МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАЛИДАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТОДИКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА МЕТОДОМ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ

38. - № 4. - P. 243-250.

14. Navarro, J. A. R. Simple 1:1 and 1:2 complexes of metal ions with heterocycles as building blocks for discrete molecular as well as polymeric assemblies / J. A. R. Navarro, B. Lippert // Coord. Chem. Rev. - 2001. -Vol. 222. - № 1. - P. 219-250.

15. César, V. Chiral N-heterocyclic car-benes as stereodirecting ligands in asymmetric catalysis / V. César, S. Bellemin-Lapon-naz, L. H. Gade // Chem. Soc. Rev. - 2004. -Vol. 33. - № 9. - P. 619-636.

16. Sterically Demanding, Bioxazoline-Derived N-Heterocyclic Carbene Ligands with Restricted Flexibility for Catalysis / G. Altenhoff [et al.] // J. Am. Chem. Soc. -2004. - Vol. 126. - № 46. - P. 15195-15201.

17. Zhou, H. C. Metal-Organic Frameworks (MOFs) / H. C. Zhou, S. Kitagawa // Chem. Soc. Rev. - 2014. - Vol. 43. - № 16. -P. 5415-5418.

18. Würtz, S. Surveying Sterically Demanding N-Heterocyclic Carbene Ligands with Restricted Flexibility for Palladium-catalyzed Cross-Coupling Reactions / S. Würtz, F. Glorius // Acc. Chem. Res. - 2008. -Vol. 41. - № 11. - P. 1523-1533.

19. Optical, Struktural, and Electrical Properties of Aromatic Triphenylamine-Based Poly(azomethine)s in Thin Layers / M. Palewicz [et al.] // Act. Phys. Polon. A. -2012. - Vol. 121. - № 2. - P. 439-444.

20. Yang, C. J. Conjugated aromatic poly(azomethines). 1. Characterization of

structure, electronic spectra, and processing of thin films from soluble complexes / C. J. Yang, S. A. Jenekhe // Chem. Mater. -1991. - Vol. 3. - № 5. - P. 878-887.

21. Polyconjugated Azomethine Layers by Sequential Condensation of a,a'-Dialdehyde-oligothiophenes and 4,4'-Diami-no-diphenylenes on ITO/Glass Electrodes / G. Zotti [et al.] // Chem. Mater. - 2002. -Vol. 14. - № 11. - P. 4550-4557.

22. Small-molecule azomethines: organic photovoltaics via Schiff base condensation chemistry / M. L. Petrus [et al.] // J. Mater. Chem. A. - 2014. - Vol. 2. - № 25. - P. 94749477.

23. General Atomic and Molecular Electronic-Structure System / M. W. Shmidt [et al.] // J. Comput. Chem. - 1993. - Vol. 14. -№ 7. - P. 1347-1363.

24. Huzinaga, S. Gaussian Basis Sets for Molecular Calculations / S. Huzinaga, J. M. Andzelm, M. Klobukowski. - Amsterdam: Elsevier, 1984. - 426 p.

Адрес для корреспонденции

220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова 13, Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, тeл +375-17-2841600, моб. +375-29-6228644, e-mail: dikusar@ifoch.bas-net.by, Дикусар Е. А.

Поступила 04.04.2017г.

К. И. Проскурина, О. А. Евтифеева

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАЛИДАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТОДИКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА МЕТОДОМ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина

В варианте метода показателя поглощения экспериментально изучены вали-дационные параметры спектрофотометрической методики количественного определения хлорамфеникола в субстанции. Осуществлена квалификация спектрофотометра и кювет согласно требованиям Государственной Фармакопеи Украины. Теоретически рассчитаны характеристики и критерии приемлемости методики количественного определения хлорамфеникола: номинальная концентрация вещества в растворе по методике, номинальная оптическая плотность и требования к ее минимальному значению, максимальная неопределенность методики анализа. Экспе-

риментально изучены валидационные параметры методики количественного определения хлорамфеникола в субстанции: специфичность, линейность, правильность, сходимость. Рассчитанные величины а, RSDg и г соответствуют требованиям к параметрам линейной зависимости. По результатам исследования параметра правильности систематическая погрешность составила 6=0,23%, что соответствует требованиям 6<0,67%; параметра сходимости — относительный доверительный интервал 1 =0,51% не превышает критическое значение <2,00%. Полученные данные позволяют сделать вывод, что при проведении контроля за параметрами спектрофотометра, кюветной разницы, правильности оптической плотности и результатов ее сходимости даже при низком значении номинальной оптической плотности методика характеризуется хорошей воспроизводимостью.

