УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ КРАЕВ И ЗАШИВАНИЯ КОЖНОЙ РАНЫ

Полезная модель относится к области медицины и медицинской технике, а именно к устройствам, предназначенным для сопоставления краев раны на теле человека с последующим наложением на нее хирургических швов.
Буянов В.М., Егиев В.Н., Удотов О.А. [1] отмечают: «Кожный шов должен накладываться очень тщательно, так как от этого зависит косметический результат любой операции. Неаккуратное сопоставление краев раны приводит к образованию грубого рубца. Излишние усилия при затягивании первого узла являются причиной уродливых поперечных полос, располагающихся по всей длине операционного рубца. Это может доставить больным не только моральные, но и физические страдания».
Цель полезной модели - создание возможности для врача быстрой и идеальной адаптации краев раны на теле человека с их удержанием для последующего наложения хирургических швов.
Известно устройство для практики методов хирургического наложения швов [2], представляющее собой обучающее устройство для воспроизведения сопротивления ткани. Недостатками данного устройства являются невозможность идеальной адаптации краев раны на теле человека с их удержанием для последующего наложения одинаковых по размерам хирургических кожных швов.
В зависимости от техники прошивания тканей и фиксации узла ручные хирургические швы подразделяют на узловые и непрерывные [3]. Простые узловые швы на кожу накладывают обычно с промежутками в 1-2 см (Фиг.1). Края раны тщательно сопоставляют пинцетами (Фиг.2). В эндоскопической хирургии [4] также используются узловые швы.
Задачей полезной модели является создание условий, позволяющих врачу у человека, имеющего резаную рану на коже, осуществлять одновременное сопоставление и удержание в нужном положении краев раны с последующим наложением на рану хирургических швов.
Поставленная задача решается путем использования выполненного из нержавеющей стали технического устройства, представленного двумя браншами. Рабочая часть 1 устройства выполнена в виде плоских опорных фиксирующих края кожной раны поверхностей (щечек), причем для надежного удержания раны, их внутренняя сторона представлена в виде гофры. На лицевой поверхности рабочей части 1 на равном расстоянии друг от друга расположены овальные углубления 2 для хирургической нити (шовного материала). Для удобства работы хирурга бранши 3 устройства отклонены от рабочей части 1 под углом в 19 градусов, а их фиксация друг с другом осуществляется посредством стандартных зажимов.
На фиг.3 изображен общий вид полезной модели.
Полезная модель работает следующим образом. При проведении операции зашивания раны врач максимально адаптирует края кожной раны и фиксирует их в нужном положении путем приближения плоских опорных поверхностей и удержания зажимами. После того, как края раны надежно адаптированы, врач изогнутой хирургической иглой зашивает рану, при этом шовный материал аккуратно укладывается в овальных углублениях рабочей части устройства. После наложения швов на рану устройство снимается с краев раны и удаляется.
Источники информации:
1. Буянов В.М., Егиев В.Н., Удотов О.А. Хирургический шов. Раздел: Хирургические болезни. - М.: Медицина, 2001. - 112 с.
2. http://mirmanekenov.ru/ тренажер-для-практики-методов-хирургического-наложения-швов.
3. http://vyzhivanie.ucoz.ru/publ/aptechka/aptechka/kak_pravilno_zashivat_ranu
4. Пучков К.В., Родиченко Д.С. Ручной шов в эндоскопической хирургии. - Издательство: Медпрактика, 2004.