ОЧКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ И РЕЛАКСАЦИОННЫЕ

Область техники
Полезная модель относится к офтальмологическим устройствам для защиты глаз, в том числе для релаксации глаз путем комбинации линз очков.
Уровень техники
Известны очки, содержащие оправу и оптические элементы, каждый из оптических элементов обладает избирательной полосой пропускания в области от 490 до 770 нм и полностью отсекает излучение ультрафиолетовой части спектра, при этом оптические элементы выполнены в виде сочетаний выпуклых, плоских, цилиндрических или асферических поверхностей (свидетельство РФ на полезную модель №17852 «Очки лечебные», МПК A61F 9/00, опубл. 10.05.2001).
Ограничением этих очков является недостаточная (из-за отсутствия комбинации линз очков с разными светофильтрами с разными величинами коэффициентов пропускания оптимальных для разных условий деятельности) способность комбинированного улучшения контрастной и цветовой чувствительности и остроты зрения их пользователей в разных условиях их деятельности.
Раскрытие полезной модели
Задачей предлагаемой полезной модели является комбинированное улучшение контрастной и цветовой чувствительности и остроты зрения пользователей, что должно также способствовать дополнительной релаксации глаз носителя очков посредством его сознательного выбора комбинации (сочетания) линз очков, оптимальной для разных условий своей деятельности.
Достижение эффекта обеспечивается тем, что очки комбинированные и релаксационные, содержат оправу и оптические элементы, выполненные в виде сочетаний выпуклых, плоских, цилиндрических или асферических линз. Каждый из оптических элементов является спектральным светофильтром и обладает полосой пропускания в области диапазонов длин световых волн. Предлагаемые очки отличаются тем, что использованы спектральные светофильтры четырех типов в области ультрафиолетового и видимого спектров. При этом в зависимости от назначения очков коэффициенты пропускания линз соответствуют:
у светофильтра общего пользования в обычных условиях: при длинах волн 200…280 нм не более 1,5; при 280…385 нм не более 2,0; при 385…400 нм не более 3,5; при 400…460 нм не более 43; при 460…510 нм до 78; при 510…590 нм до 92; при 590…700 нм до 94;
у светофильтра для вождения автомобиля в условиях плохой видимости: при длинах волн 200…280 нм не более 3,0; при 280…320 нм не более 25; при 320…385 нм не более 47; при 385…400 нм не более 20; при 400…460 нм не более 20; при 460…510 нм до 72; при 510…590 нм до 86; при 590…700 нм до 92;
у светофильтра для работы с компьютером: при длинах волн 200…280 нм не более 2,0; при 280…385 нм не более 2,5; при 385…400 нм не более 15,0; при 400…460 нм не более 39,0; при 460…510 нм до 46; при 510…590 нм до 91; при 590…700 нм до 93;
у светофильтра общего пользования с дополнительной солнцезащитой: при длинах волн 200…280 нм не более 1,0; при 280…320 нм не более 1,5; при 320…385 нм не более 2,0; при 385…400 нм не более 3,5; при 400…460 нм не более 7,0; при 460…510 нм до 30; при 510…590 нм до 33; при 590…700 нм до 88.
Также для дополнительного комфорта пользователя возможно использование линз с переменным градиентом пропускания по вертикали от верхней части линз к нижней в диапазоне от 0 до 1.
Очки предпочтительно могут содержать в своем составе комбинированный набор сменных линз-насадок для совмещения свойств указанных четырех типов светофильтров. Например, водительские очки, комбинированные со свойствами компьютерных очков.
Совокупность указанных признаков предлагаемых комбинированных и релаксационных очков обеспечивает реальную возможность комбинированного улучшения контрастной и цветовой чувствительности и остроты зрения пользователей и дополнительную релаксацию глаз носителя очков, благодаря комбинации (сочетанию) линз с избирательным (селективным) пропусканием.
