МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ КРОВАТЬ "ВОЛНА-1"

Полезная модель относится к медицинской технике и может быть использована для больных с ожогами и профилактики пролежней, а также в случаях множественных травм, отеков и неврологических осложнений.
Известно устройство для предотвращения пролежней, содержащее корпус, секционное ложе в виде реек, расположенных поперек корпуса и привод, причем рейки ложа жестко соединены с корпусом на одинаковом расстоянии одна от другой, корпус снабжен подвижным в вертикальной плоскости подрамником с брусками, расположенными в зазоре между рейками, а привод выполнен с двумя валами, на которых установлены кулачки, взаимодействующие с подрамником. (Авт. св-во SU 1777862 А1, Кл. А61G 7/057, опубл. 30.11.1992).
К недостаткам известной конструкции можно отнести пониженную комфортность изделия ввиду выполнения реек секционного ложа из деревянных реек, а также отсутствие устройств для вентиляции поверхности тела пациента.
Известна кровать медицинская противопролежневая, содержащая корпус, линейную или ячеистую системы перераспределения давления, устройство вентиляции тела пациента. (Патент на полезную модель №83918 Peг. 27.06.2009 г.)
К недостаткам известной конструкции можно отнести относительно узкие функциональные возможности ввиду отсутствие подъемных механизмов для перекладывания пациента и наклона корпуса кровати, отсутствие подголовника, возможности обдува тела пациента и других.
Задача, на которую направлено предлагаемое техническое решение, заключается в расширении функциональных возможностей устройства путем создании медицинской протвопролежневой кровати с повышенной комфортностью и безопасностью, эффективным обеспечением массажа тела и аэрации кожи.
Техническим результатом от использования предложенной конструкции является эффективное перераспределение контактного давления на тело пациента, что способствует нормализации кровоснабжения пораженных частей тела и эффективному восстановлению тканей, т.е. уменьшение сроков выздоровления пациента.
Вышеуказанный технический результат достигается за счет того, что медицинская противопролежневая кровать содержит корпус с установленной в его верхней части несущей платформой и смонтированными в его нижней части колесами рояльного типа, подвижную платформу, связанную с установленным в корпусе кровати механизмом ее вертикального перемещения, и смонтированные на подвижной платформе опорные элементы, расположенные с возможностью вертикального перемещения в сквозных пазах неподвижной платформы, при этом механизм вертикального перемещения подвижной платформы выполнен в виде подъемника пантографного типа с механическим, гидравлическим или пневматическим приводом.
Кроме того, кровать может быть снабжена вертикально установленной в корпусе с возможностью вращения кран-балкой с подъемным механизмом и замковым устройством для подвески носилок или ручки-трапеции.
Также она может быть снабжена механизмом изменения высоты и наклона несущей платформы в продольном направлении, выполненным в виде поперечных балок, на которых попарно смонтированы колеса рояльного типа, причем поперечные балки шарнирно соединены тягами и раздвижными механизмами соответственно с основанием и боковыми сторонами корпуса кровати.
Кроме того, кровать может быть также снабжена спинкой-подголовником, расположенным с противоположной от кран-балки стороны кровати, шарнирно соединенным одним концом с неподвижной платформой, а другим концом через раздвижной механизм с корпусом кровати.
Для принудительного обдува тела пациента кровать может быть снабжена специальным устройством смонтированным в нижней части корпуса со стороны спинки-подголовника.
Также кровать может быть снабжена съемными или откидными поручнями, соединенными с боковыми сторонами корпуса кровати, смонтированными на кран-балке ручкой-трапецией, держателем для емкости капельницы, осветительной лампой и держателем листа назначении, и покрывным матрасом с чехлом из водонепроницаемой ткани.
На Фиг.1 - Медицинская противопролежневая кровать, вид в разрезе
На Фиг.2 - Кровать, общий вид, вид сбоку
На Фиг.2 - Кровать, общий вид, вид сверху
Медицинская противопролежневая кровать содержит корпус 1 с установленной в его верхней части несущей платформой 2. Кровать также содержит подвижную платформу 3, связанную с установленным в корпусе кровати приводом 4 ее перемещения.
Подвижная платформа 3 совместно с системой тяг 5 представляет собой конструкцию, обеспечивающую ее постоянное положение в горизонтальной плоскости, при изменении ее положения по высоте. Привод подвижной платформы 3 осуществляется с помощью привода 4, в качестве которого могут быть использованы винтовая пара, гидравлический или пневматический или электрический привод.
