ДИНАМОМЕТР

Устройство относится к юмерительной технике, а именно измерению силы, и может быть использовано в качестве образцового средства измерения третьего разряда для поверки силоизмерителей в испытательной технике и технологическом оборудовании.
Известен динамометр (см. пат. РФ N2043608, G01L1/04, опуб. 25.09.95г.) содержащий размещенный на опоре центральный полый стержень с измерительной частью с силовоспринимающей шаровой опорой, соединенный со стержнями (щечками), каждый из которых выполнен с ломаной осью и связан с одним концом соответствующей пластины (флажка), а так же измеритель перемещения с наконечником, иглу и подпятник под нее, характеризующееся тем, что в него введены расположенные симметрично относительно оси центрального полого стержня две перемычки, при этом пластины выполнены упругими, расположенными перпендикулярно плоскости стержня с ломаной осью (щечкой) и соединены другими своими концами попарно с перемычками, в середине одной перемычки выполнено гнездо для крепления измерителя перемещения, а в средине другой - гнездо для крепления подпятника под иглу.
Недостатком известного устройства является недостаточная точность измерения силы, что не дает возможности изготовить образцовый механический динамометр третьего разряда, соответствующий требованиям ГОСТ 9500-84. Недостаточная точность измерения обусловлена тем, что флажки расположены вдоль плоскости симметрии динамометра, что
Динамометр.
приводит к снижению величины перемещения перемычек, и соответственно к снижению точности измерения.
Задача предлагаемого решения - совершенствование конструкции динамометра.
Технический результат - возможность повышения точности на 25...30%.
Этот технический результат достигается тем, что в динамометре, содержащем размещенный на опоре центральный полый стержень с силовоспринимшощей шаровой опорой, соединенный со щечками, имеющими ломаную ось и связанными с одним концом соответствующего упругого флажка, измеритель перемещения с наконечником, иглу и подпятник под нее, две перемычки, расположенные симметрично относительно стержня, флажки соедршены другими своими концами попарно с перемычками, в середине одной перемычки выполнено гнездо для крепления измерителя перемещения, а в середине другой - гнездо для крепления подпятника под иглу, флажки повернуты на угол а относительно плоскости симметрии динамометра таким образом, чтобы угол между флажками,объединенными перемычками,составил 90°+2а.
Предлагаемый динамометр приведен на фиг.1 - общий вид, на фиг. 2 вид сверху, показывающий расположение упругих флажков относительно плоскостей симметрии динамометра. - ,
Динамометр содержит центральный полый стержень 1, размещенный на опоре 2. В верхней части стержня установлена шаровая опора 3. К центральному стержню 1 приварены симметрично четыре щечки 4, через которые проходят плоскости симметрии динамометра. К внешним выступам щечек 4 приварены верхней частью флажки 5. Нижняя часть флажков объединена попарно перемычками 6, расположенными симметрично относительно оси центрального полого стержня 1. Флажки, объединенные перемычками 6, повернуты на угол а относительно плоскости симметрии
динамометра таким образом, чтобы между ними образовался угол (90° + 2а) как показано на фиг.2.
В середине одной неремычки имеется гнездо для установки винта подпятника 7 с коническим углублением для установки одного конца иглы 8. В середине другой перемычки имеется гнездо для установки державки 9, выполненной в виде разрезной втулки, на которую надет и закреплен винтом 10 хомутик 11. В державку 9 вставляется ножка измерителя перемещений в виде индикатора 12 часового типа и закрепляется винтом 13. Ножка измерителя перемещений имеет наконечник 14 с коническим углублением под установку другого конца иглы 8. Между подпятником 7 и наконечником 14 установлена игла 8.
Динамометр работает следующим образом. Усилие, прикладываемое к динамометру, передается черезшаровую опору 3 и опору 2
центральному стержню 1 и щечкам 4 . Под действием измеряемой силы стержень 1 и щечки 4 деформируются так, что происходит деформирование флаяжов 5 и сближение перемычек 6. Линейное перемещение перемычек друг относительно друга передается через иглу 1 индикатору 12, который это перемещение измеряет. По показаниям индикатора 12 находя
величину измеряемого усилия.
Исследование влияния угла поворота а на точность измерения показшю, что оптимальным является угол а  15°. При а  15° достигаегся повыщение точности на 25% , а при а  -15° снижение точности на 25% ( в этом случае 4-х флажковый динамометр работает как 2-х фла кковый).
По новому техническому решению был изготовлен и аттестован как образцовый динамометр ДОСМ-3-200 со стержнем. Аттестация показала полное соответствие динамометра требованиям ГОСТ 9500-84.
Й./У