БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ФУРМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ

1. Система, содержащая подвижную фурму, которая предусмотрена для измерения или воздействия на физические или химические параметры расплава в конвертере, и устройство, которое предусмотрено для бесконтактного измерения положения подвижной фурмы, включающая в себя
- стационарные передающие средства для излучения электромагнитных волн,
- стационарные приемные средства для приема излученных электромагнитных волн,
- отражатель, который соединен с подвижной фурмой и от которого могут отражаться электромагнитные волны, и
- вычислительные средства для вычисления абсолютного положения фурмы из времени распространения электромагнитных волн, излученных от передающих средств в направлении отражателя, отраженных от отражателя в направлении приемных средств и принятых приемными средствами.
2. Система по п. 1, причем электромагнитные волны представляют собой микроволны.
3. Система по п. 1 или 2, причем фурма является охлаждаемой водой.
4. Система по п. 1, причем передающие средства, приемные средства и вычислительные средства соответствуют требованиям по меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности (SIL2).
5. Система по п. 2, причем передающие средства, приемные средства и вычислительные средства соответствуют требованиям по
меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности (SIL2).
6. Система по п. 3, причем передающие средства, приемные средства и вычислительные средства соответствуют требованиям по меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности (SIL2).
7. Система по п. 1, причем предусмотрена опорная точка, причем посредством измерительного прибора, соответствующего требованиям по меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности (SIL2), может выполняться калибровка вычисленного абсолютного положения на основе опорной точки.
8. Система по п. 2, причем предусмотрена опорная точка, причем посредством измерительного прибора, соответствующего требованиям по меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности (SIL2), может выполняться калибровка вычисленного абсолютного положения на основе опорной точки.
9. Система по п. 3, причем предусмотрена опорная точка, причем посредством измерительного прибора, соответствующего требованиям по меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности (SIL2), может выполняться калибровка вычисленного абсолютного положения на основе опорной точки.
10. Система по п. 4, причем предусмотрена опорная точка, причем посредством измерительного прибора, соответствующего требованиям по меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности (SIL2), может выполняться калибровка вычисленного абсолютного положения на основе опорной точки.
11. Система по п. 5, причем предусмотрена опорная точка, причем посредством измерительного прибора, соответствующего требованиям по меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности
(SIL2), может выполняться калибровка вычисленного абсолютного положения на основе опорной точки.
12. Система по п. 6, причем предусмотрена опорная точка, причем посредством измерительного прибора, соответствующего требованиям по меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности (SIL2), может выполняться калибровка вычисленного абсолютного положения на основе опорной точки.
13. Конвертерная система, содержащая
- систему по любому из пп. 1-12,
- конвертер,
- трос, на котором закреплена путем подвешивания фурма, и
- приводной блок, с помощью которого могут перемещаться трос и фурма.
14. Способ для бесконтактного измерения положения подвижной фурмы, которая предусмотрено для измерения или воздействия на физические или химические параметры расплава в конвертере, включающий в себя следующие этапы способа:
- излучение электромагнитных волн посредством стационарных передающих средств,
- прием излученных электромагнитных волн посредством стационарных приемных средств,
- вычисление абсолютного положения фурмы посредством вычислительных средств из времени распространения электромагнитных волн, излученных от передающих средств в направлении отражателя, соединенного с фурмой и отражающего электромагнитные волны, отраженных от отражателя в направлении приемных средств и принятых приемными средствами.
15. Способ по п. 14,
причем посредством измерительного прибора, удовлетворяющего требованиям по меньшей мере Уровня 2 целостности-безопасности (SIL2), выполняется калибровка вычисленного абсолютного положения на основе опорной точки.