МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЛЮКОМЕТРА

Метод диагностики стельности при использовании глюкометра заключается в определении уровня глюкозы в крови самок крупного рогатого скота на ранних сроках после осеменения (17-19-й день), для осуществления контроля глюкозы используется глюкометр, диапазон результатов анализа на флаконе с тест-полосками для глюкометра составил - 1,1-33,3 ммоль/л, уровень повышения содержания в крови глюкозы (когда другие показатели в пределах нормы) - устойчивый фактор нейрогуморальных и биохимических преобразований в организме самки крупного рогатого скота, указывающий на наличие фактической стельности, понижение уровня глюкозы у не осемененных коров, перед началом анализа тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, ополоснуть и высушить, затем снять колпачок с ручки для прокалывания, в качестве стерильного ланцета использовать инсулиновую иглу BogMark 0,5×16, иглу вставить, нажав до упора, в держатель, надеть колпачок с ручки для прокалывания, настроить глубину прокола путем вращения колпачка ручки для прокола на 5 мм (максимально 9 мм), отвести рычажок взвода до характерного щелчка на ручке для прокалывания, затем ввести тест-полоску участком со специальной стрелкой-указателем в зону ввода такой полоски, так чтобы три контактные полосы были обращены к оператору, после этого появится загрузочный экран проверки результата, затем производится звуковой сигнал, и появляется значок с изображением капли, падающей на тест-полоску, это указывает, что глюкометр готов к нанесению образца крови, на то, чтобы нанести образец крови имеется 2 минуты, после чего прибор выключается, нанесение крови на тест-полоску и получение результата измерения:
а) поднести глюкометр к месту выхождения капли крови после прокола перпендикулярно к поверхности подхвостовой области, так чтобы капилляр на поперечном срезе тест-полоски почти коснулся капли крови, б) подождать пока контрольное поле полностью заполнится кровью, затем отвести тест-полоску от капли крови и подождать, пока глюкометр произведет отсчет в обратном порядке от 5 до 1, после этого результат анализа крови появится на дисплее вместе с единицами измерения.