ОБЛУЧАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ЦВЕТНЫМ СВЕТОМ

ОБЛУЧАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ЦВЕТНЫМ СВЕТОМ.
Полезная модель относится к медицине, а точнее медицинской технике, используемой в светотерапии.
В физиотерапевтической практикешироко применяется светолечение. При этом используется как естественное облучение солнечным светом (гелиотерапия), так и свет от искусстйёййых ; источников (лазерное излучение, излучение ртутной лампы и лампы накаливания).
Для цветного облучения используются лазерные источники и лампы накаливания с цветными фильтрами.
Оба этих вида источников излучения имеют свои недостатки:
1)лазерные источники цветового излучения чрезвычайно дороги и, кроме того, требуют дополнительного рассеивающего свет оптического устройства, при этом теряется основное свойство лазерного луча - когерентность;
2)использование ламп накаливания имеет недостаток в виде теплового эффекта.
Технической задачей полезной модели является получение излучения в узком диапазоне с длиной волны 435±5 нм.
Широко применяется в медицине на протяжении многих лет лампа Минина.
Лампа Минина состоит из электрической лампы накаливания с колбой из кобальтового стекла, играющего роль синего фильтра, вмонтированной в параболический рефлектор, закрепленный на деревянной ручке (Большая Медицинская Энциклопедия. М.: Медицина, 1984, т.23, с.40).
МПКв А61 N 5/06
Известное устройство обладает рядом недостатков: широкий спектр диапазона, включающий инфракрасное излучение, значительный тепловой эффект, не позволяющий длительно использовать эффект собственно синего света, что ограничивает возможности ее применения при ряде патологических процессов.
Поставленная задача достигается использованием ртутной лампы с нанесенным на внутреннюю поверхность ее стеклянной колбы люминофором, излучающим холодное свечение заданного диапазона цветного спектра. Различные виды люминофоров могут вызывать монохроматическое свечение синим, красным, зеленым и другими спектрами электромагнитного излучения.
На фиг. 1 изображена ртутная лампа с нанесенным люминофором. На фиг. 2 изображен общий вид устройства.
Для удобства использования устройства колба 1 лампы изготовлена U-образной формы и закреплена в цоколе 2 , ввинчивающемся в стандартный электропатрон 3 . В качестве отражателя использовано сферическое зеркало 4, закрепленное в штативе , состоящим из основания 5 и стойки, состоящей из двух частей 6 и 7, соединенных шарниром 8.
Шарнир позволяет направлять и фиксировать световой поток в нужном направлении.
Использование светового излучения в холодном режиме близкого к монохроматическому, позволяет значительно улучшить качество работы предлагаемой модели, расширить диапазон терапевтического воздействия, в частности использовать для продолжительной фотодинамической терапии (герпес, гемолитическая желтуха и др). Кроме этого, предлагаемое устройство имеет большой рабочий ресурс при низкой себестоимости.