных друг с другом секций. Чертеж иллюстрирует выполнение корпуса из трех секций 2, 3, 4. В стенке одной из крайних секций 2 выполнено одно или более отверстий 5 для ввода электрических проводов, а в другой крайней секции 4, выполнено окно 6 для наблюдения за показаниями индикатора и отверстие 7 для размещения в нем пульта управления. Крайние секции выполнены в виде параллелепипедов, открьпых с одной стороны, а секция 3, расположенная между крайними секциями 2 и 4 выполнена также в виде параллелепипеда, открытого с одной стороны, но вторая сторона, противоположная открытой, выполнена хотя бы частично открьггой. На фиг. 2 показан вьфез 8, занимающий
часть стенки. Открытые или частично открытые стенки обеспечивают соединение электрических и механических частей прибора, расположенных в разных секциях, между собой. В торцах стенок, образующих частично открытую сторону секции 3 выполнена канавка 9, в которой размещено эластомерное кольцо 10. В торцах стенок, образующих противоположную ей сторону, сформирован соответствующий по форме и размерам канавке, выступ 11. Выступ 11 входит в канавку секции 2, а канавка 10 соединяется с выступом секции 4. По периметру секций расположены бобышки 12, предназначенные для крепления деталей измерительного прибора. Секции крепятся друг к другу с помощью винтовых соединений 13.
Констрз ция корпуса позволяет один раз жестко закрепить прибор в требуемом для измерения месте и сделать все необходимые подводки с использованием отверстий 5 в секции 2. При необходимости проведения поверочных работ, секции 3 и 4 снимаются и увозятся на поверку, а затем снова устанавливаются на прежнем месте, в то время, как секция 2 не демонтируется.
Литератзфа
1.Profitronitronic 1: Elektronikgechause/ Rose Systemtechnik Gmbh+Co.KG, Westfalica., - cip 29.
2.EMV in der Gechausertechnik: Elektronikgechause/ Rose Systemtechnik Gmbh+Co.KG, Westfalica., - стр 9.