УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВАКУУМ-МАССАЖА

Полезная модель относится к области медицины, а конкретнее к устройствам для лечения распространенного остеохондроза позвоночника при помощи массажа.
Известно устройство для массажа содержащее рукоятку, источник разряжения и рабочий элемент (1).
Недостатком данного устройства является его низкие функциональные возможности и недостаточная эффективность лечения.
Известно устройство для вакуум-массажа, содержащее источник разряжения, выполненный в виде герметичного сосуда из упругоэластичного материала и рабочую головку с полостью
(2).
Недостатком данного устройства является низкая эффективность воздействия отрицательного давления на кожу пациента.
Целью создания полезной модели является повышение эффективности лечения посредством применения нескольких факторов воздействия.
Эта цель достигается тем, что рабочая головка выполнена в виде фланца из материала, образующего при трении о тело электростатические заряды отрицательного знака и имеет на рабочей поверхности кольцевой выступ, причем рабочая головка выполнена из эбонита.
Сравнение предлагаемого устройства с другими моделями, известными в данной области медицины, показало его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель поясняется графическим материалом, на котором изображено предлагаемое устройство для вакуум-массажа.
Предлагаемое устройство содержит источник разряжения, выполненный в виде герметичного цилиндра 1, из упругоэластичного материала, например резины, с внутренней полостью 2, рабочую головку -3 с полостью 4, соединяющуюся с полостью 2 цилиндра 1. Рабочая головка 3 имеет на рабочей поверхности кольцевой выступ 5. Рабочая головка 3 выполнена в виде фланца из материала, образующего при трении о тело человека электростатические заряды отрицательного знака, например эбонита.
Устройство для вакуум-массажа используют следующим образом.
Сжимают рукой эластичный цилиндр 1 и располагают рабочую головку 3 на теле пациента. Снимают сжатие цилиндра 1, в результате чего цилиндр приобретает свое первоначальное положение. В полости 2 и в полости 4 создается разряжение. Рабочая головка 3 «прилипает» к коже пациента, засасывая ее в полость 4. В связи с этим происходит перераспределение крови в кровеносных сосудах находящихся в зоне разряжения и вне ее. В результате перемещения головки по поверхности тела пациента происходит заполнение и освобождение сосудов от крови, улучшается микроциркуляция поврежденной зоны.
Одновременно при перемещении рабочей головки по телу пациента на коже образуются электрические заряды отрицательного знака, раздражая рецепторы и оказывая положительный терапевтический эффект.
Одновременное электростатическое и механическое воздействие на тело пациента повышают эффективностьи сокращают сроки лечения .
Предлагаемое устройство возможно и целесообразно использовать для лечения распространенного остеохондроза позвоночника.