ШПРИЦ ДЛЯ ОДНОЙ РУКИ

Заявленное техническое решение может быть использовано в области медицины.
Известны конструкции [1] медицинских шприцев (фиг. 1), которые содержат полый корпус-цилиндр (1) и поршень (2), перемещаемый внутри корпуса при помощи штока (5) с упором (7).
Недостатком этих устройств является то, что заполнение шприца осуществляется двумя руками: одной шприц удерживается за корпус, а другой вытягивается шток с поршнем.
Также известны конструкции шприцев Брюнингса и трехколечных адаптеров [2] к обычным шприцам [1], которые содержат упоры (6, 7), изготовленные в виде колец, что позволяет заполнять и опорожнять шприц усилиями пальцев одной руки (фиг. 2).
Недостатком этих устройств является то, что при заполнении шприца одной рукой задействуются мышцы-разгибатели пальцев, не приспособленные к выполнению точных движений и не способные развивать значительных усилий.
Задачей, на решение которой направлено заявленное техническое решение, является обеспечение возможности, как опорожнения, так и заполнения шприца с привлечением только мышц-сгибателей пальцев одной руки.
Поставленная задача решается благодаря тому, что в конструкции шприца, содержащего полый корпус-цилиндр и поршень, перемещаемый внутри корпуса при помощи штока, предусмотрено следующее отличие: на оси шприца со стороны штока на расстоянии от корпуса, превышающем длину штока, располагается неподвижный относительно корпуса дополнительный упор.
Техническим результатом использования полезной модели является возможность опорожнения и заполнения шприца усилиями только мышц-сгибателей пальцев одной руки.
1. Сабитов В.Х. Медицинские инструменты. - М.: Медицина, 1985, 175 с.
2. Малрой М. Местная анестезия: Иллюстрированное практическое руководство. - М.: БИНОМ, 2005, 301 с.
Техническая сущность и принцип действия полезной модели поясняется чертежами, на которых изображено:
Фиг. 1 - Схема медицинского шприца с плоскими упорами. 1 - корпус; 2 - поршень; 3 - жидкость; 4 - наконечник; 5 - шток; 6 - упоры корпуса; 7 - упор штока. Темными стрелками обозначено направление движения жидкости, а светлыми - направления и точки приложения усилий при заполнении (а) и опорожнении (б) шприца.
Фиг. 2 - Схема медицинского шприца с кольцевыми упорами. 1 - корпус; 2 - поршень; 3 - жидкость; 4 - наконечник; 5 - шток; 6 - упоры корпуса; 7 - упор штока. Темными стрелками обозначено направление движения жидкости, а светлыми - направления и точки приложения усилий при заполнении (а) и опорожнении (б) шприца.
Фиг. 3 - Схема шприца для одной руки (а - в изометрической проекции; б - вид сбоку). 1 - корпус; 2 - поршень; 3 - жидкость; 5 - шток; 6 - упоры корпуса; 7 - упор штока; 8 - стойки; 9 - дополнительный упор. Светлыми стрелками обозначены направления и точки приложения усилий при заполнении шприца (опорожнение осуществляется согласно фиг. 1б).
Фиг. 4 - Возможные варианты исполнения шприца для одной руки, а - с двумя стойками (дополнительный упор в виде скобы); б - с одной стойкой (Г-образный дополнительный упор); в - с дополнительным упором в виде скобы и кольцевым упором штока.
Возможность осуществления заявленной полезной модели показана следующими примерами:
Дополнительный упор (фиг. 3) соединен с корпусом шприца двумя (фиг. 3, 4а, в) или одной (фиг. 4б) жесткими стойками таким образом, чтобы между ним и упором штока, вытянутого на максимальный объем, оставался зазор, достаточный для размещения большого или указательного пальца. При этом толщина стоек в плоскости дополнительного упора такова, что не создает существенных помех захвату упора штока двумя пальцами одной руки. Также возможен вариант исполнения с кольцевым упором штока (фиг. 4в), позволяющий заполнять шприц усилиями мышц-сгибателей всего двух пальцев одной руки.
Заявленная полезная модель используется следующим образом:
Для набора жидкости шприц захватывается двумя пальцами за упор штока, а третий палец размещается на внешней стороне дополнительного упора. После чего наконечник (игла) погружается в жидкость, которая набирается в шприц за счет встречного усилия трех пальцев (фиг. 3б). Опорожнение шприца также осуществляется встречным усилием трех пальцев, два из которых охватывают корпус вблизи упоров корпуса, а третий давит на упор штока (фиг. 1б). В этом случае дополнительный упор не задействуется, но и не создает помех, так как между ним и упором штока при любой степени заполнения шприца сохраняется зазор, достаточный для размещения пальца.