УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО СТЕТОФОНЕНДОСКОПА В ЭЛЕКТРОННЫЙ

Полезная модель относится к медицине, а именно к пульмонологии, и может быть использована для записи легочных шумов, совместно с головкой от стетофонендоскопа различных размеров от механического стетофонендоскопа типа Sprague Rappaport. Позволяет преобразовать механический стетофонендоскоп в электронный стетофонендоскоп для последующего подключения к записывающему устройству (компьютеру, смартфону) и записи в электронном формате результатов аускультации.
Подобных известных устройств в литературе не описано.
Технический результат: удобство в работе, простота преобразования механического стетофонендоскопа в электронный стетофонендоскоп.
Указанные задачи достигаются с помощью устройства, которое представляет собой металлический наконечник с закрепленным в нем электретным микрофоном, с одной стороны наконечника имеется резьбовое соединение для подсоединения головки стетофонендоскопа, с другой стороны наконечника выходит коаксиальных кабель, к которому подключен коннектор формата mini-jack 3.5.
Полезная модель изображена на чертеже, где на фиг. 1 - дан общий вид устройства.
Устройство состоит из: металлического наконечника цилиндрической формы 1, для соединения с головкой стетофонендоскопа типа Sprague Rappaport, с помощью резьбового соединения 2, расположенного с торца наконечника 1. У основания резьбового соединения 2, в центре наконечника 1, расположен электретный микрофон 3 (например Panasonic wm61a, Япония) со следующими характеристиками: чувствительность -35 дб, частотный диапазон от 20 до 20000 Гц, соотношение сигнал/шум 62 дб, к микрофону 3 жестко закреплен коаксиальный одножильный экранированный кабель 4 (например RG-174A/U, Китай), закрепленный в наконечнике с помощью установочного винта 5. С противоположной стороны к коаксиальному кабелю 4 жестко закреплен аудио коннектор формата mini-jack 3.5 мм (например Sennheiser, Китай) 6 для соединения с записывающим устройством (компьютер, смартфон).
Устройство используется следующим образом: на резьбовое соединение 2 прикручивают головку стетофонендоскопа нужного размера (для ребенка или взрослого) от механического стетофонендоскопа типа Sprague Rappaport. Аудио коннектор mini-jack 3.5 мм 6 вставляют в звуковую карту компьютера. Стетоскопическую головку прикладывают к точке аускультации пациента и через компьютерную программу производят запись шумов дыхания для последующей интерпретации.
Положительный эффект от использования устройства состоит в следующем: удобство в работе, возможность быстро преобразовать механический стетофонендоскоп в электронный стетофонендоскоп.
Все это приводит к возможности использования механического стетофонендоскопа в цифровой медицине.