УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ С БЕСКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Устройство измерения оптических параметров нефтепродуктов с бесконтактным датчиком температуры относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для оперативного измерения коэффициентов оптического поглощения и преломления нефтепродуктов.
В качестве прототипа взята полезная модель №44827 Устройство измерения оптических параметров нефтепродуктов, содержащая отражатель, нормирующие усилители, устройство обработки, индикатор, сравнивающее устройство, устройство ввода, оптроны отражательного типа.
Недостаток прототипа заключается в том, что устройство не вносит поправку на температуру нефтепродукта в результат измерений, т.к. отсутствует датчик температуры, следовательно, коэффициент оптического поглощения определяется с погрешностью, которую нельзя оценить без данных о температуре нефтепродукта.
Поставлена задача: повысить точность измерений введением в результат измерений поправки на температуру.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в устройстве измерения оптических параметров нефтепродуктов с бесконтактным датчиком температуры, содержащем отражатель, нормирующие усилители, устройство обработки, индикатор, сравнивающее устройство, устройство ввода, оптроны отражательного типа, оптроны дополнительно выполняют функцию бесконтактного определения температуры.
Предлагаемое устройство измерения оптических параметров нефтепродуктов с бесконтактным датчиком температуры позволяет определять температуру контролируемого нефтепродукта. Это повышает точность измерений.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг.1 изображена структурная схема устройства.
Устройство измерения оптических параметров нефтепродуктов с бесконтактным датчиком температуры содержит два отражательных оптрона 1, состоящих из светодиодов 2, 3 и фототранзисторов 4, отражатель 5, светофильтр 6, нормирующие усилители 7, сравнивающее устройство 8, устройство ввода (многоканальный АЦП) 9, устройство обработки (ЭВМ) 10, индикатор (принтер) 11.
1
2
1
2
вых
вх
Устройство измерения оптических параметров нефтепродуктов с бесконтактным датчиком температуры работает следующим образом: это прибор, позволяющий определять коэффициенты оптического поглощения и преломления в инфракрасном диапазоне длин волн. Здесь светодиод 2 излучает пучок, который проходит через топливо, отражается от поверхности отражателя 5 и попадает на фототранзисторы 4. Выходные сигналы U, U, пропорциональные световому потоку, падающему на фототранзисторы, несут в себе информацию об ослаблении излучения, а их соотношение характеризует преломление светового пучка. Далее сигналы U, U через нормирующие усилители 7, многоканальный АЦП 9 подаются в устройство обработки 10, где по закону Бугера-Ламберта определяется коэффициент оптического поглощения: Р=Рехр(-χd), где:
вых
Р - мощность выходного излучения,
вх
P - мощность входного излучения,
χ - коэффициент оптического поглощения,
d - оптический ход лучей.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Также сигналы U, U через нормирующие усилители 7 подаются в сравнивающее устройство 8, где определяется отношение U/U, по которому в устройстве обработки 10 вычисляется коэффициент оптического преломления следующим образом: в режиме калибровки прибор калибруется на жидкостях с известным коэффициентом оптического преломления, определенные отношения U/U записываются в память устройства обработки 10, в режиме измерения вычисленному отношению U/U ставится в соответствие значение из памяти устройства обработки 10. Далее светодиод 2 выключается и с фототранзистора 4, работающего в инфракрасном диапазоне, снимается сигнал, несущий в себе информацию о температуре топлива. Этот сигнал вычитается в устройстве обработки из измеренных сигналов U, U. Результаты выводятся на индикатор 11.