МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИИ ТТЗ

Полезная модель относится к области радиоэлектроники и может использоваться для измерения, чтения информации о различных параметрах среды от датчиков, с последующим отображением и передачей ее по каналам цифровой транкинговой радиосвязи стандарта TETRA и других каналах связи.
Известен контроллер содержащий брызгозащищенный корпус с кроссплатой, являющейся объединяющим узлом, посредством которого обеспечивается электрическая коммутация сигнальных и питающих цепей в контроллере и подключение внешних цепей от соединителей, модуль источника вторичного электропитания, вырабатывающий вторичные напряжения, необходимые для питания установленных в контроллер модулей, системный модуль, содержащий вычислительное ядро системы и необходимые устройства для выполнения основных функций изделия, а также интерфейс Ethernet, дополнительные модули, работающие под управлением системного модуля - набор до 4-х дополнительных модулей с функциями, необходимыми для реализации задач сбора данных с приборов первичного учета энергоресурсов, отличающийся тем, что он снабжен блоком интерфейса оператора, включающим печатную плату с расположенными на ней жидкокристаллическим индикатором, клавиатурой, инфракрасным портом, интерфейсом SD-card для подключения ФЛЭШ-карт, пьезокерамическим излучателем, кронштейном, закрепленным на корпусе прибора, являющимся несущим элементом для установки на нем соединителей для подключения внешних цепей и интерфейсов, коммутация которых с кросс-платой выполнена плоским кабелем [РФ 63560, G05B 19/414, 27.05.2007]
Недостатком этого контроллера является то, что он используется только для измерения параметров в автоматизированных системах контроля и учета энергоресурсов на промышленных предприятиях, предприятиях электроэнергетики.
Наиболее близким является «Контроллер-индикатор температуры» [RU 12759, H05B 1/02, 27.01.2000], содержащий источник питания, датчик температуры, блок обработки, индикатор режима работы, индикатор температурного режима, клавиатуру управления с не менее чем двумя кнопками увеличения и уменьшения задаваемых значений и блок управления нагревательными элементами, выход которого выполнен с возможностью подключения к нагревательным приборам, отличающийся тем, что индикатор режима работы выполнен в виде двухцветного светодиодного индикатора с возможностью изменения цвета при переходе измеряемого значения температуры через заданное значение, блок обработки выполнен в виде однокристальной микроЭВМ, соответствующие входы которой соединены с датчиком температуры и клавиатурой управления, а соответствующие выходы - с индикатором режима работы и входом блока управления.
Недостатком контроллера является отсутствие возможности измерения уровня CO2 и CO в окружающем воздухе, гамма-излучения, силы удара и наводнения и передачи измеренных характеристик в линии связи.
Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет обеспечения возможности измерения уровня CO2 и CO в окружающем воздухе, гамма-излучения, силы удара и наводнения и передачи измеренных характеристик в линии связи.
Модуль телеметрии ТТ3, содержащий датчик температуры, блок обработки и индикатор, вход которого соединен с выходом блока обработки, первый вход которого соединен с датчиком температуры, в него дополнительно введены, датчик уровня CO2 и CO в окружающем воздухе, датчик гамма-излучения, датчик удара, датчик наводнения, RS232 - порт, который соединен с входом-выходом блока обработки, второй вход которого соединен с выходом датчика уровня CO2 и CO в окружающем воздухе, третий вход соединен с выходом датчика гамма-излучения, четвертый вход блока обработки соединен с выходом датчика удара, а пятый вход - соединен с выходом датчика наводнения, в качестве блока обработки используется микросхема микроконтроллера pic18f2520, причем в качестве индикатора используется жидкокристаллический индикатор, причем все датчики подключены с помощью соединительных клемм и могут быть вынесены на не большие расстояния или расположены в едином корпусе.
Введение указанных дополнительных элементов и последовательности их соединения позволяет обеспечить расширение функциональных возможностей за счет обеспечения возможности измерения уровня CO2 и CO в окружающем воздухе, гамма-излучения, силы удара и влажности и передачи измеренных характеристик в линии связи.
На фиг.1 - представлена схема модуля телеметрии ТТ3.
