УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАТИМОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Полезная модель относится к медицине, в частности к экспериментальному моделированию хирургических заболеваний.
Известны способы и устройства для моделирования кишечной непроходимости с использованием лигатур и матерчатых лент для перевязывания кишки (Шалимов С.А. и др. Руководство по экспериментальной хирургии. М.Медицина, 1989).
Недостатками существующих устройств являются: некроз стенки кишки в месте формирования непроходимости; невозможность устранения непроходимости без резекции участка кишки.
Цель полезной модели - обеспечить создание обратимой кишечной непроходимости без некроза стенки кишки.
Цель достигается тем, что устройство содержит лигатуру с атравматичной иглой, при чем не менее 2 лигатур размещены в каналах, выполненных в цилиндре диаметр которого в 1,5 раза больше диаметра исследуемой кишки, длина его в 2,5 раза больше диаметра кишки, каналы расположены на расстоянии равном диаметру кишки и проходят перпендикулярно длинной оси цилиндра таким образом, что разделяют сечение цилиндра на 2 неравные части - одна и две трети.
На фиг.1 представлен общий вид устройства.
Устройство содержит лигатуру (1) с атравматичной иглой (2), при чем, не менее 2 лигатур (1) размещены в каналах (3), выполненных в цилиндре (4) диаметр которого в 1,5 раза больше диаметра исследуемой кишки, длина его в 2,5 раза больше диаметра кишки, каналы расположены на расстоянии
равном диаметру кишки и проходят перпендикулярно длинной оси цилиндра таким образом, что разделяют сечение цилиндра на 2 неравные части - одна и две трети.
Устройство устанавливается следующим образом.
Лигатурами (1) цилиндр (4) фиксируется к свободному от брыжейки краю кишки за серозный слой. Затем лигатуры завязываются, в результате чего сближаются точки вколов и кишка «облегает цилиндр»; просвет кишки исчезает, что приводит к непроходимости.
Для удаления конструкции необходимо отсечь 2 лигатуры, не проникающих в просвет кишки, а, следовательно не приводящих к инфицированию брюшной полости, и удалить ставший незакрепленным цилиндр.
Предлагаемое нами устройство не нарушает кровоснабжения исследуемого участка кишки и позволяет создавать модель обратимой кишечной непроходимости без некроза стенки кишки. Особенностью данной модели является возможность изучения функционально-морфологического состояния кишки в процессе кишечной непроходимости и после ее разрешения на одном и том же объекте без резекции участка кишки. Также, возможно завязывать фиксирующие лигатуры на передней брюшной стенке, что позволяет устранять непроходимость без лапаротомии и наркотизации животного.