СЕЙСМИЧЕСКИЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Изобретение прибора относится к разделу сейсмические извещатели в области сейсмологии.
Сейсмически опасная ситуация во многих районах России и в других странах требует предоставить людям надежную, простую и недорогую защиту с гарантией на спасение жизни. Во многих районах отсутствуют сейсмологические станции, системы оповещения населения. Кто может в настоящее время гарантировать, что в России не повторится трагедия, подобная трагедии на Гаити в январе 2010 года?
Заявляемый сейсмический извещатель отличается от целого ряда других сейсмических извещателей, известных по всему миру, несложной конструкцией механической и электрической частей и в производстве потребует меньших затрат, обладая повышенной надежностью, малыми габаритными размерами, возможностью устанавливать в каждое жилое или производственное помещение. Использовать указанный прибор возможно и при установке системы оповещения в каждый подъезд жилого дома или производственных помещений, использовав мощные звуковые сирены.
Прибор предназначен для подачи звукового и светового сигналов в начальной стадии землетрясения. В большинстве наблюдаемых стихийных явлений первые сейсмические волны слабы по своей мощности, а затем, с непредсказуемым по времени интервалом, следует разрушительная по своей мощности волна. Своевременно поданные звуковой и световой сигналы позволят людям покинуть здания и сооружения до разрушительной волны и сохранят им жизни. Особо опасна ситуация ночью - спящий человек обычно не просыпается от слабых волн, т.е. от слабой вибрации пола, стен помещения.
В приборе слабая вибрация стен помещения от сейсмических волн (толчков) преобразована в тревожные звуковой и световой сигналы посредством кинематической и электрической схем.
Прибор состоит (см. фиг.1) из корпуса 1, который крепится на стену помещения, шара 2 с определенным весом, со смещенным центром тяжести при необходимости, устанавливаемого на верхний торец стержня 9, имеющего отверстие (см. фиг.2). В нижней части стержня закреплен груз 10 для придания «остойчивости» и как дополнительный вес для выполнения условия: вес шара, стержня и груза больше возвратного усилия микропереключателя 3, на закругленную под сферу кнопку которого опирается стержень своим нижним плоским концом. Втулка 8 удерживает стержень с шаром в вертикальном положении. В месте сопряжения стержня во втулке есть зазор, позволяющий свободно двигаться стержню вверх-вниз и верхнему торцу стержня совершать колебания с определенной амплитудой в момент срабатывания. Тумблер 4 установлен в электрической цепи для отключения системы при необходимости. В состоянии покоя нормально замкнутые контакты микропереключателя разомкнуты под действием веса шара, стержня и груза, звукоизлучатель 7 и светоизлучатель 5 обесточены. В момент, когда сейсмическая волна передаст вибрацию, толчок стене помещения, корпусу прибора, верхний торец стержня с шаром начнет колебаться, и шар упадет, возвратная пружина микропереключателя вернет в исходное положение нормально замкнутые контакты - звуковой 7 и световой 5 сигналы известят людей о начальной стадии землетрясения.
Чувствительность прибора, а точнее нижний порог срабатывания, регулируется диаметром отверстия на верхнем торце стержня, т.е. больший диаметр отверстия увеличивает порог срабатывания по сейсмической шкале в баллах, а также установкой шара со смещенным центром тяжести в трех положениях при необходимости: центр тяжести внизу, на уровне диаметра, или вверху.
Аналогов по конструкции механической части данный прибор не имеет.
В серийном производстве корпус прибора может быть изготовлен из полистирола, литьем под давлением. Комплектующие электрической части рекомендуется использовать российского производства с целью повышения надежности. Серийное производство не потребует специального высокоточного оборудования.