Ключевые слова: спектрофотометрия, удельный показатель поглощения, вали-дация, хлорамфеникол.

ВВЕДЕНИЕ

Метод спектрофотометрии в варианте метода показателя поглощения (М1111) широко используется в контроле качества фармацевтических субстанций в соответствии с международными фармакопеями [1-3]. МПП характеризуется простотой исполнения, экономный во времени и не требует применения стандартных образцов. Однако с метрологической точки зрения МПП имеет ряд недостатков. МПП всегда характеризуется межприборной систематической погрешностью, требует высокого уровня оборудования и обязательной его квалификации [4].

Сегодня МПП получил широкое применение в фармакопейном анализе благодаря введению систем качества результатов анализа, квалификации оборудования. В настоящее время МПП рекомендуется Государственной Фармакопеей Украины (ГФУ) не только для количественного анализа 10 фармацевтических субстанций [5], но и для 21 вида лекарственного растительного сырья [5, 6]. Разработана стандартная процедура валидации спектрофо-тометрических методик количественного определения лекарственных средств в варианте МПП [7, 8], которая успешно апробирована на методиках количественного анализа фармацевтических субстанций преднизолона, рибофлавина и таблеток парацетамола [4, 9, 10].

Целью нашей работы является практическое исследование и метрологическая оценка валидационных параметров методики количественного определения хлорамфеникола в фармацевтической субстанции методом спектрофотометрии в варианте МПП. Работа выполнена в рамках апробации стандартизованной процедуры

валидации спектрофотометрических методик количественного определения в варианте МПП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для проведения исследований использовали стандартный образец хлорамфеникола Государственной Фармакопеи Украины, №2 11/1-3691 от 19.12.2014 г. и реактивы, которые отвечают требованиям ГФУ [5].

Аналитические приборы: спектрофотометр SPECORD 200, аналитические весы АВ 204 S/A METTLER TOLEDO. Для работы использовали мерную посуду класса А, которая соответствует требованиям ГФУ [5].

Методика количественного определения хлорамфеникола.

0,100 г субстанции растворяют в воде Р и доводят объем раствора этим же растворителем до 500,0 мл. 10,0 мл полученного раствора доводят водой Р до объема 100,0 мл. Оптическую плотность полученного раствора измеряют в максимуме при длине волны 278 нм.

Содержание хлорамфеникола вычисляют, используя удельный показатель поглощения, равный 297.

Компенсационный раствор - вода Р.

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили в соответствии со статьей ГФУ «Статистический анализ результатов химического эксперимента» [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для получения корректных результатов при спектрофотометрическом анализе в варианте МПП особое значение имеет квалификация оборудования. В соответствии

с требованиями ГФУ изучены квалифика- при квалификации спектрофотометра пред-ционные параметры для спектрофотометра ставлены в таблице 1 и полностью соответ-SPECORD 200. Полученные результаты ствуют требованиям ГФУ [5].

Таблица 1 - Результаты поверки квалис характеристик спектрофотометра SP икационных ECORD 200

№ Квалификационная характеристика спектрофотометра SPECORD-200 Критерии приемлемости

1 Правильность шкалы длин волн:УФ-область (<400 нм) ±1 нм ±1 нм

2 Правильность шкалы оптической плотности А

3 3.1 3.2 Сходимость оптической плотности: Измерение при каждом новом заполнении кюветы (п=30) Измерение без вынимания кюветы (п=30) SAcr=0,20% SA,r=0,03% SAcr<0,25% SA,r<0,1%

4 Предельный уровень рассеянного света [5]: Оптическая плотность раствора 12 г/л калия хлорида Р (кювета 1 см) A W8 =2,4675 ср.,198 нм А. >2 198 нм

5 Квалификация кювет (1 см): - толщина слоя - кюветная разница д^ на компенсационном растворе - разница оптических плотностей раствора калия дихромата Р (Х=257 нм) в исходной кювете и повернутой на 180° Кюветы А:В A=B=0,999 см АА=0,00014 A ,=0,8925 ACP"[=0,8920 АА=0,05% ±0,005 см <0,002 ед. А <0,25%А

