УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ОПУЩЕНИЯ ПРОМЕЖНОСТИ

Полезная модель относится к хирургии, а именно к колопроктологии. Синдром опущения промежности с выпадением прямой кишки приводит к тяжелым нарушением акта дефекации, прямокишечным кровотечениям, и может способствовать образованию солитарной язвы. Диагностика синдрома опущения промежности затруднена, требует сложной рентгенологической аппаратуры, относится к дорогостоящим, стационарным методам исследования. Поэтому актуальна разработка малоинвазивных, амбулаторных, недорогих устройств для диагностики синдрома опущения промежности.
В качестве прототипа авторы предлагают проктоскоп с линейкой длиной 20 см., ценой деления 0,5 см, и 1 см. (Ректоскопы модели 333,632 Паспорт 2003. Оптимед. С-Петербург). Недостатком прототипа являются:
1. С помощью линейки трудно определить точку проекции заднего прохода на проекция седалищных бугров.
2. Линейка неудобна для диагностики синдрома опущения промежности.
Авторы предлагают устройство для диагностики синдрома опущения промежности. Основа устройства представляет собой конструкцию из металлической проволоки диаметром 5 см., «П» - образной формы, длиной 24 см., с высотой каждой из ножек 5 см. Опоры выполнены из металлической проволоки 1 см., прикреплены к основанию под прямым углом с длиной опор соответственно 6 и 9 см. К перекладине буквы «П» на расстоянии 3, 5 см. от левого края прикрепляется линейка, причем место прикреплении линейки к перекладине соответствует отметке «0» с длиной верхней части линейки 7 см. и нижней - 3 см. и ценой деления 1 мм. Параллельно линейке к ней крепится полый металлический цилиндр равный длине линейки с внутренним диаметром 2 мм., с продольной прорезью спереди шириной 1 мм. В полость цилиндра вставляется стержень, диаметром 1,9 мм., длиной 24 см., а на расстоянии 5 см. от конца стержня наносят
анальную нулевую метку. Основания помещают на кожу в зону дистальных отделов копчика и симфиза, так чтобы стержень располагался на уровне наружного отверстия заднего прохода. Стержень опускают или поднимают до соприкосновения с анусом и измеряют ано-копчиковосимфизовое расстояние. Если ано-копчиково-симфизовое расстояние равняется 0 см. -опущения промежности нет. Если ано-копчиково-симфмфизовое расстояние больше 0 см - можно диагностировать синдром опущения промежности.
Сущность устройства поясняется рисунком 1.
Основа устройства представляет конструкцию (1) из металлической проволоки диаметром 1 см. «П» образной формы, длиной 24 см., с высотой каждой из ножек (2) равна 5 см. Ножки прикреплены к опорам под прямым углом с длиной опор (3, 4) соответственно 6 и 9 см. К основе устройства крепят металлическую линейку (5) длиной 10 см. толщиной 2 мм., шириной 2,5 см., с ценой деления 1 мм. и 1 см., причем место крепления линейки к основанию соответствует 0 делению (6). Линейка располагается таким образом, что верхняя ее часть равняется 7 см. а нижняя 3 см. Параллельно линейке к ней крепится полый металлический цилиндр (7) равный длине линейки, внутренним диаметром 2 мм., с продольной прорезью спереди шириной 1 мм. В полость цилиндра вставляется стержень (8), диаметром 1, 9 мм., длиной 24 см., а на расстоянии 5 см. от конца стержня наносят анальную нулевую метку (9).
Новым по сравнению с прототипом является то что:
1. Устройство позволяет точно определить метрические характеристики степени опущения промежности.
2. Устройство позволяет определять степень опускания промежности в функциональных состояниях анального канала: в покое волевом напряжении и натуживании.