УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

для исследования сердечно-сосудистой системы.
Данная полезная модель на устройство относится к области медицины, а более конкретно к методам определения чувствительности сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке, как больного, так и здорового человека, их работоспособности и степени тренированности, а также переносимости физической нагрузки спортсменами.
Известно также устройство, используемое для исследования физических нагрузок на сердце, например велоэргометр (См. паспорт инструкция ВЕЛОЭРГОТЕСТ «РИТМ ВЭО 5 изготовитель 6 -ой Киевский авторемонтный завод: 252065, г. Киев - 65, бульвар Ив. Лепсе, 10). Упомянутый выше велоэргометр (В) содержит блок нормированных нагрузок (БН), управляемый переключателями с панели управления (ПУ) и который связан с блоком механической нагрузки (М) через блок электронных усилителей (ЭБ). К недостаткам этого наиболее близкого прототипа относится то, что тормозное усилие задается с (ПУ) однократно вручную и не регулируется в процессе исследования, тем самым не обеспечивается автоматического снижения нагрузки на сердце в зависимости от возрастающей частоты сердечных сокращений, (т.е. отсутствует обратная связь), что может привести к нежелательным последствиям здоровья человека.
УСТРОЙСТВО
каждому циклу автоматически и ступенчата снижать величину физической нагрузки на сердце до нуля, в течении всего сеанса по мере увеличения частоты сердечных сокращений, кроме этого, предложенное устройство позволяют получить и другой положительный технический результат, выражающийся в том, что оно расширяет возможности в оценки состояния сердечно-сосудистой системы в целом, что облегчает врачу решить задачу в постановки диагноза по результату обследования, поскольку у врача появляется дополнительная ранее недоступная информация.
Это достигается с помощью установки, дополнительно снабженной кардиомонитором К1 с электродами Д2, блоком управления БУЗ, блоком счетчиков БСч4, в состав которого входит счетчик сердечных сокращений СчС5, последовательно соединенный с ним счетчик оптимальных циклов СчЦб и дешифратор с ключами на выходах ДК7. Установка так же снабжена электронными часами ЭЧ8 с входами «пуск и «стоп, и вторым блоком нормированной нагрузки БН2 9 идентичный первому БН1 10 велоэргометра В11, соединенных между собою так, что выход К1 соединен с входом БУЗ, который управляющими выходами связан с входами «пуск и «стоп часов ЭЧ8 и входами упомянутых счетчиков блока БСч4, а выход сигнала частоты сердечных сокращений с БУЗ непосредственно связан со счетным входом СчС5, последовательный выход которого связан со счетным входом СчЦб и БУЗ. Последовательный же выход СчЦб связан с входом «стоп Эч8 и БУЗ. Параллельные выходы СчЦб связаны через ДК7 с входами БН29, а выход последнего соединен с входом электронного блока ЭБ12 и выходом БН110 велоэргометра В11. Таким образом, обратная связь от пациента до блока М13 в предложенном устройстве реализована последовательностью связей перечисленной совокупности блоков.