Предварительно теоретически, учитывая допуски содержания В = ± 2%, были рассчитаны критерии приемлемости методики количественного определения хло-рамфеникола: максимально допустимая полная неопределенность - maxAAs (%), максимальная систематическая погрешность - max S (%), критическое значение остаточного стандартного отклонения -RSD0 (%), минимальное значение индекса корреляции - min R2 критичное значение практической неопределенности свободного члена линейной зависимости -max a (%) (таблица 2). Для поэтапного контроля корректности полученных результатов в течение эксперимента также были рассчитаны дополнительные характеристики и критерии приемлемости: концен-

Таблица 2 - Критерии приемлемости методики количественного определения

хлорамфеникола методом МПП

Наименование В, % maxA, % max S, % RSD0,% min R2 max a, %

Хлорамфеникол 2,00 2,00 0,64 0,75 0,99703 2,92

Дополнительные характеристики и критерии приемлемости методики

Наименование Допуски, % X ,нм A cm С , мг/100мл nom7 А nom min А nom max SA %

Хлорамфеникол 98-102 278 297 1,990 0,591 1,00 2,40

трация анализируемого вещества, которая соответствует номинальной концентрации испытуемого раствора по спецификации -С (мг/100мл), номинальная оптическая

nom 4 '1

плотность - А , минимальное значение

nom

номинальной оптической плотности -min А критическое значение неопределенности показателя поглощения - max SA

В случае анализа фармацевтической субстанции maxAAs связана с верхним допуском содержания Вгр % соотношением maxAÂ= В = В - 100 = 2,00 %.

Величину С рассчитывали, учитывая

J nom А 3 J

номинальную навеску фармацевтической субстанции хлорамфеникола (mnom, г), номинальное содержание в испытуемой пробе хлорамфеникола (Х,%), потери в массе

при высушивании (LOD, %) и разбавление (Dil), по формуле [7]:

С =[m x(i00-LODY]xD/7x(Conr /100),

nom L nom v 'J v nom ''

Cnom=[0,1x(100-0,5)]x0,0002x(100/100)= nom =1,990 мг/100 мл

Из таблицы 2 видно, что значение номинальной оптической плотности хло-рамфеникола А = 0,591 (а =  С ,

I т ¿¿от ' V пот lern пот'

А =297x0,00199=0,591) не соответству-

nom

ет требованиям к минимальному значению номинальной оптической плотности:

2

A _ >-, в нашем случае:

max А

2

2

= -= 1,00 .

min A > -

nom~ max AAs 2

Учитывая оценку параметра правильности шкалы оптической плотности спектрофотометра SPECORD - 200 (таблица 1) AA=0,004 ед., неопределенность показателя поглощения составляет

= ^ 100 хАА = loWo< тах è = 2,40%.

Как видно, в данном случае неопределенность показателя поглощения не влияет на величину полной неопределенности результатов анализа.

Прогноз полной неопределенности результатов анализа. Требования к полной неопределенности результатов анализа (Аа, %), выраженной как односторонний доверительный интервал с вероятностью 95%, исходя из допусков содержания фармацевтической субстанции (98,0%-102,0%): Д^(%)<шахД^=Б=2% . Полная относительная неопределенность анализа (Аа%) в случае МПП имеет следующий вид [7, 8]:

А2 =

.41 »Olli

FA О

'SP

<тш

где 8пЫ,е - неопределенность, вносимая примесями и вспомогательными веществами,

АрА0 - неопределенность конечной аналитической операции,

А5Р - неопределенность пробоподго-товки,

ёса1 - неопределенность градуировки. Требования к растворителю. При определении хлорамфеникола в качестве растворителя используется вода Р. Оптическая плотность растворителя, измеренная против воздуха при длине волны

278 нм, менее 0,2. Оптическое поглощение компенсационного раствора (Ablank) с рандомизацией кюветы не менее трех раз составляет: А., ,= 0,0011, А = 0,591.

г blank ' ' nom '

Вклад фонового поглощения составил 0,0011

S, =-х 100 = 0,19%, что не превышает

™ 0,591

максимально допустимую неопределенность анализа.

