МЕДИЦИНСКИЙ ШПРИЦ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ИНДИКАЦИЕЙ

Полезная модель относится к медицине и может быть использована при выполнении инъекций, например, во время местного обезболивания при различных вмешательствах в том числе, в стоматологии для местного инъекционного обезболивания, а также в общей медицине для введения растворов, требующих контроля скорости введения.
Особенно предлагаемое устройство может быть применено для местного обезболивания детей младшего возраста, т.к. позволяет снизить болевые ощущения в момент инъекции.
Большой проблемой во всем мире является снижение болевого синдрома при инъекции организма, в частности при местном обезболивании. Известно, что болевой синдром возникает не при непосредственном уколе, а при введении раствора с большой скоростью.
Из уровня техники введения растворов известно, что, например, при инфильтрационной анестезии анестетик в количестве 1,5-2,0 мл вводят медленно, чтобы избежать сильных болевых ощущений от расслаивания тканей раствором (Бизяев А.Ф. и др., «Обезболивание в условиях стоматологической поликлиники», М, 2002 г, стр.40).
Однако скорость введения раствора в ткани ни в коем случае не должна превышать 1 мл в мин (Боровский Е.В. и др., «Терапевтическая стоматология», М, АО «Стоматология», 2005 г, стр.14).
При этом во время инъекции в ткани врач (медсестра) руководствуется только личным ощущением и не знает какое давление развивается в момент введения или какова скорость ведения раствора (количество мл в единицу времени), по существу это «ползучий эмпиризм».
Также известно, что все рекомендации скорости введения раствора даны без учета соотношения плотности ткани в месте инъекции, плотности раствора, а также давления и скорости раствора, в местном анестетике.
Известно устройство для введения раствора с малой скоростью (регулируемой), по патенту РФ. №2342125 (2008, 12.27)« Электронный шприц», который состоит из блока микроконтроллера с индикатором управления, ножной педали, с помощью которой производится подача анестетика, источника питания (сеть 220 B, 50 Гц) и набора одноразовых систем.
При всех своих положительных качествах данное устройство обладает двумя существенными недостатками: довольно громоздко, а главное очень дорого (десятки тысяч рублей).
Известна электронная система транскортикальной анестезии «Sleeper One» с иглами «Jntralig-S», см. на JD internet site: www.information-dentaire.com.
Система содержит: компьютерный блок, блок задания режимов работы с индикацией, блок питания, набор игл, ножные педали и набор кабелей.
Конечно это прекрасная система, но она довольно громоздка и очень высокая стоимость, порядка несколько тысяч евро.
Известно электронное устройство для анестезии «Anaeject», производства Японии, см. на JD internet site: www.information-dentaire.com. - ПРОТОТИП.
Это устройство выполнено в форме, напоминающее пистолет и имеющее приблизительно такие же размеры.
Устройство содержит: корпус, на котором крепится (вставляется) специальный одноразовый шприц, на корпусе имеется кнопка вкл/выкл, внутри корпуса находится электромеханическая часть. Электронная часть находится на выносном пульте это микроконтроллер (МС), панель управления и индикации (задания режимов и их отражение на ЖКИ), выносной пульт соединен с самим устройством гибким кабелем, МС управляет электромеханической частью для ввода анестетика через шприц (привод). Питание осуществляется от встроенного аккумулятора.
К недостаткам следует отнести наличие специализированных шприцов, а также очень высокую стоимость. Такое устройство найдет применение в специализированных стоматологических клиниках, но в виду высокой стоимости не доступно для всех слоев населения и регионов РФ.
К общим недостаткам представленных моделей можно отнести то, что они являются сложными техническими приборами многоразового использования, в связи с чем возникает потенциальный риск инфицирования пациентов и персонала.
Технической задачей предлагаемой полезной модели стабилизация скорости введения раствора (анестетика) в ткани на заданном уровне с целью снижения болевого синдрома почти до нулевой отметки, т.е. повышение удобства медперсонала и комфортности пациентов.
Для решения указанной задачи предлагается медицинский шприц с предупреждающей индикацией, содержащий стеклянный корпус с иглой, шток с толкающей шайбой внутри корпуса и с нажимной шайбой вне его, отличающийся тем, что к нажимной шайбе прикреплена конструкция предупреждающей сигнализации, содержащая нижний цилиндр, верхний цилиндр, закрытый с одной стороны, пружину прикрепленную с одной стороны к нажимной шайбе, а с другой - к дну верхнего цилиндра, причем верхний цилиндр имеет возможность перемещения относительно нижнего цилиндра с внешней стороны последнего; нижний цилиндр по своей окружности имеет две яркие полоски: нижнюю зеленого цвета и среднюю красного цвета, верхний цилиндр имеет посредине высоты вырезы; зеленая полоска нижнего цилиндра расположена на его середине по высоте, красная полоска на ¾ высоты, а обе полоски по ширине равны ≈1-1,2 мм, вырезы верхнего цилиндра расположена по окружности ≈ через 2 мм, длиной ≈2 мм, шириной 1-1,2 мм; конструкция предупреждающей сигнализации расположена внутри корпуса шприца и прикреплена с нижней стороны к толкающей шайбе, а с верхней - к штоку и имеет следующие соединения: нижний цилиндр прикреплен к толкающей шайбе, закрытая сторона верхнего цилиндра прикреплена к штоку, а верхний цилиндр имеет возможность перемещения относительно нижнего цилиндра с внутренней стороны последнего, пружина закреплена между толкающей шайбой и дном верхнего цилиндра; верхний цилиндр по своей окружности имеет две яркие полоски: нижняя - красного цвета, средняя - зеленая, нижний цилиндр имеет посредине высоты вырезы, причем размеры и расположение полосок и вырезов те же; упругость пружины выбирается из условия требуемого давления введения раствора.