Осуществление полезной модели
У заявителей - авторов полезной модели - учредителей ООО «РАдуга-57» уже есть технические условия (ТУ, зарегистрированные в 2007 г. на ООО «РАдуга-57») на подобные сертифицированные (то есть прошедшие соответствующие тестовые исследования и испытания в сертифицированной испытательной лаборатории изделий медицинской оптики) очки релаксационные и комбинированные с нулевой рефракцией и корригирующие, представляющие собой оправу с заушниками и линзодержателями, в которых установлены оптически прозрачные линзы. Очки предназначены для оптической и спектральной коррекции зрения, обеспечивая оптимальную световую нагрузку при длительной зрительной работе, повышают резервы аккомодации и конвергенции, снижают усталость органа зрения, ослабляют его напряжение, должны препятствовать старению его биологических структур Очки являются средством комбинированной профилактики зрительного утомления и стабилизации зрительных функций для людей, различных профессий, связанных с длительным напряжением зрения. Линзы очков представляют собой спектральные светофильтры четырех типов в области ультрафиолетового и видимого спектров.
Спектральные параметры линз четырех типов соответствуют указанным в таблице.
Таблица. Оптические спектральные свойства линз.
Наименование показателя
Норма, %
Светофильтр №1 (общего пользования в обычных условиях)
Светофильтр №2 (для вождения автомобиля в условиях плохой видимости)
Светофильтр №3 (для работы с компьютером)
Светофильтр №4 (общего пользования с дополнительной солнцезащитой)
Коэффициент при 200-280 нм,
пропускания не более
1.5
3,0
2,0
1,0
Коэффициент при 280-320 нм,
пропускания не более
2,0
25
2,5
1,5
Коэффициент при 320-385 нм,
пропускания не более
2,0
47
2,5
2,0
Коэффициент при 385-400 нм,
пропускания не более
3,5
20
15
3,5
Коэффициент при 400-460 нм,
пропускания не более
43
20
39
7,0
Коэффициент при 460-510 нм,
пропускания до
78
72
46
30
Коэффициент при 510-590 нм,
пропускания до
92
86
91
33
Коэффициент при 590-700 нм,
пропускания до
94
92
93
88
Значения коэффициентов пропускания для светофильтра №4 могут быть выше (на 20%…30%) по всей области видимого спектра для слабо окрашенных линз, предназначенных для использования при интенсивном освещении или солнечном свете, а для линз с переменным градиентом пропускания по вертикали от верхней части линз к нижней могут увеличиваться (вниз по вертикали) от 0 до 1 (100%), что дает дополнительный комфорт пользователю очков.
Линзы очков изготовлены из оптически прозрачного (до 98% пропускания в области видимого спектра) пластика, например, марки CR-39 или полимера другой марки отечественного или импортного производства (например, поликарбоната) либо на основе минерального силикатного стекла, обеспечивающего характеристики очков в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51044-97 «Линзы очковые. Общие технические условия».
Для контроля качества линз предлагаемых очков используют следующие методы испытаний:
1) Измерения спектральных параметров линз - коэффициентов пропускания определяют с использованием спектрофотометра СФ-46 или аналогичного класса.
2) Теплостойкость полимерного материла линз оценивают по температуре его размягчения из метода Мартенса, описанного в ГОСТ 21341-75 «Пластмассы и эбонит. Метод определения теплостойкости по Мартенсу».
3) Измерения геометрических размеров линз с нулевой рефракцией проводят на образцах линз с помощью индикатора с погрешностью не ниже ±0,02 мм или микрометром (погрешность ±0,004 мм) и штангенциркулем с нониусом 1-го типа.
В качестве подтверждения технического результата предлагаемые в качестве полезной модели очки по ТУ 2007 г. дополнительно прошли в 2010 г. тестовые исследования и испытания в сертифицированной испытательной лаборатории изделий медицинской оптики, о чем свидетельствует протокол с графиками характеристик коэффициентов пропускания всех четырех типов светофильтров предлагаемых очков.
В результате предлагаемые очки обеспечивают комбинированное улучшение контрастной и цветовой чувствительности и остроты зрения пользователей и дополнительную релаксацию глаз носителя очков при использовании предлагаемых комбинаций линз.