Специфичность. Проверку специфичности проводили, оценивая неопределенность, связанную с фоновым поглощением (àпойе%) при аналитической длине волны, сравнивая с максимально допустимой неопределенностью анализа max А . В случае фармацевтической субстанции хлорамфе-никола, величина фонового поглощения должна соответствовать соотношению:

ô . =ô. <0,32xmaxAAs=0,64%.

noise imp— 5 5

В нашем случае соотношение выполняется:

t

и

Imp.i

.

Далее осуществлена оценка неопределенности пробоподготовки (А^) методики (таблица 3), которая включает в себя неопределённость взятия навески и разведения (учитывая требования ГФУ к мерной посуде) [5]. Требование незначимости величины А^,Р по сравнению с максимально допустимой неопределенностью результатов анализа выполняются: Д5Р=0,57%<0,32 хшахА =0,32х2,0%=0,64%.

As ' ' '

При прогнозе неопределенности конечной аналитической операции использовали значение Арао=0,49%, которое было получено в рамках большого межлабораторного эксперимента [12].

Неопределенность градуировки (5са) связана с различием оптической плотности на разных спектрофотометрах и с отклонением калибровочного графика от прямо пропорциональной зависимости оптической плотности от концентрации [12]: $Са?= $а2+ ¿Кпе2. В свою очередь

Таблица 3 - Оценка неопределенности пробоподготовки методики количественного _определения хлорамфеникола_

Операция пробоподготовки Параметр Неопределенность, %

Взвешивание на аналитических весах, г 0,100 0,2 мг/100 мгх100 = 0,20

Доведение растворителем до объема мерной колбы 1, мл 500,00 0,07

Взятие аликвоты, мл 10,00 0,50

Доведение растворителем до объема мерной колбы 2, мл 100,00 0,12

Неопределенность пробоподготовки (Азр), % 4р = v'cucr + 0.072 + 0.31Г 4- 0Л22 = 0,57%

Полную прогнозируемую неопределенность результатов анализа рассчитывали по

+ 0А92 + 0,572 + L052 = 1,43% <2,00%

соотношению: ^ = л/С,+4«+4р+С = JÖfif

Прогнозируемая полная неопределенность результатов анализа количественного определения хлорамфеникола в фармацевтической субстанции не превышает максимально допустимую неопределенность методики анализа maxAAs.

Линейность. Изучение линейности проводили на 9 точках. Для расчетов использо-

вали величины: С и А . В связи с тем, что

nom nom

концентрации и аналитические сигналы целесообразно приводить в нормализованных координатах, рассчитаны следующие величины: Х(%)=100С/С , Y (%)=100A/A ,

v ' г nom v ' г nom'

Z(%)=100Y/Xi. Построен график линейной зависимости Yi от X. (Y=bX+a), который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Линейная зависимость оптического поглощения от концентрации хлорамфеникола в нормализованных координатах

Расчеты параметров линейной зависимости проводили методом наименьших квадратов. Результаты расчетов - величины Ь, sb, а, sa, RSD0 и г - представлены в таблице 4. Из таблицы видно, что требования к параметрам линейной зависимости выполняются.

Правильность и сходимость. Из табли-

цы 5 видно, что методика характеризуется правильностью: систематическая погрешность ¿=0,23%, что соответствует требованиям ¿<0,67%, и сходимостью: относительный доверительный интервал Аг,%= =(95%,8)^=1,8595^=0,51%, что непревышает критическое значение для сходимости результатов А.пгс,% <тахА =2,00%.

Таблица 4 - Метрологические характеристики линейной зависимости

Величина Значение Критерии

b 1,0038 - -

Sb 0,0099 - -

a 0,49% статистическая незначимость a<t(95%, g-2)xs=1,89xs=1,89x1,0119=1,91% соответствует

практическая незначимость | a gA\< maxb=0,11x maxAAs =0,71-2=1,42% соответствует

max a = 2,92% соответствует

Sa 1,0119 - -

RSD0 0,39% RSD < 0,75% o — соответствует

r 1,0000 min R2 = 0,99703 c ' соответствует

Таблица - Результаты анализа _ модельных растворов и их статистическая обработка

№ модельного раствора Введено в % к номинальной концентрации

1 80,80 0,4839 80,83 100,03

2 85,85 0,5120 85,51 99,61

3 90,90 0,5402 90,22 99,25

4 95,00 0,5724 95,60 99,64

5 101,00 0,6033 100,76 99,76

6 106,05 0,6327 105,67 99,64

7 111,10 0,6648 111,03 99,94

8 116,15 0,6966 116,34 100,17

9 121,20 0,7250 121,09 99,91

среднее 2,% 99,77

относительное стандартное отклонение Sz,% 0,28

относительный доверительный интервал А ,%=;(95%,8)-£г=1,8595-£г 0,51

критическое значение для сходимости результатов А.пШ ,% <2,00 2,00

систематическая погрешность 3 0,23

критерий неопределенности систематической погрешности 1) .. ' -¡9 3 2) если не выполняется 1), то 3<2 соответствует