Устройство работает следующим образом. При включении привода 4 перемещения подвижной платформы 3 последняя приводится в действие. При этом площадка подвижной платформы при взаимодействии с системой тяг 5 и подъемником 4 совершает вертикальные возвратно-поступательные движения, перемещаясь относительно неподвижной платформы 2.
Платформа 3 останавливается в максимальном верхнем положении. При этом пациент опирается на ложементы подвижной платформы. Платформа 3 находится в таком положении некоторое время, оптимальное для пациента. По истечении этого времени подвижная платформа 3 движется вниз, в минимальное нижнее положение, в котором также находится некоторое время, оптимальное для пациента. При этом пациент опирается на ложементы несущей платформы. После этого цикл повторяется многократно, по назначению врача. Таким образом, происходит перемена мест давления на тело пациента, что исключает возможность образования пролежней.
Ложе покрывается чехлом из водонепроницаемой ткани, обеспечивающей доступ воздуха.
Кровать имеет переменную высоту лежания, а также переменный угол наклона ложа пациента относительно горизонтальной оси. Это обеспечивается изменением длины подъемных механизмов 8 и 11, которые могут быть электрическими, пневматическими или гидравлическими, и закрепленных между головной поперечной опорной балкой 6 и ножной поперечной опорной балкой 9, на каждой из которых также установлена пара поворотных колес 17, и опорные пластины 7 и 10. Регулировка длины подъемных механизмов осуществляется независимо друг от друга. Каждая опорная пластина 7 и 10 закреплена в двух точках подвижно на корпусе 1 кровати. При подаче соответствующего сигнала на каждый из приводов 8 и 11, привод изменяет собственную длину и следовательно, высоту корпуса 1 кровати над соответствующей поперечной опорной балкой 6 и 9. При этом происходит наклон ложа пациента, при изменении длины обоих подъемных механизмов в одном направлении происходит подъем или опускание ложа пациента - изменение высоты лежания.
Подъемный механизм предназначен для перемещения пациента с кровати на медицинскую кровать-каталку и обратно. Подъемный механизм состоит из опорной трубы 12, закрепленной подвижно на вертикальной оси на корпусе 1 кровати и подъемной балки 13, которые соединены между собой подвижно (шарнирно) в одной точке, а две другие точки, связаны между собой звеном, представляющим собой гидравлический, пневматический или электрический привод 14. В составе подъемного механизма могут иметься разборные носилки 18 (показаны на Фиг.2). Носилки разделяются на две половины параллельно длинной стороне и в собранном состоянии фиксируются замками. Половины носилок подкладывается под пациента справа и слева, и, затем, фиксируются замками.
С носилками соединены гибкие стропы, которые закрепляются на крюке подъемной балки подъемного механизма. После укладывания пациента на носилки, замыкания их замков, фиксации строп на крюке подъемной балки, привод подъемника по команде оператора приводится в движение. При этом конец подъемной балки, противоположный от точки закрепления на опорной трубе поднимается и поднимает носилки с пациентом. После подъема носилок оператор вручную поворачивает носилки относительно вертикальной оси в положение, при котором носилки с пациентом оказываются расположенными над медицинской кроватью-коляской, устанавливаемой рядом с кроватью. После этого происходит опускание носилок с пациентом, размыкание замков и извлечение половинок носилок из-под пациента.
На подвижной балке 13 подъемного механизма в целях повышения удобства использования кровати может быть закреплена ручка-трапеция 19 для самостоятельного подтягивания пациента, держатель для емкости капельницы 20, осветительная лампа 21, держатель листа назначений 22.
Кровать имеет спинку-подголовник 15, который закреплен на корпусе 1 кровати, угол установки которого можно изменять с помощью гидравлического, пневматического или электрического подъемника 16.
Кровать имеет съемные или откидные поручни 23, повышающие безопасность пациента при использовании кровати.
Устройство принудительного обдува 24 тела пациента расположено внутри корпуса 1 кровати и состоит из термонагревателя и вентилятора. Забор подаваемого воздуха производится через воздушный фильтр, форма и конструкция которого могут быть любыми.
Использование описанной полезной модели позволит значительно сократить время восстановления здоровья пациентов, облегчить труд медицинского персонала.