СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПУЛЬСАТОРА ДОИЛЬНОГО АППАРАТА

Полезная модель относится к сельскохозяйственной области производства молочных продуктов, именно к технологии машинного доения, более конкретно, к конструкции устройств для диагностики пульсаторов доильных аппаратов.
Известен стенд для контроля качества сборки пульсаторов, содержащий вакуумную установку, связанную вакуум-проводом с основным и дополнительными вакуум-баллонами, к которым присоединены вакуумметры и краны контролируемых пульсаторов (см. авт. св. СССР №1777731, бюл. №44, 1992 г.).
Недостатком известного стенда является сложность конструкции, обусловленная необходимостью использования вакуумной системы для одновременной диагностики работоспособности нескольких пульсаторов.
Наиболее близким техническим решением к предложенному является устройство для диагностики пульсатора доильного аппарата, содержащее средства для подачи в полости пульсатора воздуха, приборы контроля давления и времени его изменения (см. авт. св. СССР №1598930, бюл. №38, 1990 г. - прототип).
Особенностью известного устройства является наличие исполнительного механизма, сообщенного через вакуумный кран с вакуумной системой, причем исполнительный механизм выполнен в виде герметичной емкости с поплавковым индикатором импульсного давления, а герметичная емкость соединена с пульсатором посредством дросселя.
Недостатком известного устройства является то, что оно предназначенного для проверки лишь качества сборки пульсатора с обязательным применением вакуумной системы, а также отсутствие возможности независимой проверки герметичности пульсатора и пропускной способности дроссельного канала.
Решаемой задачей является создание достаточно простого и многофункционального стенда для диагностики состояния элементов пульсатора в условиях фермерского хозяйства, в том числе, для независимой проверки герметичности и пропускной способности дроссельного канала пульсатора, являющихся причиной достаточно частых отказов работы доильных аппаратов.
Указанная задача решается тем, что в известном стенде для диагностики пульсатора доильного аппарата, содержащем средства для подачи в полости пульсатора воздуха, приборы контроля давления и времени его изменения, согласно полезной модели, стенд содержит ресивер, вход которого соединен через запорный вентиль с воздушным насосом, первый выход ресивера соединен через первый кран-выключатель с патрубком средней камеры пульсатора, второй выход ресивера соединен через второй кран-выключатель и вспомогательную дроссельную насадку, размещенную в патрубке периферийной камеры пульсатора, с его дроссельным каналом, а третий выход ресивера соединен с манометром для измерения скорости падения избыточного давления в его объеме, при этом первый и второй кран-выключатели механически связаны с секундомерами для их независимого запуска в момент соединения объема ресивера с одной из камер пульсатора.
Такое выполнение стенда для диагностики пульсатора, позволяет при минимальных затратах на покупное оборудование в условиях мало оснащенных механических мастерских фермерских хозяйств, изготовить достаточно простое устройство для диагностики состояния элементов пульсатора, в том числе, для независимой проверки его герметичности и пропускной способности дроссельного канала, целостности прокладок и мембраны пульсатора.
На фиг.1 представлена блок-схема стенда.
Стенд для диагностики пульсатора доильного аппарата содержит пульсатор 1, ресивер 2, вход которого соединен через запорный вентиль 3 с воздушным насосом 4. Первый выход ресивера 2 соединен через первый кран-выключатель 5 с патрубком 6 средней камеры 7 пульсатора 1, второй выход ресивера 2 через второй кран-выключатель 8 и вспомогательную дроссельную насадку 9 соединен в области патрубка 10 периферийной камеры 11 пульсатора 1 с его дроссельным каналом 12, а третий выход ресивера 2 соединен с манометром 13 для измерения скорости падения избыточного давления в его объеме. Первый и второй кран-выключатели 5, 8 механически связаны через контактные элементы, один из которых обозначен поз.14, с секундомерами 15, 16 для их независимого запуска в момент соединения объема ресивера 2 с одной из полостей пульсатора 1. Пульсатор 1 имеет третью камеру 17, отделенную от средней камеры 7 мембраной 18, а также подвижный клапан 19. При этом периферийная камера 11 пульсатора 1 снабжена осевым отверстием, которое, на время испытаний пульсатора, герметично закрыто пробкой 20.