общий вывод о методике корректна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментально изучены валида-ционные параметры методики количественного определения хлорамфеникола в фармацевтической субстанции методом спектрофотометрии в варианте метода показателя поглощения: специфичность, линейность, правильность, сходимость.

Оценка экспериментально полученных валидационных характеристик мето-

дики количественного определения хло-рамфеникола в фармацевтической субстанции методом показателя поглощения позволяет сделать вывод, что при проведении контроля за параметрами спектрофотометра, кюветной разницы, правильности оптической плотности и результатов ее сходимости даже при низком значении номинальной оптической плотности методика характеризуется хорошей воспроизводимостью.

Вестник фармации №2 (76) 2017 SUMMARY

K. I. Proskurina, O. A. Evtifeeva METROLOGICAL EVALUATION OF VALIDATION PARAMETERS

OF SPECTROPHOTOMETRIC QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD OF CHLORAMPHENICOL BY ABSORPTION COEFFICIENT METHOD Validation parameters of spectrophotometry assay method of chloramphenicol quantitative determination in the substance have been experimentally studied in the variation method of absorption coefficient. Qualification of the spectrophotometer and cells have been performed according to the requirements of State Pharmacopoeia of Ukraine (SPhU). Characteristics and criteria of acceptability of chloramphenicol quantitative determination have been theoretically calculated: nominal concentration of the substance in a solution by the method, nominal absorbancy and requirements to its minimum value, maximum uncertainty of the analysis method. Validation characteristics of spec-trophotometric chloramphenicol quantitative determination in the substance have been evaluated: specificity, linearity, accuracy, convergence. Calculated values a, RSD0 and r comply with requirements to the parameters of linear dependence. According to the results of studying the accuracy parameter systematic error made 6=0,23%, which corresponds to 6<67%;the convergence parameter - relative confidence interval А t =0,51% does not

• • intra

exceed the critical value of convergence results А t <2,00%. The obtained data allow us

intra

to conclude that the method is characterized by good reproducibility while conducting control of the spectrophotometer parameters, cells difference, accuracy of absorbancy and results of its convergence even at low value of nominal absorbancy.

Keywords: spectrophotometry, specific absorption coefficient, validation, chloram-phenicol.

ЛИТЕРАТУРА

1. European Pharmacopoeia. - 6th ed. -Strasbourg: European Department for the Quality of Medicines, 2008. - 2416 p.

2. British Pharmacopoeia [Электронный ресурс] / The British Pharmacopoeia Secretariat. - London, 2009. - Vol. 1. - P. 10952. -Режим доступа: http:// www.pharmacopoeia.

co.uk. - Дата доступа: 20.02.2017.

3. United States Pharmacopeia 33. - USP Convention Inc. - Rockville, 20l0. [Electronic version].

4. Evtifeeva, O. A., Proskurina, K. I., Ganeva, E. V. et al. Pharm Chem J (2016) 49: 847. doi:10.1007/s11094-016-1385-2.

5. Державна Фармакопея Украши: в 3 т. / Державне тдприемство «Украшський науковий фармакопейний центр якосп лшарських засобiв». - 2-е вид. - Харюв: Державне тдприемство «Украшський науковий фармакопейний центр якосп лшарських засобiв», 2015. - Т. 1 - 1128 с.

6. Гризодуб, А. И. Особенности фармакопейных подходов к количественному определению лекарственного растительного сырья и суммарных фитопрепаратов / А. И. Гризодуб, О. А. Евтифеева, К. И. Проскурина // Фармаком. - 2012. -№ 3. - С. 7-30.

