УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ

Полезная модель относится к контрольно-нзмерительной технике и может быть использована для измерения амплитуды низкочастотных колебаний. Например, при испытаниях на износ шарнирной опоры в системе управления лопастью вертолета, при определении перемещений штока / поршня / в гидроцилиндрах и т.д.
Испытания на износ шарнирной опоры в системе управления лопастью вертолета являются одним из этапов сертификации продукции.
Опора имеет п степеней свободы. Согласно Программе испытаний, к опоре прикладывается нагрузка Р с частотой 6,1 Гц. Под действием этой нагрузки ось опоры (палец) перемещается, т.е. совершает колебания. В Программе испытаний заданы значения амплитуды колебаний пальца ,5мм, которые необходимо измерять и поддерживать в процессе испытаний. Сложность задачи заключается в том, что опора представляет собой закрытую конструкцию, т.е. нет доступа к контролируемому объекту, т.е. к пальцу.
Было сделано предположение, что если к опоре прикладывать нагрузку через направляюшую с помощью гидроцилиндра с заданной частотой, то значения амплитуды колебаний пггока гидроцилиндра совпадут со значениями амплитуд колебаний оси шарнирной опоры, т.е. с осью пальца. Кроме того, фазы колебаний также совпадут. То есть, измеряя амплитуду колебаний штока гидроцилиндра, получим действительные значения амплитуды колебаний оси опоры.
Известен индукционный бесконтактный нотенциометр ИПБ45-1 (В.А.Данилов. Вертолет Ми-8. Устройство и техническое обслуживание - М.Транснорт. 1988г.)
В схеме рулевого агрегата РА-60Б ( на стр. 216 ) между силовым цилиндром и головкой на штоке закреплен хомут с цанфой для соединения с рьгаагом индукционного бесконтактного потенциометра, который является датчиком обратной связи при управлении.
Цотенциометр обеспечивает выдачу сигналов пропорциональных перемещениям головки относительно исполнительного штока, путем преобразования возвратно-поступательного движения штока порпЕня в угловые перемеш,ения ротора потенциометра.
Но данное устройство не подходит для лабораторных испытаний, т.к. ИПБ-45-1 является бортовым и его питание  36В.
Наиболее близким по технической сущности является полезная модель / Свидетельство № 13575 от 23.09.19, /, где датчик содержит неподвижную станину с двумя бабками и натянутым между ними реохордом из высокоомного материала. С реохордом контактирует бегунок с токосъемником. Бегунок связан с помощью кордовой нити непосредственно с контролируемым объектом, перемещения которого измеряются. Неремещения объекта передаются бегунку с токосъемником, а сигнал с последнего через мостовую измерительную схему поступает на регистрируюшую аппаратуру.
Но для того чтобы применить это устройство для испытаний на износ, необходимо доработать его конструкцию.
Решаемой задачей полезной модели является получение достоверных и точных результатов измерений за счет надежности конструкции.
Решаемая задача достигается тем, что в устройство введен стержень с неподвижно закрепленным бегунком, при этом стержень установлен параллельлно оси колебаний контролируемого объекта и реохорду с возможностью свободного перемеш,ения сквозь отверстия в бабках, и одним концом жестко соединен под прямым углом с рычагом, который жестко закреплен на контролируемом объекте.
CyniiHOCTb полезной модели объясняется обш,им видом на фиг. 1 Устройство для измерения амплитуды.
Устройство содержит- неподвижную станину 1 с двумя бабками 2, струнный реохорд 3 из высокоомного материала (константан), натянутый между двумя бабками 2, а также стержень 6. Стержень проходит через сквозные отверстия в бабках, одним концом с помош,ью рычага 7 жестко соединен со штоком силовозбудителя 8 и установлен параллельно последнему. Устройство снабжено бегунком 4, жестко закрепленным на стержне. На бегунке смонтирован токосъемник в виде пружинного электроконтакта 5. Устройство включено в мостовую измерительную схему, подключенную к блоку регистрируюш,ей аппаратуры 9,
Устройство работает по принципу реостата. При перемеш,ении штока силовозбудителя 8 перемещается стержень 6 с бегунком 4. Перемеш,ения бегунка регистрируются аппаратурой. При этом величина перемеп1,ения h контролируемого объекта 10 равна величине перемеш,ения стержня с бегунком. Перед началом испытаний проводят градуировку устройства, строят градуиророчный график.
Сравнивая предложенное устройство с прототипом, можно сделать вывод, что конструкция данного устройства позволяет получить достоверные результаты измерений амплитуды колебаний. Простота конструкции и технология измерений позволяет автоматизировать процесс измерений во время испытаний. Причем стержень можно закреплять непосредственно на гидроцилиндре. Таким образом, предложенное устройство может найти широкое применение  автоматизации испытаний на износ и обеспечит высокую точность измерения 8  1%, а также повысит удобство работ в процессе измерений.
C-iO