Модуль телеметрии ТТ3 включает в себя блок обработки (микросхема pic18f2520 [PIC18F2420/2520/4420/4520 Data Sheet 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers with 10-Bit A/D and nanoWatt Technology DS39631E-page 410 2008 Microchip Technology Inc]) 1, индикатор 2, датчик 3 температуры, датчик 4 уровня CO2 и CO в окружающем воздухе, датчик 5 гамма-излучения, датчик 6 удара, датчик 7 влажности, и RS232 - порт 8 [http://www.sattelik.ru/resiver/6.php].
Модуль телеметрии ТТ3 содержит датчик 3 температуры, блок 1 обработки и индикатор 2, вход которого соединен с выходом блока 1 обработки, первый вход которого соединен с датчиком 3 температуры, датчик 4 уровня CO2 и CO в окружающем воздухе, датчик 5 гамма - излучения, датчик 6 удара, датчик 7 наводнения, RS232 - порт 8, который соединен с входом-выходом блока 1 обработки, второй вход которого соединен с выходом датчика 4 уровня CO2 и CO в окружающем воздухе, третий вход соединен с выходом датчика 5 гамма-излучения, четвертый вход блока 1 обработки соединен с выходом датчика 6 удара, а пятый вход - соединен с выходом датчика 7 наводнения, в качестве блока 1 обработки используется микросхема микроконтроллера pic18f2520, причем в качестве индикатора 2 используется жидкокристаллический индикатор, причем все датчики 3…7 подключены с помощью соединительных клемм и могут быть вынесены на не большие расстояния или расположены в едином корпусе.
Модуль телеметрии ТТ3 позволяет считывать показания датчиков, обрабатывать полученные данные по заданному алгоритму, обеспечивать передачу данных с использованием внешних программных и аппаратных модулей по различным стандартам связи.
Модуль телеметрии ТТ3 предназначен для измерения данных, отображения на жидкокристаллическом индикаторе и передачи через RS232 - порт компьютера или в автономном режиме с возможностью вывода на жидкокристаллический индикатор, а также с помощью внешних модулей может быть осуществлена передача обработанных данных как по проводным, так и беспроводным каналам связи, таких как: уровень CO2 и CO в окружающем воздухе, гамма-излучения, силы удара и наводнения.
Модуль телеметрии ТТ3 выполняет следующие функции:
•  Измерение уровня CO2 и CO в окружающем воздухе;
•  Измерение силы удара;
•  Измерение уровня влажности, например в контролируемом помещении;
•  Измерение гамма-излучения;
•  Измерение температуры;
•  Обработка сигналов, получаемых с внешних контактных переключателей;
Модуль телеметрии ТТ3 реализован на микросхеме микроконтроллера pic18f2520 с прошивкой, которую в ходе доработок модуля можно модифицировать и обновлять.
При установке модуля телеметрии ТТ3 необходимо:
•  Подключить жидкокристаллический индикатор 2 к соответствующему разъему блока обработки 1;
•  Подключить датчики 3…7 к соответствующим разъемам блока обработки 1;
•  С помощью дополнительного кабеля подключить к блоку обработки 1 RS232 - порт 8, предназначенный для экстренного получения данных от модуля телеметрии ТТ3 и своевременного принятия решения об устранении чрезвычайной ситуации на объекте и в зоне покрытия.
Разъемы в блоке обработке 1 отмечены соответствующим им назначением.
Модуль телеметрии ТТ3 начинает работать сразу после подачи питания. При этом модуль телеметрии ТТ3 может работать в двух режимах. Поочередный опрос датчиков 3…7 или каждый раз опрос только одного выбранного датчика с шагом до 100 мсек. Полученная от датчиков информация преобразуется в блоке 1 обработки (микросхема микроконтроллера pic18f2520) в удобную для понимания человеком-оператором форму и высвечивается на жидкокристаллическом индикаторе 2. Если параметры, снимаемые с датчиков 3…7 или с одного из датчиков не удовлетворяют требованиям, указанных как в частном техническом задании, так и в ГОСТе о состоянии окружающей среды, то осуществляется передача обработанных данных операторам Информационных центров как по проводным, так и по беспроводным каналам связи. Причем передача и оповещение может осуществляться как в автоматическом режиме, так и по запросу операторов Информационных центров
Таким образом, модуль телеметрии ТТ3 позволяет обеспечить расширение функциональных возможностей за счет обеспечения возможности измерения уровня CO2 и CO в окружающем воздухе, гамма-излучения, силы удара и наводнения и передачи измеренных характеристик в линии связи.