Устройство работает следующим образом.
Согласно предложенной полезной модели, для диагностики указанных элементов и характеристик пульсатора 1 используется более простой и достаточно эффективный, по сравнению с обычно применяемым вакуумированием, способ подачи воздуха в камеры пульсатора 1 с помощью воздушного насоса 4, ресивера 2, запорного вентиля 3, кранов-выключателей 5, 8 и вспомогательной дроссельной насадки 9.
При этом проверка общей герметичности пульсатора 1 осуществляется следующим образом. Насосом 4 при открытом вентиле 3 и закрытых кранах-выключателях 5, 8 заполняют ресивер 2 до избыточного давления около 20 кПа, фиксируемого по манометру 13. После этого закрывают вентиль 3 и открывают кран-выключатель 5 при одновременном включении секундомера 15. Кран-выключатель 8 при этом закрыт. Манометр 13 показывает сначала не большое снижении давления вследствие поступления воздуха в камеры пульсатора 1. Затем осуществляют наблюдение за показаниями манометра 13 и секундомера 15 в течение 10-100 с. Отсутствие падения давления в ресивере свидетельствует о полной герметичности корпуса пульсатора 1 и его элементов, включая мембрану 18, вводы в патрубки 6, 10 и др.
Наличие течи или разгерметизации пульсатора 1 определяется по степени или темпу падения давления в ресивере 2, показываемому манометром 13. По зафиксированным показаниям манометра 13 и секундомера 15 строят график падения давления в координатах время - давление. Наклон и форма кривой падения давления свидетельствуют о соответствующих дефектах в элементах пульсатора 1. Поочередная замена его прокладок, мембраны и других частей позволяет выявить характерные неисправности каждого пульсатора или их группы.
Проверка пропускной способности дроссельного канала 12 пульсатора 1 осуществляется независимо от предыдущих измерений следующим образом. Насосом 4 при открытом вентиле 3 и закрытых кранах-выключателях 5, 8 заполняют ресивер 2 до прежнего избыточного давления (20 кПа), фиксируемого по манометру 13. После этого закрывают вентиль 3 и открывают кран-выключатель 8 при одновременном включении секундомера 15 (кран-выключатель 5 при этом закрыт).
В случае отсутствия засора дроссельного канала 12 манометр 13 показывает быстрое снижение давления вследствие поступления воздуха в камеру 17 пульсатора 1. При наличии полной или частичной засоренности, дроссельного канала 12 показания манометра 13 изменяются более медленно, что фиксируется по показаниям секундомера 16.
По зафиксированным показаниям манометра 13 и секундомера 15, как при определении герметичности, строят график падения давления в координатах время - давление. Наклон и форма кривой падения давления свидетельствуют о повышении гидравлического сопротивления дроссельного канала 12 пульсатора 1 и необходимости его прочистки. Дальнейшее совершенствование описанной методики измерений может способствовать определению степени износа или старения прокладок и эластичной мембраны пульсатора.
Общая герметичность пульсатора доильного аппарата и пропускная способность дроссельного канала являются для механиков и операторов машинного доения основными диагностируемыми параметрами, зависящими от состояния составляющих элементов его конструкции: корпуса, клапана, прокладок, технологических отверстий, мембраны и др. Даже незначительные нарушения целостности указанных элементов и пропускной способности дроссельного канала пульсатора могут нарушить работу доильных аппаратов по причине изменения времени его переключения (доли сек), что связано с изменением времени прямого и обратного хода клапана пульсатора.
Предложенное выполнение стенда для диагностики пульсатора доильного аппарата позволяет, в условиях слабо оснащенных механических мастерских фермерских хозяйств, изготовить данное устройство и использовать его для поочередной проверки герметичности пульсатора и пропускной способности его дроссельного канала.