Система автоматической проверки секции цифровой сейсмической косы

Предлагаемая полезная модель относится к системам автоматической проверки секции цифровой сейсмической косы для морской сейсмической разведки.
Во время эксплуатации цифровой сейсмической косы периодически случаются повреждения ее секций, то есть сейсмическая коса цепляется за предметы, плавающие в воде, происходит повреждение оболочки и проводов, окисление разъемов, старение гидрофонов и как результат потеря работоспособности сейсмической косы.
Известна система проверки «KALAMOS фирмы Kalamos Group, Beckenyani, Kent, England. 1986г., содержащая блок переключателей, измерители сопротивления и проводимости, измеру1тель емкости гидрофонов, цифровой индикатор для регистрации данных и заглушку.
Данная система проверки может работать только в ручном режиме, то есть приходится в ручную переключать каналы датчиков и проверять их проводимость, сопротивление изоляции и емкость гидрофонов, а также в ручную запопнять протокол проверки. На все эти действия уходит 4-5 часов.
Основная техническая задача, на решение которой направлено предполагаемая полезная модель, состоит в создании системы автоматической проверки секции цифровой сейсмической косы, позволяющей повысить эффективность проверки за счет уменьшения времени проверки, оперативного контроля проверяемых параметров и вывода протокола проверки.
Основная задача решается тем, что система автоматической проверки секции цифровой сейсмической косы состоит из компьютера, который снабжен платой для управления режимами ввода данных о состоянии секций цифровой сейсмической косы, блока сопряжения с секцией цифровой сейсмической косы, измерителя сопротивления, измерителя емкости и заглушки.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемая система автоматической проверки секции цифровой сейсмической косы отличается тем, что содержит компьютер, снабженный платой для управления режимами ввода данных о состоянии секции цифровой сейсмической косы, а также блоком сопряжения, к которому подключается секция цифровой сейсмической косы и приборы, измеряющие сопротивление, проводимость и емкость. Время проведения проверки с выводом информации о параметрах секции цифровой сейсмической косы составляет 12-15 минут.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется графическими материалами, где на Рис.1 представлена блок-схема системы автоматической проверки секции цифровой сейсмической косы. На Рис.2
представлена функциональная схема платы. На Рис.3 представлена функциональная схема блока сопряжения.
Предлагаемая система проверки секции цифровой сейсмической косы содержит (Рис.1) персональный компьютер 1, снабженный платой управления 2, блок сопряжения 3, измеритель сопротивления 4, измеритель емкости 5, секцию сейсмической косы 6 и заглушку 7. При этом выход платы управления 2 соединен с входом блока сопряжения 3. Второй вход блока сопряжения 3 соединен с входом секции сейсмической косы 6. Первый выход блока сопряжения 3 соединен с входом измерителя сопротивления 4, второй выход блока сопряжения 3 соединен с входом измерителя емкости 5. Выход измерителя сопротивления 4 соединен с входом «Com1 персонального компьютера 1. Выход измерителя емкости 5 соединен с входом «Сот2 персонального компьютера 1. На выходе секции сейсмической косы 6 устанавливается заглушка 7.
Плата управления 2 устанавливается в персональный компьютер 1, ее функциональная схема приведена на Рис.2. Плата управления 2 содержит дешифратор адреса ДШ 8, шинный формирователь ШФ 9, и регистры 10 и 11 . Плата управления 2 предназначена для управления ключами блока сопряжения 3 (Рис.3), с помощью которых ко всем каналам секции сейсмической косы подключаются измерители сопротивления или емкости. Измеренные значения сопротивления, проводимости и емкости гидрофона регистрируются компьютером.
Работой предлагаемой системы проверки секции цифровой сейсмической косы управляет оригинальная программа, которая,
изменяя коды, записываемые в регистры 10 и 11, подключает к измерителю емкости поочередно шесть каналов гидрофонов, а к измерителю сопротивлений остальные каналы витых пар проводов закороченные между собой заглушкой 7. Результаты измерений с измерителей сопротивлений и емкости через разъемы «Com1 и «Сот2 поступают на персональный компьютер 1, где программа формирует и выводит на печать протокол испытаний.
Таким образом, за счет применения системы проверки секции цифровой сейсмической косы обеспечивается возможность автоматической проверки параметров цифровой сейсмической косы, таких как сопротивление и проводимость каналов, емкость гидрофонов, а также повышается эффективность проверки за счет уменьшения времени проверки в 20 раз.