МЕДИЦИНСКИЙ ШПРИЦ С ИНДИКАТОРОМ ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Полезная модель относится к медицине и может быть использована при выполнении инъекций, например, во время местного обезболивания при различных вмешательствах в том числе, в стоматологии для местного инъекционного обезболивания, а также в общей медицине для введения растворов, требующих контроля скорости введения.
Особенно предлагаемое устройство может быть применено для местного обезболивания детей младшего возраста, т.к. позволяет снизить болевые ощущения в момент инъекции.
Большой проблемой во всем мире является снижение болевого синдрома при инъекции организма, в частности при местном обезболивании. Известно, что болевой синдром возникает не при непосредственном уколе, а при введении раствора с большой скоростью.
Из уровня техники введения растворов известно, что, например, при инфильтрационной анестезии анестетик в количестве 1,5-2,0 мл вводят медленно, чтобы избежать сильных болевых ощущений от расслаивания тканей раствором (Бизяев А.Ф. и др., «Обезболивание в условиях стоматологической поликлиники», М, 2002 г, стр.40).
Однако скорость введения раствора в ткани ни в коем случае не должна превышать 1 мл в мин (Боровский Е.В. и др., «Терапевтическая стоматология», М, АО «Стоматология», 2005 г, стр.14).
При этом во время инъекции в ткани врач (медсестра) руководствуется только личным ощущением и не знает какое давление развивается в момент введения или какова скорость ведения раствора (количество мл в единицу времени), по существу это «ползучий эмпиризм».
Также известно, что все рекомендации скорости введения раствора даны без учета соотношения плотности ткани в месте инъекции, плотности раствора, а также давления и скорости раствора, в местном анестетике.
Известно устройство для введения раствора с малой скоростью (регулируемой), по патенту РФ №2342125 (2008, 12.27) «Электронный шприц», который состоит из блока микроконтроллера с индикатором управления, ножной педали, с помощью которой производится подача анестетика, источника питания (сеть 220 В, 50 Гц) и набора одноразовых систем.
При всех своих положительных качествах данное устройство обладает двумя существенными недостатками: довольно громоздко, а главное очень дорого (десятки тысяч рублей).
Известна электронная система транскортикальной анестезии «Sleeper One» с иглами «Jntralig-S», см. на JD internet site: www.information-dentaire.com.
Система содержит: компьютерный блок, блок задания режимов работы с индикацией, блок питания, набор игл, ножные педали и набор кабелей.
Конечно это прекрасная система, но она довольно громоздка и очень высокая стоимость, порядка несколько тысяч евро.
Известно электронное устройство для анестезии «Anaeject», производства Японии, см. на JD internet site: www.information-dentaire.com. - ПРОТОТИП.
Это устройство выполнено в форме, напоминающее пистолет и имеющее приблизительно такие же размеры.
Устройство содержит: корпус, на котором крепится (вставляется) специальный одноразовый шприц, на корпусе имеется кнопка вкл/выкл, внутри корпуса находится электромеханическая часть. Электронная часть находится на выносном пульте это микроконтроллер (МС), панель управления и индикации (задания режимов и их отражение на ЖКИ), выносной пульт соединен с самим устройством гибким кабелем, МС управляет электромеханической частью для ввода анестетика через шприц (привод). Питание осуществляется от встроенного аккумулятора.
К недостаткам следует отнести наличие специализированных шприцов, а также очень высокую стоимость. Такое устройство найдет применение в специализированных стоматологических клиниках, но в виду высокой стоимости не доступно для всех слоев населения и регионов РФ.
К общим недостаткам представленных моделей можно отнести то, что они являются сложными техническими приборами многоразового использования, в связи с чем возникает потенциальный риск инфицирования пациентов и персонала.
Технической задачей предлагаемой полезной модели стабилизация скорости введения раствора (анестетика) в ткани на заданном уровне с целью снижения болевого синдрома почти до нулевой отметки, т.е. повышение удобства медперсонала и комфортности пациентов.
Для решения указанной задачи предлагается медицинский шприц с индикатором превышения давления, состоящий из стандартного одноразового шприца, отличающийся тем, что перед скользящей шайбой поршня набора/введения анестетика расположена резиновая камера, герметически прикрепленная по своим краям к поршню, внутри которой находится пружина, витки которой расположены свободно, а средний виток прикреплен к поршню, оба конца пружины имеют подвижные электрические контакты, а к самой шайбе прикреплены неподвижные электрические контакты, на которых собрана электрическая схема, состоящая из последовательно соединенных микробатарейки и микросветодиода; камера может быть выполнена из другого эластичного материала, не вступающего в химический контакт с анестетиком или любым другим медицинским раствором.
На фиг.1 и 2 показаны место расположения камеры и схема ее устройства, на которых изображено: 1 - собственно камера, 2 - пружина, 3 - микросветодиод, 4 - элемент питания (микробатарейка), 5 - подвижные контакты концов пружины, 6 - неподвижные контакты, 7 - внутренний объем шприца, 8 - подвижная шайба, 9 - подвижной шток, 10 - игла.
Схема имеет следующие соединения. Медицинский шприц с индикатором превышения давления, состоящий из стандартного одноразового шприца, отличающийся тем, что перед скользящей шайбой 8 поршня набора/введения анестетика расположена резиновая камера 1, герметически прикрепленная по своим краям к поршню, внутри которой находится пружина 2, витки которой расположены свободно, а средний виток прикреплен к поршню, оба конца пружины имеют подвижные электрические контакты 5, а к самой шайбе 8 прикреплены неподвижные электрические контакты 6, на которых собрана электрическая схема, состоящая из последовательно соединенных микробатарейки 4 и микросветодиода 3; камера 1 может быть выполнена из другого эластичного материала, не вступающего в химический контакт с анестетиком или любым другим медицинским раствором.
Индикатором превышения давления работает следующим образом.
В исходном состоянии (анестетик еще не набран) пружина 2 находится в выпрямленном состоянии, электрическая цепь: микросветодиод 3 - микробатарейка 4 не собрана, следовательно светодиод 3 не горит. После набора анестетика (любого медицинского раствора) при движении штока 9, а следовательно и шайбы 8 анестетик начинает поступать через иглу 10 в ткани. При нормальном давлении, не превышающем нормы, давление на камеру не приводит к ее деформации, указанная электрическая цепь продолжает оставаться не собранной (разомкнутой). Если же оператор - медицинская сестра превышает допустимое давление, то резиновая камера 1 начинает деформироваться, воздействуя на пружину 2, которая начинает вытягиваться и ее подвижные контакты 5 замыкаются с неподвижными контактами 6, в результате чего собирается электрическая цепь: микробатарейка 4 - микросветодиод 3 - подвижные контакты 5 - неподвижные контакты 6, микросветодиод 4 загорается, что сигнализирует оператору о превышении рекомендованного давления при инъекции.
Предлагаемая заявка, конечно, не автоматизирует давление ввода при инъекции, во время подает сигнал «опасности» болевого синдрома оператору, который сбросит (уменьшит) давление подачи анестетика.
Заметим, что данное устройство достаточно дешево, доработка шприца не требует больших трудозатрат, т.е. оно может найти широкое применение в медпунктах, в сельских поликлиниках, амбулаториях и т.д., т.е. оно вполне соответствует экономическому постулату: «стоимость-эффективность».