Устройство для проверки контрольного уровня и квадранта
CONTROL LEVEL AND QUADRANT CHECKER

Изобретение относится к устройствам для проверки прицельных приспособлений артиллерийских орудий и конкретно к устройствам проверки контрольного уровня и квадранта (КУиКВ). Устройство для проверки контрольного уровня и квадранта (УПКУиКВ) может быть использовано в военной технике, а также при обучении номеров расчета артиллерийского орудия.
Артиллерийские прицельные приспособления являются важным элементом ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ). От правильности и точности их проверки зависит эффективность стрельбы артиллерийских систем.
Проверку КУиКВ выполняют перед каждой стрельбой. При подготовке артиллерийского орудия к стрельбе необходимо проверить прицельные приспособления. Перед проверкой прицельных приспособлений необходимо:
Подготовить гаубицу к проверке прицельных приспособлений;
Подготовить прицельные приспособления к проверке;
Проверить контрольный уровень [1, 2]. Для проверки КУиКВ используется контрольная площадка артиллерийского орудия. Проверку контрольного уровня с ценой деления 60 м необходимо проводить в такой последовательности:
а) протереть насухо контрольную площадку на казеннике орудия 2А5 1 и опорную площадку контрольного уровня;
б) поставить контрольный уровень на контрольную площадку казенника орудия так, чтобы уровень с ценой деления 60 м был расположен вдоль продольной риски на контрольной площадке;
в) вывести пузырек минутного уровня в среднее положение, действуя маховиком подъемного механизма орудия;
г) развернуть уровень на 180° и установить его снова вдоль продольной риски на контрольной площадке. Если пузырек уровня остановится в среднем положении с отклонением не более четверти деления уровня, уровень работает правильно. Если пузырек сместится на большую величину, половину ошибки выбрать регулировкой уровня в такой последовательности:
отвинтить на один - два оборота стяжной винт уровня; отвинтить на один - два оборота стопорный болт; выбрать половину ошибки вращением втулки уровня, после чего завинтить болт и винт, следя за тем, чтобы пузырек уровня не сместился с установленного положения;
выбрать вторую половину ошибки подъемным механизмом орудия так, чтобы пузырек уровня установился в среднее положение;
повернуть уровень на 180°. Если при этом пузырек уровня не установится в среднее положение, повторять описанные выше действия до тех пор, пока при повороте контрольного уровня на 180° пузырек установится в среднее положение, после чего считать уровень проверенным [2]. Выполнение данной проверки исключает возможность перевода артиллерийского орудия из походного положения в боевое, на время проверки КУиКВ. Решить проблему позволяет заявляемое изобретение.
Указанная проблема решается за счет того, что наводчик артиллерийского орудия устанавливает УПКУиКВ на жесткой поверхности около орудия и проводит проверку КУиКВ, а другие специалисты в это время готовят орудие к стрельбе.
Промышленностью выпускаются приборы для проверки квадрантов (ППК). Номер по Госреестру- 51161-12 [3].
Данный ППК используется для лабораторных проверок квадрантов. Использование ППК в войсках с экономической точки является не целесообразным.
Технические решения с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа, не известны и явным образом из уровня техники не следуют. Это позволяет считать, что заявляемое решение является новым и обладает изобретательским уровнем.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показаны элементы УПКУиКВ:
1 - деревянная основа;
2 - пластина из оргстекла;
3 - металлическая пластина;
4 - крепеж;
5 -регулировочный винт.
На фиг. 2 - показаны целесообразные размеры УПКУиКВ (1-240 мм, 2-40 мм, 3-130 мм, 4-70 мм, 5-150 мм, 6-100 мм, 7-70 мм); на фиг. 3 показан вид сверху УПКУиКВ; на фиг. 4 показано положение КУ при проверке; на фиг. 3 показано положение KB для проверки; на фиг. 6 показано положение KB при развороте квадранта на 180°; на фиг. 7 показана проверка квадранта КМ-1.
Металлическая пластина (имитирующая контрольную площадку орудия) - 3 (фиг. 1), на которую устанавливаются КУиКВ для проверки, двумя саморезами 16×4 крепится к пластине из оргстекла - 2 (фиг. 1), один конец которой крепежом (шарнирной петлей) - 4 (фиг. 1) крепится к деревянной основе - 1 (фиг. 1), а на другом конце пластины из оргстекла вставлен регулировочный винт 130×8 - 5 (фиг. 1).
В целом УПКУиКВ функционирует следующим образом.
Для проверки КУиКВ необходимо протереть насухо металлическую пластину 3 (фиг. 1) и опорную площадку контрольного уровня (фиг. 4). Поставить контрольный уровень (фиг. 4) на металлическую пластину 3 (фиг. 1). Регулировочным винтом 5 (фиг. 1) вывести пузырек уровня КУ на середину. Повернуть уровень на 180°, если пузырек КУ останется на середине, то контрольный уровень верен. При незначительном смещении пузырька уровня необходимо половину ошибки выбрать упорным винтом уровня, а остальную ошибку - регулировочным винтом УПКУиКВ. Снова повернуть контрольный уровень на 180°; если при этом пузырек не выйдет на середину, следует вновь повторить все действия до тех пор, пока при поворачивании контрольного уровня на 180° пузырек не будет оставаться на середине. Проверка квадранта (фиг. 5, 6) производится аналогично.
Технический результат, достигаемый заявляемым изобретением, заключается в возможности проводить проверку КУиКВ одновременно с подготовкой артиллерийского орудия к стрельбе, что сокращает время перевода артиллерийского орудия из походного положения в боевое до 3-х минут, а также УПКУиКВ можно использовать в качестве тренажера при проведении тренировок и практических занятий с орудийными расчетами без привлечения артиллерийских орудий. Последнее, в свою очередь, позволяет экономить горюче-смазочные материалы (ГСМ) и моторесурс орудия.
Литература
1. 122 - мм ГАУБИЦА Д - 30. Части 1 и 2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Машиностроение. Москва. 1966. 246 с.
2. КОНСТРУКЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. САМОХОДНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ОРУДИЕ 2С9. Учебное пособие. Издание академии. СПб. 2018. 217 с.
3. ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. Прибор для проверки квадрантов. Веб-сайт https://www.vniims.ru/.