ФУЗИОННЫЙ ДИПЛОСКОП

Настоящая полезная модель относится к области медицины, а более конкретно к офтальмологии и предназначена для исследований бинокулярного зрения.
Известно устройство для исследования бинокулярного зрения (фузионный динлоскоп), включающее стойку и привод (см. прибор СЕНОПТАФОР, Харьковский приборостроительный завод, 1979г.).
Данное устройство позволяет определить количественные характеристики бинокулярного зрения для близи, но не позволяет определить такие характеристики для дали.
Целью настоящей полезной модели является - определение зоны рабочего объема бинокулярного зрения для близи и дали.
Поставленная цель достигается тем, что фузионный диплоскоп, включающий опорную стойку и привод снабжен балкой с направляющими и мерными планками, шарнирно установленной на опорной стойке, и тремя источниками света с реостатом, один из которых закреплен на кронштейне в центре балки, а два других установлены на подвижных каретках в направляющих балки, при этом привод размещен в центральной части балки, а реостат - в опорной стойке, на внешней части которой установлены
выключатели источников света и регулятор реостата, причем на одном из концов балки установлен кронштейн для кренления светофильтров красного цвета.
Предлагаемя полезная модель поясняется чертежом, где на фиг.1 схематично представлен общий вид изделия.
Фузионный диплоскоп содержит опорную стойку 1, шарнирно установленную на ней балку 2 с направляющими 3, мерными планками 4 и тремя источниками света 5, 6,7. Источники 5 и 6 закреплены на каретках 8, установленных в направляющих 3, а источник 7 закреплен на кронштейне 9 в центре балки 2. В стойке 1 установлен реостат (на чертеже не показан), а на ее поверхности размещены выключатели источников света 10 и регулятор реостата 11. Привод устройства размещен в центральной части балки 2 (на чертеже не показано), а на одном из концов балки 2 установлен кронштейн 12 для крепления светофильтров 13 красного цвета.
Устройство работает следуюпщм образом.
Все три источнка света 5,6 и 7 совмещают, устанавливают в центре балки 2 и включают их выключателем 10. Прибор готов к работе. Перед прибором усаживают пациента и предлагают ему смотреть через светофильтры 13 красного цвета на неподвижный источник света 7, при этом источник света 5 перемещают в направлении пациента до возникновения у него эффекта двоения одного из источников света ( 5 или 7), затем производят замер расстояния возникновения момента двоения по мерной планке 4, после чего выключают источник света 5 и включают источник
света 6, который также перемещают до возникновения эффекта двоения и проводят замер по мерной планке 4. По полученным данным производят расчет объема бинокулярного зрения.
Таким образом, предложенный фузионный диплоскоп позволяет достаточно просто определить величину объема бинокулярного зрения.