На фиг.1 и 2 показаны два варианта предлагаемого шприца с пружиной и индикаторами вне корпуса шприца и внутри соответственно, на которых показано: 1 - собственно корпус шприца, 2 - толкающая шайба, 3 - пружина, 4 - нажимная шайба, 5 - тыльная заглушка шприца, 6 - шток шприца, 7 - опорная платформа, 8 - подвижная платформа, 9-1 - прорези в подвижной платформе, 9-2 - прорези в опорной платформе, 10 - круговая красная полоска, 11 - круговая зеленая полоска, 12 - насадка.
Варианты имеют следующие соединения.
Медицинский шприц с предупреждающей индикацией, содержит стеклянный корпус 1 с иглой, шток 6 с толкающей шайбой 2 внутри корпуса 1 и с нажимной шайбой 4 вне его, отличающийся тем, что к нажимной шайбе 4 прикреплена конструкция предупреждающей сигнализации, содержащая нижний цилиндр, верхний цилиндр, закрытый с одной стороны, пружину 3 прикрепленную с одной стороны к нажимной шайбе 4, а с другой - к дну верхнего цилиндра, причем верхний цилиндр имеет возможность перемещения относительно нижнего цилиндра с внешней стороны последнего; нижний цилиндр по своей окружности имеет две яркие полоски: нижнюю 11 зеленого цвета и среднюю 12 красного цвета, верхний цилиндр имеет посредине высоты вырезы; конструкция предупреждающей сигнализации расположена внутри корпуса 1 шприца и прикреплена с нижней стороны к толкающей шайбе 2, а с верхней - к штоку 6 и имеет следующие соединения: нижний цилиндр прикреплен к толкающей шайбе 2, закрытая сторона верхнего цилиндра прикреплена к штоку 6, а верхний цилиндр имеет возможность перемещения относительно нижнего цилиндра с внутренней стороны последнего, пружина 3 закреплена между толкающей шайбой 2 и дном верхнего цилиндра; верхний цилиндр по своей окружности имеет две яркие полоски: нижняя 11 - красного цвета, средняя 10 - зеленая, нижний цилиндр имеет посредине высоты вырезы.
Работа с медицинским шприцем с предупреждающей сигнализацией происходит следующим образом.
а) С внешним съемным многоразовым устройством, расположенным на наружной поверхности стандартного шприца на торцевой (конечной) части шприца (фиг.1).
Устройство надевается (крепится) к нажимной шайбе шприца (сам способ крепления не рассматривается, т.к. он достаточно прост). В исходном состоянии (раствор, анестетик еще не набран) и после набора раствора пружина 3 находится в расслабленном (распрямленном) состоянии. При нажатии (после набора раствора) на нажимную шайбу 4 посредством насадки 12 самого устройства пружина 3 находится в распрямленном состоянии до тех пор, пока сохраняется требуемое по условиям ввода давление и плавность введения. С боку устройства виден зеленый ободок (полоска) 11. При превышении заданного давления пружина 3 начинает сжиматься в результате подвижная часть 8 устройства движется относительно неподвижной 7 и в результате чего зеленый ободок (полоска) 11 будет закрыта подвижной частью 8, а прорези 9-1 подвижной части 8 совместятся с красной полоской (ободом) 10, которая будет видна, что свидетельствует о превышении давления, а это сигнал медсестре (врачу), нужно сбросить давление.
По окончании введения раствора, шприц вынимается из ткани, устройство отсоединяется и вновь готово к работе с другим шприцом.
б) С внутренним устройством индикации, расположенным в торцевой части шприца (фиг.2) (одноразовый вариант шприца), на толкающей шайбе 2-х исходное состояние, набор раствора, и само введение раствора, также индикация происходит аналогично пункту «а».
Различие только в том, что подвижная часть 8 устройства нажимается штоком 6 и относительно неподвижной части 7 находится внутри ее, а не с наружи.
Плавность движения подвижных частей относительно неподвижных в обоих вариантах обеспечивается применением тифлоновых сочленений (на фиг. не показаны).
К несомненным достоинствам обоих вариантов относится их простота конструкции, а следовательно низкая себестоимость. Путем изменения свойств пружины можно точно калибровать шприцы для тех или иных растворов или методик введения. Универсальность первого варианта заключается в том, что его можно применять с большинством типов шприцов, а также возможность его применения как стерильного (предпродажная стерилизация).
Достоинство второго варианта это его одноразовость и мгновенная готовность к работе, т.е. как насадку на шприц не нужно стерилизов, подсоединять.
Таким образом оба варианта просты по конструкции, удобны в работе, а себестоимость очень низкая, т.е. они отвечают основному экономическому постулату: «стоимость - эффективность».