Перечень фигур:
Фиг.1-блок-схема УСТРОЙСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНОДо начала сеанса приводят устройство в исходное состояние, для чего с блока управления БУЗ устанавливают счетчики СчС5 и СчЦб в нулевое состояние, а с ПУ14 отключают блок нагрузок БН110. При этом нулевой код в параллельных кодовых шинах СчЦб инициирует подключение нулевой шины с ключа ДК7, который воздействует на нулевую нагрузку блока БН29 низким потенциалом равным нулю. Все остальные ишны ДК7 имеют высокий потенциал. Выход БН29 при этом также выдает потенциал ноль и блок ЭБ12 велоэргометра снимает тормозное усилие с педалей блока М13 (пациент, вращая педали, не испытывает нагрузки). Далее у пациента измеряют количество сердечных сокращений за одну минуту без нагрузки. В качестве примера возьмем число сокращений сердца 60. Допустим, что максимальная емкость СчС5 составит число «100 поэтому, чтобы СчС5,обнулившись при 60м импульсе, выдал первый импульс оптимального цикла на счетный вход СчЦб необходимо внести в СчС5 параллельный код дополнения до 100, т.е. код числа 40. Далее врач устанавливает теоретически, в зависимости от физического состояния человека, возможную нагрузку на сердце. Этого достигают тем, что задают планируемое время длительности сеанса в минутах и выражаю его количеством оптимальных циклов. Например: пусть задано длительность исследования 5 минут. За эти 5 минут сердце пациента должно совершить 60 X  сокращений (т.е. время планируется с учетом того, что сердце пациента без нагрузки должно совершить 300 сокращений за 5 минут). Данное время длительности сеанса (5 минут) задается параллельным кодом «5 в СчЦб. Этот же код является также заданием для установки нормированной нагрузки в блоке БН29. Этот параллельный код (заданный в виде цифры «5) в СчЦб преобразуется посредством дешифраторного ключа в порядковый номер (5) резистора, который подключается в блоке БН2 9 (при установке кода «5 в СчЦ6).Данный номер нагрузки является наибольшей величиной, вызывающий в блоке М13 максимальный тормозной момент для данного примера (в дальнейшем, с увеличением нагрузки на сердце ступенчато убывающий от 5 до 0). Подготовку к сеансу заканчивают подключением электродов Д2 к точкам
для снятия потенциалов работы сердца пациента. Работа устройства начинается с момента нажатия кнопки «пуск в блоке ВУЗ, чем подключают выход кардиомонитора к счетному входу СчС5 и включают часы ЭЧ8. При этом импульсы частоты сердечных сокращений начинают поступать в СчС5 и с приходом каждого 60-го импульса счетчик СчС5 будет переполняться (а блок БУЗ каждый раз после обнуления вводит дополнительный код числа 40 в СчС5); после чего БУЗ будет выдавать импульсы очередного цикла. Причем с каждым циклом (равным 60 ударов) снижается величина нормированной нагрузки с 5-й до нулевой, за счет того, что с подключением следующего более младшего порядкового номера резистора, снижается потенциал на выходе блока БН2 9 и уменьшается механическое усилие на педали в блоке М13 до нуля. С приходом последнего импульса цикла происходит отключение часов и частотного сигнала с К1 блоком БУЗ. На этом работа устройства заканчивается. Далее врач определяет разницу во времени, полученную между временем заданным в виде 5 минут и фактически полученным по часам ЭЧ8. Фактическое время по часам всегда будет меньше заданного, так как нагрузка на сердце вызывает рост частоты сердечных сокращений и заданные 300 ударов сердце выполнит раньше заданных 5 минут. Поэтому по величине разности во времени можно судить о физическом состоянии сердечно-сосудистой системы пациента. Для уточнения диагноза возможны повторные исследования. Перегрузка на сердце исключается тем, что автоматически с ростом частоты сердечных сокращений, ступенчато снижается нагрузка на педали с каждым последующим циклом вплоть до нуля (чем быстрее нарастает пульс, тем быстрее снижается нагрузка).
Таким образом, предложенное устройство дает возможность полностью реализовать способ исследования сердечно-сосудистой системы по заявке № 991192/14(017334) от 28.07.99 года.
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
УСТРОЙСТВО для исследования сердечно-сосудистой системы, содержащее велоэргометр, в состав которого входит пульт управления, блок нормированных нагрузок , электронный блок усилителя и блок механической нагрузки, отличающейся тем, что оно дополнительно содержит второй блок нормированных нагрузок, кардиомонитор с электродами для регистрации сердечных сокращений, цепь обратной связи, электронные часы с входом «пуск и «стоп , блок управления и блок счетчиков, содержащий счетчик числа сердечных сокращений и счетчик циклов с дешифраторными ключами на выходе, соединенные между собою так, что выход кардиомонитора в цепи обратной связи соединен со входом блока управления, который управляющими выходами связан со входами «пуск и «стоп электронных часов и с входами управления упомянутых счетчиков, а выход сигнала частоты сердечных сокращений непосредственно соединен с счетным входом первого упомянугого счетчика , последовательный выход которого связан с счетным входом счетчика циклов и блоком управления, причем последовательный выход счетчика циклов связан с блоком управления и входом «стоп часов, а параллельные его выходы через дешифраторные ключи связаны с входами второго блока нагрузок, выход которого связан с выходом блока нагрузок велоэргометра и с входом электронного блока.