ПРОМЫШЛЕННЫЙ НЕГАТОСКОП

Полезная модель предназначена для просмотра рентгеновских снимков и может быть использована в научно-исследовательской деятельности и промышленности, преимущественно для баллирования и расшифровки рентгенограмм сварных швов.
Известно «Устройство для просмотра изображений на светопрозрачных носителях («Негатоскоп»)» по патенту на полезную модель №54303 от 25.09.2003. Предложенное устройство содержит корпус из жесткого светонепроницаемого материала, просмотровый экран, осветитель просмотрового экрана.
Недостатком указанной полезной модели является то, что в качестве осветителя просмотрового экрана используются лампы дневного света.
Известен негатоскоп НС 85×400 (см. http://www.kvazar-ufa.com/art46.html - обращение 29.08.2018), состоящий из прочного металлического или пластмассового корпуса, галогеновых ламп, смотрового экрана. Недостатком данного негатоскопа является применение галогеновых ламп для освещения смотрового экрана, большие (85×400 мм) размеры смотрового экрана, высокая потребляемая мощность (500 Вт).
Также известен светодиодный негатоскоп НГС-К (см. http://negatoskopy.ru/negatokopy_ngs - обращение 29.08.2018) состоящий из состоящий из прочного металлического или пластмассового корпуса, светодиодных ламп, смотрового экрана. Данный негатоскоп принят за прототип.Недостатком прототипа является размер экрана (300×100 мм).
Техническая задача, решаемая данной полезной моделью состоит в устранении указанных недостатков и повышении вероятности выявления дефектов,
Данная задача решается следующим образом.
Основную роль в обеспечении качества расшифровки рентгенограмм играет размер просмотрового экрана и источник освещения. Для расшифровки рентгенограмм сварных швов большой размер экранов промышленных негатоскопов является отрицательным фактором резко снижается контрастность зрения из-за боковой засветки.
В предлагаемой полезной модели опытным путем был выбран оптимальный размер смотрового окна - в 150×60 мм. В качествен источника освещения применены светодиоды холодного свечения в 4500-6000 К с величиной светового потока в 9000-10000 люмен и плавной регулировкой. Поскольку пленка имеет голубую основу, данные светодиоды позволяют обеспечить высокую контрастность и высокую вероятность выявления дефектов.
На Фиг. 1 показано схематично устройство негатоскопа, где:
1 - корпус;
2 - смотровое окно;
3 - светодиоды;
4 - ручка плавной регулировки величины светового потока.
На Фиг. 2 приведено фото негатоскопа, в котором реализована предлагаемая полезная модель. Работа с данным образцом в условиях цеха для производства изделий из титанового сплава показала, что при расшифровке рентгеновских снимков сварных швов имеет место высокая контрастность, обеспечивается высокий световой поток при потребляемой мощности не более 100 Вт, возросла вероятность обнаружения дефектов.
Технический результат - повышение вероятности обнаружения дефектов.