УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖКТ

Полезная модель относится к бласти медицины, а более точно к электрическим приборам для измерения и записи биотоков органов человеческого организма с целью диагностирования моторно-эвакуаторной функции желудочно - кишечного fpaKra (ЖКТ), то есть предназначен для регистрации периферической электрической активности ЖКТ пациента и передачи собранной информации в персональный компьютер для последующей обработки.ft
Известно устройство, представляющее собой рентгеновскую установку, с помощью которой проводят исследование и диагностирование моторно эвакуаторной функции желудка и 12-перстной кишки (см, например, Л Е.Кевеш «Рентгенокинематографическое исследование пищевода Л., Медицина, 1970 г., с. 184).л
Недостатком этого устройства и соответственно метода является то, что исследование нельзя проводить длительное время из-за большой лучевой нагрузки. Кроме того, с его помощью нельзя оценить сократительную функцию желудка и кишки натощак, так как любое рентгенологическое исследование требует введения контрастного вещества в исследуемый орган. Оно также не дает представления о взаимосвязи нарушений моторики различных отделов ЖКТ.J|
Известно также устройство для диагностирования моторно-эвакуаторной функции ЖКТ, содержащее электрогастроэнтерограф с встроенным усилителем, изолирующий трансформатор, комплект жгутов с электродами и персональный компьютер ( см., например, методические рекомендации Минздрава РСФСР « Электрофизиологические методы исследования в хирургической практике, Москва, 1987 г., с.8,9.).
Недостатком известного устройства является то, что при его работе требуется обрабатывать большие массивы записей обследований. Это приводит к существенному увеличению объема памяти, необходимого для последующей  обработки и хранения данных результатов обследований.
Задача, на решение которой направлено предложенное техническое решение, заключается в повышении точности диагностирования.
Техническим результатом от использования предложенной полезной модели является уменьшение массива входных данных без потери достоверности результатов диагностирования.
содержащем электрогастроэнтерограф С встроенным усилителем, изолирующий трансформатор, комплект жгутов с электродами и персональный компьютер, согласно предложению, электрогастроэнтерограф снабжен блоком первичной обработки и аналого-цифровым преобразователем, причем электрогастроэнтерограф выполнен в виде последовательно соединенных между собой полосового усилителя, аналого-цифрового преобразователя и блока первичной обработки с параметрами полосы пропускания по уровню минус 3 дБ, от 0,01 до 0,25 Гц и частотой дискретизации 2 Гц.
Заявителями не обнаружено источников информации содержащих одинаковую общую совокупность признаков, указанных в формуле полезной модели, что позволяет сделать ; вывод о соответствии предложенного технического решения критерию новизна.
Полезная модель иллюстрируется принципиальной блок-схемой устройства.
Устройство для диагностирования моторно-эвакуаторной функции ЖКТ содержит электрогастроэнтерограф 1, который выполнен в виде последовательно соединенных между собой полосового усилителя 2, аналогоцифрового преобразователя 3 и блока первичной обработки 4, изолирующий трансформатор 5, комплект жгутов 6 с электродами 7,8,9 и персональный компьютер 10 с блоком процессора И, монитором 12, принтером 13 и клавиатурой J4.
Устройство для диагностирования моторно-эвакуаторной функции ЖКТ работает следующим образом:
На теле пациента размещают электроды 7,8,9, причем один на левой ноге пациента, на передней части голени, второй на правой ноге, на передней части голени, а третий на правой руке, ближе к кистевому суставу. Затем комплект жгутов 6 подключают к полосовому усилителю 2 и включают электрогастроэнтерограф 1. Электрический сигнал поступает на полосовой усилитель 2, где усиливается и через аналого-цифровой преобразователь 3 попадает в блок первичной обработки 4, а из него в персональный компьютер 10. Персональной компьютер 10 сохраняет результаты обследования в базе данных, обрабатывает полученную информацию, производит расчет и выдачу спектральных характеристик сигнала в графическом и табличном виде. Изолирующий трансформатор 5 - обеспечивает нормальную работу блока первичной обработки 4 и блока процессора 11,монитора 12, принтера 13 в персональном компьютере 10.
Предложенная полезная модель предназначена для применения в лабораторных помещениях лечебных лечебно-профилактических и санаторнокурортных учреждениях и позволяет повысить точность диагностирования при исследовании моторно-эвакуаторной функции ЖКТ.
Устройство для диагностирования моторно-эвакуаторной функции ЖКТ, содержащее электрогастроэнтерограф с встроенным усилителем, изолирующий трансформатор, комплект жгутов с электродами и персональный компьютер отличающееся тем, что электрогастроэнтерограф снабжен блоком первичной обработки и аналого-цифровым преобразователем, причем электрогастроэнтерограф выполнен р виде последовательно связанных между собой полосового усилителя, аналого-цифрового преобразователя и блока первичной обработки с параметрами полосы пропускания по уровню минус 3 дБ, от 0,01 до 0,25 Гц и частотой дискретизации 2 Гц.