УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Заявленная полезная модель относится к медицинской технике, а именно к средствам консервативного лечения позвоночника и может быть использовано в физиотерапевтических процедурах, например, для лечения дискогенных радикулитов.
Известно устройство для подводного вытяжения позвоночника по патенту РФ №2193383 МПК 7 А61Н 1/02, опубликованное 27.11.2002, Бюл. №33.
Указанное устройство содержит ванну с водой, ложе с элементами крепления пациента в грудной и поясничной областях, шарнирно закрепленное на одной из сторон ванны и снабженное механизмом перемещения в вертикальном направлении противоположной его стороны, механизм вытяжения позвоночника с ручным приводом, соединенный через динамометр с элементом крепления пациента в поясничной области.
Недостатком известного устройства является использование только механического вытяжения позвоночника под водой, что не обеспечивает полноты лечебного эффекта.
Сегодня уже доказано, что свет солнечного спектра преобразуется организмом человека в электрохимическую энергию, которая активизирует цепь биохимических реакций в клетке, стимулирует обменные процессы и укрепляет иммунитет.
Известны излучатели света, например приборы светотерапии, формирующие поляризованный, полихроматичный (без ультрафиолетового спектра) некогерентный низкоэнергетический свет, которые используются для воздействия на структуру клеток кожи и на подлежащие ткани, что в результате нормализует обменные процессы, укрепляет иммунную систему, стимулирует регенеративные и репаративные процессы всего организма.
Одним из наиболее известных приборов светотерапии является BIOPTRON+ (медицинский прибор, созданный в содружестве группы компаний Zepter и швейцарской компании BIOPTRON AG).
Он применяется при заживлении ран, снятии боли, в ревматологии, физиотерапии, спортивной и восстановительной медицине.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является создание устройства, позволяющего получить технический результат синергетического лечебного эффекта, обеспеченный возможностью интегрированного лечебного воздействия при лечении позвоночника, в частности дискогенных радикулитов, включающего механическое вытяжение позвоночника под водой с одновременным воздействием на позвоночник и ножные суставы поляризованным, полихроматическим, некогерентным, низкоэнергетическим светом, также через воду.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство для лечения позвоночника, содержащее ванну с водой, шарнирно закрепленное в ней ложе и механизм его наклонного погружения, бандаж закрепления на ложе пациента в грудной области, механизм вытяжения позвоночника, связанный с бандажом, закрепленным на теле пациента в поясничной или в голеностопной области, снабжено источником света и связанным с ним оптико-волоконный кабелем, размещенным на ложе вдоль позвоночника и ног пациента.
Дополнительно к источнику света присоединен еще один оптиковолоконный кабель и оба оптико-волоконных кабеля размещены по обеим сторонам позвоночника пациента, свободные концы оптико-волоконных кабелей без перекрещивания размещены вдоль ног пациента или охватывают их спирально.
В качестве источника света используется низкоэнергетический свет БИОПТРОН, длина световой волны которого составляет от 480 до 3400 нм, а поляризация света составляет не менее 95% в диапазоне длин волн от 590 до 1550 нм.
Наклон ложа обеспечивается в пределах от 01 до 30 градусов.
Температура воды в ванне не превышает 37°С.
Усилие вытяжения позвоночника не превышает 25 кг.
Механизм вытяжения позвоночника включает неподвижно закрепленный на ложе бандаж, взаимодействующий с грудной областью пациента и бандаж, закрепленный на бедрах пациента, жестко связанный через динамометр с приводом.
Заявленная полезная модель поясняется графическими материалами, где схематически представлено наилучшее исполнение устройства в соответствии с заявляемой полезной моделью.
На фиг.1 и 2 чертежей представлены, соответственно, вид сбоку и вид сверху заявляемой полезной модели, включающей:
Ванну 1
Воду 2
Ложе 3
Шарнир 4
Механизм 5 погружения
Трос 6 механизма погружения
Ролик 7 механизма погружения
Бандаж 8 грудной
Бандаж 9 бедренный
Механизм 10 вытяжения
Трос 11 механизма вытяжения
Ролик нижний 12 механизма вытяжения
Ролик верхний 13 механизма вытяжения
Динамометр 14
Источник 15 света
Короб 16
Соединение 17 короба и оптико-волоконных кабелей
Оптико-волоконные кабели левый 18 и правый 19.
Заявляемое устройство выполнено в виде ванны 1, заполненной водой 2 до необходимого уровня. Температура жидкости не превышает 37°С.
