ПРИБОР - ИНДИКАТОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРИБОР-ИНДИКАТОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
Данная полезная модель относится к приборам для измерения ультрафиолетового (УФ) излучения. Измерения УФ излучения, как правило, преследуют две различные цели:
1.Количественная и качественная оценка излучения, поглощаемого биологическим объектом.
2.Контроль работы источника излучения.
В первом случае нужны приборы, где при постановке измерительной задачи учитываются оптические и геометрические характеристики конкретных объектов облучения, что в итоге преследует цель моделирования биологического эффекта. Такие приборы сложны. Особые требования предъявляются к спектральной чувствительности приемника излучения.
Во втором случае индикацию в определенных допустимых приделах УФ излучения лампы можно обеспечить упрощенным методом.
В качестве прототипа может быть принят широко распространенный прибор - люксметр, селеновый фотоэлемент которого реагирует на оптическое излучение только видимого диапазона (Люксметр ЮН6, Техническое описание инструкции по эксплуатации, 1985г., класс точности 10 по ГОСТ 14841-80) и непригоден для измерения УФ излучения.
Задача - создание прибора-индикатора УФ излучения в дополнительный световой поток, который будет восприниматься селеновым фотоэлементом.
Величина дополнительного светового потока корректируется с величиной УФ потока излучения.
Технический результат достигается тем, что в приборе-индикаторе для контроля ультрафиолетового излучения, содержащем приемник излучения и измерительный прибор, перед приемником излучения установлен экран, состоящий из простого стекла, слоя люминофора и увиолевого стекла, при
: 118 8:9 9
прохождении через который оптическое излучение со стороны простого стекла (непрозрачного для УФ излучения) фиксируется фон измерения, а при повороте экрана на 180° и прохождении оптического излучения со стороны увиолевого стекла прозрачного для УФ излучения за счет возбуждения люминофора фиксируется дополнительный световой поток, пропорциональный величине УФ излучения.
Сущность предлагаемого прибора-индикатора поясняется фиг. 1. и фиг. 2.
На фиг. 1 представлена общая схема прибора-индикатора.
На фиг. 2 представлен преобразователь ультрафиолетового излучения в видимое.
Прибор-индикатор для контроля ультрафиолетового излучения содержит преобразователь ультрафиолетового излучения 1, селеновый фотоэлемент 2, миллиамперметр 3.
Работает прибор-индикатор следующим образом.
Оптическое излучение, проходя через преобразователь ультрафиолетового излучения 1, попадает на измерительный прибор, состоящий из селенового фотоэлемента 2, величина тока с которого контролируется миллиамперметром 3. В качестве измерительного прибора может быть использован люксметр.
Устройство преобразователя ультрафиолетового излучения показано на фиг. 2, где пластина из бактерицидного увиолевого стекла 4 покрывается люминофором 5 и обычным стеклом 6. При прохождении потока оптического излучения, включающего коротковолновую ультрафиолетовую составляющую со стороны увиолевого бактерицидного стекла 4 получается дополнительный световой поток за счет возбуждения люминофора 5. При прохождении излучения
через преобразователь со стороны обычного стекла 6 люминофор не возбуждается.
Если произвести измерения поочередно через одну и другую сторону преобразователя, то разница в показаниях миллиамперметра будет указывать на наличие и относительную величину потока ультрафиолетового излучения.