АНАЛИЗАТОР КРОВОТОКА

АНАЛИЗАТОР КРОВОТОКА
Полезная модель относится к медицине и может быть использована при оценке состояния сердечно-сосудистой системы человека, а так же правильности применения и назначения дозы медикаментозных средств.
Известен измеритель скорости кровотока (авторское свидетельство РФ № 2066122, кл. А 61 В 8/06, 1993), включающий импульсный и два непрерывных ультразвуковых преобразователя, блоки обработки и отображения сигнала, который может вьщавать информацию о величине и направлении кровотока. Для получения более высокой достоверности результатов и полноты исследования в нем использована совместная обработка сигналов всех преобразователей.
Недостатком данного прибора является недостаточно адекватная оценка состояния сердечно-сосудистой системы человека, в результате отсутствия возможности оценивать кровенаполнение тканей исследуемой области.
Предлагаемой полезной моделью решаются задачи комплексного исследования сердечно-сосудистой системы человека, позволяющего наряду со скоростью движения крови в сосуде оценивать и анализировать величину кровенаполнения тканей. В результате создается возможность проведения объективной диагностики состояния пациента и оптимизации его медикаментозного лечения.
Дня достижения указанного технического результата анализатор включающий в себя ультразвуковой измеритель кровотока, дополнительно содержит устройство для оценки степени кровенаполнения тканей (реограф). Выходы ультразвукового измерителя и реографа соединены со входом устройства сопряжения компьютера. Предлагаемый анализатор кровотока поясняется чертежом, представленным на
фиг. 1.
Анализатор кровотока содержит ультразвуковой измеритель 1 и реограф 2 подключенные к компьютеру 3 через устройство сопряжения 4.
Ультразвуковой измеритель содержит высокочастотный генератор 5 , импульсный 6 и непрерывный 7 датчики, блок обработки сигналов 8, полосовой фильтр 9 и преобразователь частота-напряжение 10.
Реограф содержит высокочастотньш генератор 11, преобразователь 12, который подключен к дифференциальному усилителю 13, полосовой фильтр 14 и демодулятор 15.
Анализатор кровотока работает следующим образом.
Датчики ультразвукового измерителя и реографа ставятся на исследуемую область.
Сигналы с датчиков ультразвукового измерителя поступают в блок обработки 8 в котором в результате известных преобразований вьщеляется доплеровский сдвиг отраженного ультразвукового сигнала, соответствующий скорости потока крови и определяется направление кровотока. Далее сигнал поступает на полосовой фильтр 9, на котором отфильтровываются высоко- и низкочастотные помехи. Затем сигнал, пройдя преобразователь частота-напряжение 10, поступает на АЦП устройства сопряжения 4.
Для исследования кровенаполнения тканей, измеряют электропроводимость исследуемой области. Исследуемый участок подключают к преобразователю 12 реографа, питаемого переменным током высокой частоты. Изменения проводимости исследуемого объекта приводят к модуляции напряжения ВЧ на выходе датчика по закону изменения электропроводимости исследуемого объекта. Модулированное напряжение усиливается усилителем 13. После усиления сигнал поступает на полосовой фильтр 14, а затем на демодулятор 15. В результате выделяется модулирующее напряжение, низкой частоты, которое подается на АЦП устройства сопряжения 4.
2 Все сигналы с устройства сопряжения 4 синхронно поступают в компьютер, где
они обрабатываются с помощью быстрого преобразования Фурье, что позволяет отслеживать дршамику контролируемых параметров в реальном масштабе времени.
Компьютер визуализирует поступающую информацию, отображая ее на экране монитора. Информация о направлении кровотока может быть отражена как на мониторе, например цветовым выделением, так и через акустическую систему компьютера.
В приборе имеется возможность в диалоговом режиме изменять параметры измерения. В соответствие с заданными условиями компьютером вырабатываются управляющие сигналы на генератор 5 и блок обработки сигнала 8, в результате изменения времени задержки приема сигнала появляется возможность снятия показаний с сосудов различной глубины залегания.
В результате такого комплексного исследования возможна наиболее полная оценка сердечно-сосудистой системы человека.
2//yv5j(;
3
Авторы; ZiH j2j В.П. Легаев
С.И. Вдовий С.В. Федоров