В ванне 1 ложе 3 закреплено одним концом с помощью шарнира 4, другой конец ложа 3 с помощью механизма 5 погружения, закрепленном на ванне 1 на противоположной стороне от шарнира 4, может опускаться на угол до 30 градусов с возможностью промежуточной фиксации. Механизм 5 погружения ложа 3 является механическим, включающим трос 6, жестко закрепленный на конце ложа и направляющий ролик 7.
Механизм 5 погружения с возможностью промежуточной фиксации ложа хорошо известен специалистам в области механики и не требует дополнительного описания его конструктивных особенностей.
Бандаж 8 грудной жестко закреплен на ложе 3, а бандаж 9 не связан с ложем 3, а жестко крепится на бедрах пациента.
На противоположной стороне от шарнира 4 на ванне 1 закреплен механизм 10 вытяжения позвоночника, который является механическим, включающим трос 11, жестко связанный с бедренным 9 бандажом, ролик 12 нижний, ролик 13 верхний, динамометр 14.
Механизм вытяжения 10 с червячной передачей хорошо известен специалистам в области механики и не требует дополнительного описания его конструктивных особенностей.
Шаг вытяжения выбран не более 1 мм за полный оборот рукоятки вращения и обеспечен параметрами червячной пары.
Источник света 15 размещен в светонепроницаемом коробе 16, установленном на ванне 2 со стороны головы пациента, на котором закреплен соединитель 17, хорошо известный специалистам в области оптико-волоконной техники, с оптико-волоконными кабелями 18 правым и 19 левым, размещенными свободно на ложе 3 вдоль по обе стороны позвоночника пациента, их свободные концы располагаются без перекрещивания вдоль ног пациента, либо обертывают их.
В качестве источника света 15 используется низкоэнергетический свет прибора БИОПТРОН, длина световой волны которого составляет от 480 до 3400 нм, а поляризация света составляет не менее 95% в диапазоне длин волн от 590 до 1550 нм.
Воздействие устройства на пациента осуществляется следующим образом.
Пациента укладывают на ложе 3 ванны 1, наполненной водой 2 с температурой не выше 37°С до необходимого уровня.
В области груди пациента прикрепляют с помощью грудного бандажа 8, жестко связанного с ложем 3, а в поясничной области закрепляют бедренный бандаж 9, который жестко связан с тросом 11 механизма 10 вытяжения (через нижний ролик 12, верхний ролик 13 и динамометр 14).
Далее конец ложа 3 опускают с помощью шарнира 4 с помощью механизма 5 погружения (через закрепленный на конце ложа 3 трос 6 и ролик 7) до погружения тела пациента.
Затем включают источник 15 света.
Далее начинают вытягивать позвоночник пациента с необходимым усилием (контролируется врачом по динамометру 14) механизмом 10 вытяжения.
Выполнение механизма вытяжения, точно регулируемое и контролируемое, обеспечивает максимальный терапевтический эффект, а также исключает возможность превышения нагрузки.
Процесс вытяжения осуществляется плавно с возможностью адаптации больного к усилиям нагрузки, количественного и временного контроля за процессом вытяжения.
Таким образом, пациент получает сочетанное лечение: подводное вытяжение с одновременной подводной светотерапией позвоночника.
После окончания процедуры медленно снимают усилие вытягивания позвоночника, отключают источник света и пациента перекладывают на лежак для восстановления.
При подводном вытяжении тазобедренных и коленных суставов, бандаж 9 тазовый не одевается на пациента, а одеваются бандажи на голеностопные суставы, а в остальном методика вытяжения позвоночника идентична приведенной ранее.
Заявляемая полезная модель обеспечивает комфортные условия для пациента при подводном вытяжении позвоночника с изменением его положения, от горизонтального до 30 градусного наклона ложа 3, при приложении усилия физической нагрузки с одновременным воздействием света на позвоночник. При этом сокращается время полной адаптации пациента к физической нагрузке с лечебной целью.
Реализуемый заявленной полезной моделью способ совокупного воздействия растяжения позвоночника под водой с одновременным воздействием света способствует разгрузке межпозвоночных дисков, увеличению диастаза между суставными поверхностями межпозвонковых и периферических суставов, освобождению от сдавливания нервных образований позвоночника, положительно воздействуют на спазмированные мышцы, вызывая их релаксацию.
Растягивание капсулы сустава при вытяжении и одновременное световое воздействие нормализует микроциркуляцию в инкапсулированных очагах воспаления, что оказывает противовоспалительное действие и нормализует нарушенную иннервацию конечностей, уменьшает или снимает болевой синдром и, таким образом, обеспечивает достижение максимального синергетического терапевтического эффекта.