7. Стандартизованная процедура вали-дации спектрофотометрических методик количественного определения лекарственных средств в варианте метода показателя поглощения. Сообщение 1 / А. И. Гризодуб [и др.] // Фармаком. - 2014. - № 1. - С. 29-39.

8. Стандартизованная процедура вали-дации спектрофотометрических методик количественного определения лекарственных средств в варианте метода показателя поглощения. Сообщение 2. / А. И. Гризодуб [и др.] // Фармаком. - 2014. - № 2. -С. 45-54.

9. Yevtifieieva, O. Research of validation parameters of the method of quantitative determination of riboflavin by specific absorbance // O. Yevtifieieva, K. Proskurina, K. Dynnyk / News of Pharmacy. - 2014. -№ 1 (77). - С. 44-48.

10. Yevtifieieva, O. A. Evaluation of met-rological characteristics of spectrophotometry quantitative determination of paracetamol in tablets by specific absorbance / O. A. Yevtifieieva, K. I. Proskurina / News of Pharmacy. -2014. - № 4 (80). - С. 25-31.

11. Гризодуб, А. И. Применение спек-трофотометрии в контроле качества лекарственных средств // В кн.: «Аналитическое обеспечение создания, стандартизации и контроля качества лекарственных средств». Под редакцией член-кор. НАН Украины В.П. Георгиевского. - Харьков: изд. «НТМТ». - Т. 1. - 2011. - С. 92-202.

12. Гризодуб, А. И. Стандартизованные процедуры валидации методик контроля

качества лекарственных средств / А. И. Гризодуб // В кн.: «Аналитическое обеспечение создания, стандартизации и контроля качества лекарственных средств». Под редакцией член-кор. НАН Украины В.П. Георгиевского. - Харьков: изд. «НТМТ». -Т. 3. - 2011. - С. 934-1063.

Адрес для корреспонденции:

61002, Украина,

г. Харьков, ул. Пушкинская, 53,

Национальный фармацевтический университет,

тел. +380-57- 706-30-71,

ksenapharm@yahoo.com,

Проскурина К. И.

Поступила 10.03.2017 г.

В. М. Ёршик, А. И. Жебентяев, О. А. Ёршик, В. И. Фадеев, М. Ю. Емельянов

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКСИЛАМИНА СУКЦИНАТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА «РАСТВОРЕНИЕ»

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Разработана методика количественного определения доксиламина сукцината, предназначенная для проведения теста «Растворение». Методика основана на использовании производной спетрофотометрии, что позволяет исключить влияние компонентов матрицы на результаты количественного определения доксиламина сукцината в средах растворения.

Диапазон определяемых содержаний доксиламина сукцинита составляет 18,0—36,0 мкг/мл, что соответствует степени высвобождения из таблеток 60—120%. Методика обладает удовлетворительной специфичностью: величина аналитического сигнала компонентов матрицы не превышает 2% аналитического сигнала, соответствующего степени высвобождения 60%. Относительное стандартное отклонение результатов количественного определения доксиламина сукцмина-та находится в пределах 0,33—1,57%. Открываемость — в пределах 99,0—101,2%.

Исследуемые растворы стабильны не менее 3 часов, после прибавления 4Мраствора кислоты хлористоводородной - не менее 30 минут. Методика использована при проведении исследования кинетики растворения лекарственного средства Сондокс таблетки 15 мг в сравнении с оригинальным лекарственным средством Донормил.

Ключевые слова: доксиламина сукцинат (ДС), производная спектрофотоме-трия, валидация, тест «растворение».

ВВЕДЕНИЕ

Доксиламина сукцинат - ^№диметил-1-(1-фенил-1-(пиридин-2-ил)этокси)эта-намина сукцинат - применяется при расстройствах сна [1].

Количественное определение докси-ламина сукцината в лекарственных средствах проводят методом ВЭЖХ [2], спек-

трофотометрическим в УФ-области, экс-тракционно-фтометрическим по реакции с метиловым оранжевым [3] и другими методами. При исследовании растворения твердых лекарственных форм необходимо проведение анализа значительного количества образцов, поэтому методика количественного определения аналита в среде растворения должна быть экспрессной. Спектрофотометрический метод является достаточно экспрессным, но вспомогательные вещества, входящие в состав таблеток, оказывают значительное влияние на результаты количественного определения этим методом. Одним из вариантов спектрофотометрического метода, позволяющего исключить влияние компонентов