УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Полезная модель относится к области медицины, а именно к стоматологии и может быть использована для исследования и определения чувствительности слизистой оболочки полости рта (СОПР) к давлению.
Одной из актуальных проблем в ортопедической стоматологии является своевременное проведение комплекса профилактических и лечебных мероприятий, направленных на восстановление зубочелюстной системы при частичном отсутствии и стертости зубов. При этой патологии происходит нарушение анатомической формы зубов и зубных рядов, что оказывает влияние на состояние пародонта. Соответственно происходит и изменение чувствительности СОПР. Существующие устройства, применяемые в стоматологии для определения болевой чувствительности СОПР, имеют существенные недостатки.
Известна полезная модель, представляющая собой эстезиометр, включающий узел измерения нагрузки со стрелочной индикацией и выводным качающимся рычагом с гнездом для съема щупа. Стержень и выводной качающийся рычаг жестко связаны между собой, рычаг шарнирно соединен с тягой механизма нагружения и жестко с концентрично установленным колесом, связанным с шестерней с образованием повышающей зубчатой передачей. Шестерня связана с поводком, взаимодействующим со стрелкой с возможностью ее поворота. Узел нагружения включает цилиндр, три пружины сжатия разной высоты, имеющие общую опору, закрепленную на верхнем конце цилиндра и имеющие возможность последовательно-параллельной работы. Выводной качающийся рычаг установлен с возможностью фиксации относительно корпуса (патент №2179002).
Однако, полезная модель имеет недостаток в том, что при измерении возможны погрешности, возникающие в результате отклонения стрелки выше порога болевой чувствительности, поэтому необходимо проводить измерение троекратно.
Наиболее близкой по достигаемому положительному результату является полезная модель, представляющая собой устройство для определения тактильной чувствительности СОПР, состоящее из корпуса, стержня, на одном конце которого устанавливают съемный рабочий щуп на другом - два датчика давления, чувствительные элементы которых расположены под прямым углом друг к другу и к длинной оси стержня. Стержень устанавливают на оси поворота так, чтобы его плечи имели одинаковую длину. Показатели нагрузки передают по экранированному проводу на аналого-цифровой преобразователь, соединенный с ПК. Поступающую информацию обрабатывают с помощью программы (Ms DOS, Pascal) и выводят на экран ПК.
Недостатком известной полезной модели является ее громоздкость и недостаточно высокая эффективность (ф.№01-ПМ- 2003 по заявке №2004102408/20(002571) от 28.01.2004.).
Авторы предлагают полезную модель для определения болевой чувствительности СОПР, позволяющую с высокой эффективностью и более точно определять показания болевой чувствительности слизистой оболочки полости рта.
Положительным результатом заявляемой полезной модели является повышение эффективности и точности определения болевой чувствительности СОПР.
Положительный результат достигается тем, что имеет кнопку.
Благодаря наличию кнопки, с помощью которой пациент сам фиксирует момент появления боли, устраняя тем самым эффект запаздывания.
Заявляемая полезная модель представлена схемой.
Полезная модель содержит стержень 1 со съемным наконечником, который устанавливают внутри цилиндра 2 с поршнем. Цилиндр 2, посредством гибкой виниловой трубки 3 соединен с датчиком 4 относительного давления (калиброванный и термокомпенсированный со стандартным аналоговым выходом). По проводу 5 с датчика 4 информация поступает на персональный компьютер (ПК) 6, а затем на кнопку 7. Заявляемая полезная модель работает следующим образом.
Пациента усаживают в кресло и устанавливают губной ретрактор. На компьютере 7 запускают программу Pressure. Вводят информацию о пациенте. Отсоединив цилиндр 2 от трубки 3, выравнивают давление в обеих камерах датчика 4, проводят его калибровку, нажимая «Калибровка» в окне программы, после чего значение показателя автоматически обнуляется, что высвечивается на шкале показателя, расположенной в нижней части окна, ввиде пустой дорожки и значением «0,0%» рядом с ней, а также показателем калибровки, колеблющимся в пределах цифр 164-167, расположенными в окне программы ниже кнопки «Калибровка». Далее соединяют цилиндр 2 с трубкой 3, создавая тем самым герметичную, замкнутую систему. Изменение давления в этой системе будет фиксироваться датчиком 4.
Стержень 1 со съемным наконечником диаметром 1 мм устанавливают на слизистую оболочку полости рта перпендикулярно ее поверхности и производят легкое давление на слизистую, стержень 1 начинает скользить внутри цилиндра 2, повышая тем самым давление в системе, которое фиксирует датчик 4. Изменение показателя давления выводят на экран ПК 6 ввиде цифрового значения и изменения на шкале показателя.
При появлении у пациента болезненных ощущений он фиксирует это нажатием кнопки 7, вынесенной из корпуса полезной модели и соединенной с ним экранированным проводом 5. Показатель давления может быть зафиксирован и врачом, нажатием кнопки «Измерение» в окне программы. Полученный показатель отображается в окне ввиде ряда цифр с фиксацией также времени проведения исследования и даты. При необходимости
определения следующего показателя - стержень 1 полезной модели возвращают в прежнее положение, устанавливая показания на отметку «0 %»
Заявляемая полезная модель позволяет сократить сроки и повысить эффективность диагностических исследований болевой чувствительности СОПР.