Световодный адаптер к зеркалу гинекологическому

Полезная модель относится к приборам и инструментам для медицинского обследования внутренних полостей или трубовидных органов тела путем визуального осмотра или осмотра с применением фотографических средств, например эндоскопы, осветительные приспособления, а именно к световодным адаптерам к гинекологическим зеркалам по Куско S, М, L (№1 - 105×95×25 мм, №2 - 115×100×30 мм, №3 - 125×105×35 мм) одноразовым "Ева", производства фирмы ООО «Полимерные Изделия», г. Казань, и может быть использована для подсветки во время осмотра, при диагностическом обследовании и проведении различных лечебных процедур влагалища наружной части шейки матки в условиях акушерских, гинекологических и венерологических учреждений.
Световодный адаптер крепится к ручке гинекологического зеркала. Преимуществами модели являются:
1) освещение рабочего поля,
2) выдерживает любые средства дезинфекции и стерилизации: автоклавирование, химическая, радиационная,
3) жесткое крепление к ручке одноразового зеркала,
4) возможность работы с любым источником света через волоконный кабель,
5) не мешает обзору и работе медицинскими инструментами.
Из патента US 3789835, 16.03.1972, известен модуль осветителя для гинекологического зеркала, который монтируется в специальный паз в верхней створке зеркала. В качестве источника света используется лампа накаливания, а включение осуществляется кнопкой с пружиной. Для обеспечения лучшей освещенности поля исследования предложен вариант с пучком оптоволокон, которые закреплены во внутренней части модуля, собирают свет от лампы и направляют его в створ зеркала. Недостатком изобретения являются низкая подсветка, сложность узлов зеркала и осветителя и, как следствие, дороговизна в изготовлении.
Из патента СА 2603203, 1.04.2005 известен модуль освещения Welch Allyn, Inc. (США), для гинекологических зеркал по типу Куско, принцип действия которого основан на монтаже осветительного прибора скрепкой с элементом питания на рукоятке верхней створки зеркала, и передаче светового потока в створ зеркала. Беспроводная система представляет собой рукоятку весом 20 г, длиной 7 см, внутри которой располагается яркая светодиодная лампа и перезаряжаемая ионно-литиевая батарея. Система комплектуется настольным зарядным устройством, которое используется как подставка для рукоятки, и служит для подзарядки аккумулятора между осмотрами. Данное зарядное устройство применимо только к зеркалам производства Welch Allyn. Недостатками аналога являются: низкая подсветка объектов исследования, низкое качество осмотра и манипуляций, усложненная конструкция гинекологического зеркала с осветительной системой Welch Allyn, возможность использования только с заряженной аккумуляторной рукояткой зеркала; торцевая часть аккумуляторной рукоятки зеркала может контактировать со средами организма, лечебными растворами или другими материалами, используемыми при осмотре или лечебных процедурах, что потребует обработку поверхности рукоятки.
Из патента РФ №110250, 22.03.2011, известны одноразовые гинекологические зеркала, выполненные по схеме Куско. Недостатками их являются: ограничения парового, воздушного и химического методов стерилизации; невозможность использования автоклавирования, сухожарового шкафа, растворами химических соединений (прототип).
Целью полезной модели является повышение функциональности гинекологического зеркала.
Поставленная цель достигается за счет новой конструкции адаптера к зеркалу.
Техническим результатом является включение в конструкцию зеркала таких элементов, как: световод, П-образный держатель, винт, штуцер, при этом П-образный держатель световода закрепляется к ручке зеркала винтом, а на входном конце световода находится штуцер для подсоединения к световодному кабелю.
Осуществление полезной модели
Световодный адаптер к зеркалу гинекологическому, фиг. 1, предназначен для передачи света от осветителя к жестким эндоскопам через световодный кабель в рабочее поле гинекологического зеркала и представляет собой:
- световод (1), состоящий из световодного волокна, вмонтированного в трубку из нержавеющей стали. Концы световода проклеены и отполированы. Световод имеет изгиб 165-175°, повторяющий конфигурацию ручки зеркала, а его дистальный конец загнут под углом 85-110° для направления светового потока в рабочее поле (створ) гинекологического зеркала вдоль его нижней створки. Преимущество такой конструкции заключается в том, что рабочее поле остается свободным для обзора и манипуляций с инструментами и, при этом, хорошо освещено;
- световод жестко закреплен в держателе (2), габаритные размеры 25×11×7,5 мм, предназначенном для крепления световода на зеркале. Держатель имеет П-образную форму, в которую вставляется ручка зеркала. С одной стороны держателя проходит световод;
- с другой стороны имеется винт (3) диаметром 8 мм, с помощью которого держатель закрепляется на ручке зеркала;
- проксимальный конец световода заканчивается штуцером (4) для подсоединения к световодному кабелю. Присоединительные размеры разъема световода соответствуют ГОСТ 18250-80 "Приборы медицинские. Волоконные световоды. Присоединительные размеры". Конструкция адаптера приведена на фиг. 1. Внешний вид отдельно адаптера и в сборе с гинекологическим зеркалом приведен на фиг. 2, 3, соответственно.