УРОВНЕМЕР

Полезная модель относится к контролю и изменению уровня.
Известные уровнемеры, работающие на принципе локации в СВЧ диапазоне /А.с. СССР №114815, кл. G 01 F 23/28, 1957 /, не обеспечивают достаточной точности измерения уровня.
Наиболее близким к полезной модели по своей технической сущности является уровнемер, содержащий антенну, СВЧ генератор, смеситель, генератор пилообразного напряжения, интегратор, избирательный усилитель, формирователи и индикатор /Патент ФРГ №2129290, кл. 42 е 34, 1974 /.
Известный уровнемер в связи со сложностью схемного выполнения имеет ряд недостатков, влияющих в конечном итоге на точность измерения и надежность устройства.
В основу полезной модели поставлена задача - увеличить точность измерения, упростить конструкцию и увеличить надежность.
Данная задача достигается тем, что уровнемер, содержащий модулятор, последовательно соединенный с генератором СВЧ, циркулятором и антенной, согласно полезной модели снабжен последовательно соединенными детектором, формирователем импульса, рециркуляционным преобразователем, микропроцессорным блоком и индикатором, причем выход циркулятора соединен с входом детектора.
Циркулятор в свою очередь последовательно соединен с детектором, формирователем импульса, рециркуляционным преобразователем, микропроцессорным блоком и индикатором.
На фиг.1 показана структурная схема уровнемера.
Схема содержит модулятор 1, соединенный последовательно с генератором СВЧ 2, который подключен через циркулятор 3 к антенне 4. Ко второму выходу циркулятора последовательно подключен детектор 5, формирователь импульса 6, рециркуляционный преобразователь 7, микропроцессорный блок 8, индикатор 9.
Работает уровнемер следующим образом.
От генератора СВЧ 2, промодулированный модулятором 1 сигнал через циркулятор 3 поступает на антенну 4 и излучается в сторону контролируемой среды. При излучении сигнал проходит через циркулятор 3 и попадает на детектор 5. Отраженный сигнал поступает на антенну 4 и через циркулятор 3 поступает на детектор 5. Продетектированные первый и второй импульсы последовательно во времени поступают на формирователь импульса 6. Время между двумя импульсами пропорционально расстоянию до контролируемой среды. Формирователь импульса 6 формирует импульс длительностью равной времени между опорным импульсом и отраженным. Далее импульс поступает на рециркуляционный преобразователь 7 длительности импульса в код. Код пропорциональный длительности импульса поступает на микропроцессорный блок 8. Микропроцессорный блок выполняет подсчет количества импульсов, содержит в памяти калибровочные таблицы, управляет режимами индикатора, усредняет значения измерений, позволяет гибко настраивать уровнемер под конкретные условия измерения (формы резервуаров, отражающие выступа и т.д.), по специальным алгоритмам обрабатывает результаты измерений накопленные в памяти, что в конечном счете ведет на точностные характеристики уровнемера. Далее информация поступает на индикатор 9.