СИМУЛЯТОР ФИЗИОЛОГИИ СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ
SIMULATOR FOR COMPLETE DENTURE ARTICULATION PHYSIOLOGY

Изобретение используется в области медицины, а именно в стоматологии и ортодонтии.
Аналогов данного изобретения в настоящее время нет.
Задача изобретения - достижение имитаций физиологического смыкания зубов с первого контакта до стадий IP (множественного фиссурно-бугоркового контакта) зубных рядов и создания гармонизации окклюзии полных съемных протезов челюстей, определение влияния податливости на окклюзионный баланс, выявление преждевременных контактов, мониторинг окклюзии на этапах профилактического контроля.
Поставленная задача достигается тем, что изобретение состоит из двух частей, которые фиксируются на специальной конструкции (фиг.1):
Первая часть это верхняя (I), подвижная по вертикали. Там же расположен рычаг для придания нагрузки - так называемый силовой рычаг (1) и площадка крепления искусственной верхней челюсти (3).
Нижняя часть - это базис конструкции (II), полностью подвижна в четырех направлениях с помощью шарнира, который находится строго по центру под нижней площадкой (4). Над нижней площадкой сделаны специальные углубления (5) для установки силиконовых подкладок, на которые ставится базис нижней челюсти.
Силиконовые подкладки соответствуют форме углубления и находятся на нижней площадке, отступая от бортов на 0.5-1.0 мм.
Силиконовые подкладки разной толщины, разного цвета и с разной податливостью соответствуют разным состояниям слизистой оболочки. Силиконовые подкладки подобраны по степени податливости слизистой оболочки:
Синие - заменяющие слизистую оболочку при гипертрофии.
Желтые - заменяют слизистую оболочку в состояние нормы.
Зеленые - имитируют слизистую оболочку при значительной или полной атрофии.
Также имеется вмонтированный динамометр (5) для контроля силы нагрузки.
В зависимости от состояния слизистой оболочки подбираются силиконовые подкладки, которые фиксируются на площадке. Далее устанавливаются искусственные челюсти: верхняя челюсть на верхнюю площадку, а нижняя челюсть на нижнюю площадку. С помощью силового рычага придается нагрузка на челюсти. Вмонтированный динамометр необходим для контроля силы нагрузки. Между зубными рядами помещается копировальная бумага или аппарат «Т-SCAN», получается окклюзиограмма и определяется характер окклюзии, выявляются преждевременные контакты. Благодаря силиконовым подкладкам определяется влияние податливости слизистой оболочки на окклюзионный баланс. Все это помогает проводить мониторинг окклюзии на этапах профилактического контроля и точнее достигать окклюзионного баланса. Достижение баланса окклюзии искусственного протеза челюстей, кроме улучшения стабильности, замедляет скорость атрофии тканей протезного ложа и делает ее более равномерной.