НОСОВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ РИНОМАНОМЕТРА

Полезная модель относится к области медицины, а конкретнее к оториноларингологии, и предназначена для регистрации носового дыхательного сопротивления.
Исследования дыхательной функции носа обладают наибольшей клинической значимостью.
Наиболее объективную и достоверную характеристику носового дыхания позволяет получить риноманометрия [1]. Риноманометр служит для объективного измерения параметров носового дыхания, которое имеет большое значение для диагностики патологии носа и терапевтического контроля процессов, протекающих после хирургического вмешательства, оценки медикаментозных эффектов [2].
Известен риноманометр, содержащий маску, блок управления, блок регистрации, и носовой адаптер, выполненный в виде оливы из плотного пластика. При проведении измерений носовой адаптер с соединительной трубкой устанавливают в одной из половин носа, маска плотно прилегает к лицу. Пациент осуществляет дыхание через нос [3].
Недостатком данного носового адаптера является сложность создания полной обтурации исследуемой половины носа, что снижает точность полученных результатов.
Известен риноманометр, содержащий маску, блок управления, блок регистрации, и носовой адаптер, выполненный в виде узкой пластинки округлой формы из картона, закрепляемой в преддверии носа за счет самоклеящейся ленты [4].
Недостатком является неудобство при выполнении исследования, обусловленное необходимость дополнительного применения клейкой ленты и потенциальная возможность травматизации преддверия носа с развитием острых воспалительных заболеваний преддверия носа (карбункул, фурункул). Также материал, из которого выполнен носовой адаптер, не позволяет проводить многократную антисептическую обработку, что обуславливает дополнительные экономические затраты.
Известен также риноманометр, содержащий маску, блок управления, блок регистрации, и носовой адаптер, выполненный в виде трубки-мундштука из поролона [5].
Недостатком данного устройства является низкий срок службы материала, из которого сделан носовой адаптер, вследствие его разрушения при проведении многократной антисептической обработки, сложность и трудоемкость его извлечения из носа после проведения исследования, что создает неудобства при использовании. Данный носовой адаптер взят за прототип.
Целью создания полезной модели является повышение удобства использования носового адаптера за счет упрощения и снижения трудоемкости его извлечения из носа, повышение срока службы носового адаптера за счет его изготовления из материала, дающего возможность его многократной антисептической обработки.
Эта цель достигается тем, что дыхательный участок трубки-мундштука снабжен ограничителем вхождения в нос в виде диска диаметром 25-40 мм, причем трубка-мундштук и ограничитель выполнены из термостойкого, биологически и химически инертного материала.
Полезная модель поясняется графическим материалом, на фиг.1 изображен предлагаемый носовой адаптер, вид сбоку. На фиг.2 - предлагаемый носовой адаптер, вид сверху.
Носовой адаптер для риноманометра содержит трубку-мундштук (2), снабженную ограничителем (1) вхождения в нос, выполненный в виде диска диаметром 25-40 мм. Трубка-мундштук выполнена диаметром 12-20 мм. В рабочий комплект риноманометра должен входить набор носовых адаптеров, что позволит проводить исследования для большого количества пациентов.
Выполнение трубки-мундштука (2) с ограничителем (1) снижает трудоемкость извлечения адаптера после использования.
Выполнение адаптера из термостойкого биологически и химически инертного материала, например полимерного, позволяет проводить многократную антисептическую обработку и использование.
Сравнение предлагаемого носового адаптера с другими, известными в области медицин, показало его соответствие критериям полезной модели.
Адаптер используют следующим образом. Для каждого пациента подбирают адаптер необходимого диаметра, который затем вставляется в нос. Пациент одевает маску, включают риноманометр и проводят исследование согласно утвержденной инструкции к риноманометру [6].
Использование предлагаемого носового адаптера к риноманометру позволяет повысить удобство пользования риноманометром за счет снижения трудоемкости по извлечению адаптера из носа, повысить срок службы носового адаптера за счет получения возможности многократной антисептической обработки и многократного использования.
Носовой адаптер возможно и целесообразно использовать в оториноларингологических подразделениях медицинских учреждений.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. Clement P.R. Rhinomanometry/ R.Clement, С.А.Hirsh / A rewiew // J.Oto. Rhino. Laryngol. (Basel). - 1984. - Vol.46. - P 173.
2. Пискунов Г.З., Пискунов С.З. Клиническая ринология / Г.З.Пискунов, С.З.Пискунов- М.: «Миклош», 2002. - 390 с.
3. RhinoScan HEINEMANN Medizintechnik.
4. Rhinospir-164 SIBELMED (SPAIN).
5. ATMOS, Rhinomanometer 300, Medizin Technik, 105 3000B, L0. 11, 2005.