СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к устройствам контроля напряженности электрических полей, и может быть использована для предупреждения работника о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям линий электропередач, находящихся под напряжением в бкВ и выше.
Известен сигнализатор напряжения индивидуальный (СНИ.М) Пензенского радиозавода, приведенный в рекламном проспекте (Приложение). Сигнализатор предназначен для предупреждения работника о наличии напряжения на фазных проводах высоковольтной линии б - ЮкВ с помощью световой и звуковой сигнализации и представляет устройство, размещенное в пластмассовом корпусе. Сигнализатор размещается в области груди или плечевого пояса работника и закрепляется на спецодежде булавкой, прижимом или в наружном кармане.
Недостаток такого сигнализатора заключается в том, что он охватывает только зону полусферы, так как вторая половина сферы экранируется телом человека. Кроме того, в связи с расположением сигнализатора ца спецодежде он подвержен воздействию внешней среды, а также может быть поврежден или оторван при соприкосновении с внешними предметами.
Известно устройство для индивидуального учета уровня воздействия электрического поля на организм человека при работах под линиями электропередач напряжением свыше 500кВ (Автореферат Гарееёа М.В. «Система индивидуального учета уровня воздействия электрического поля на персонал межсистемных электрических сетей.Стр.10ч-17, Рис. 5. Изд. Южно-Уральского государственного университета. Челябинск.2001г.).
Устройство содержит блок измерения, размещенный в каске работника, включающий антенну и усилитель принимаемого сигнала, а также второй блок, содержащий источник питания, усилитель сигнала и средства индикации. Второй блок размещается на одежде работника. Между собой блоки соединены проводами.
Недостаток такого устройства заключается в том, что расположенные между блоками провода являются ненадежным элементом связи, в виду вероятности их случайного повреждения или обрыва внешними предметами. Они ограничивают движения работника, а также могут явиться причиной вероятной возможности зацепиться проводами за внешние предметы, находясь на высоте и вблизи от источника напряжения.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является сигнализатор напряжения индивидуального пользования СНИ-6-10, выпускаемый по ТУ 34-28-3835-76{Гусев Ю.Н. «Средства и устройства безопасности для работ в электроустановках. стр.41-42, рис.33-34.Энергоиздат. Москва 1988Г).
Сигнализатор представляет собой прибор размерами 95хбОх40мм с массой 0,14кг и закрепляется в передней части каски работника над ее козырьком. Сигнализатор включает антенну и усилитель принимаемого сигнала, источник питания и усилитель сигнала, цепь измерения, средства индикации, а также выключатель питания и контроля работоспособности прибора.
Однако размещение прибора с такими габаритами и массой на каске работника создают значительные неудобства в работе и вызывают утомление шейного отдела позвоночника. Вследствие внешнего расположения прибора на каске он подвержен воздействию атмосферных осадков, солнечной радиации и пыли, что значительно снижает надежность его работы и особенно контактных элементов, в виду повышения вероятности их окисления.
Кроме того, прибор должен быть закреплен без нарушения целостности каски, как элемента обязательной защиты работника, то есть на каких-то клеевых основах или механическими зажимами, что снижает надежность его крепления. Вместе с тем внешнее
крепление сигнализатора на каске создает неудобство работы и периодического тестирования его функционирования во время работы, особенно на высоте, производимого с помощью выключателя расположенного на его корпусе. Расположение сигнализатора на каске не позволяет ввести дополнительную световую индикацию, информирующую об опасности, а также повыщает вероятность поломки сигнализатора внещними предметами.
Целью полезной модели является создание надежного, удобного и безопасного сигнализатора напряжения с возможностью дистанционного подключения дублирующего поста контроля.
Поставленная цель достигается за счет того, что сигнализатор напряжения индивидуальный, размещенный на защитной каске работника, включающий антенну и усилитель измеряемого сигнала, источник питания, систему сигнализации, а также контроля исправности сигнализатора, согласно полезной модели выполнен в виде двух блоков, дистанционно и беспроводно задействованных между собой посредством радиосвязи, при этом первый блок смонтирован на внутренней стороне защитной каски, а второй блок размещен на спецодежде работника, например в кармане.
Первый блок сигнализатора размещен внутри желоба продольного ребра жесткости каски и содержит, по меньщей мере, измерительную антенну, усилитель измеряемого сигнала, малогабаритный источник питания, блок передачи радиочастотного сигнала и передающую антенну.
Второй блок содержит, по меньщей мере, источник питания, блок приема радиочастотного сигнала, систему сигнализации и приемную антенну.
Система сигнализации выполнена со средствами звуковой и световой индикации.
Сигнализатор выполнен с возможностью автоматического контроля его исправности.
Система сигнализации выполнена с возможностью информации о предельно допустимом приближении к высоковольтным объектам, а также об исправности сигнализатора.
Сигнализатор выполнен с возможностью дистанционного подключения, по меньшей мере, еще одного дублирующего поста контроля в виде дополнительного второго блока, находящегося у другого работника.
Достигнутый технический результат заключается в том, что сигнализатор напряжения разделен на два блока, которые между собой связаны дистанционной радиосвязью. При этом каждый из блоков скрыт от внещних воздействий, что повыщает надежность их работы. Кроме того, первый блок расположен в лучшей диагностической зоне - над головой работника, что позволяет получать наиболее достоверную информацию независимо от положения работника. Звуковая сигнализация, разной частоты и тональности, и световая сигнализация повышают надежность извещения об исправности сигнализатора и о приближении работника к находящимся под напряжением токоведущим частям, а самоконтроль сигнализатора исключает потребность работника в периодической ручной его проверке и возможность работы в опасной зоне с неисправным сигнализатором.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, на которых изображено:
Фиг.1 - внутренний вид каски с первым блоком;
Фиг.2 - схематичный вид второго блока;
Фиг.3 - функциональная схема первого блока;
Фиг.4 - функциональная схема второго блока.
Сигнализатор напряжения индивидуальный выполнен в виде двух блоков. Первый блок 1 (фиг.1;3) содержит, по меньшей мере, измерительную антенну 2, усилитель 3 измеряемого сигнала, малогабаритный источник питания 4, блок передачи радиочастотного сигнала 5 и передающую антенну 6. Размеры первого блока не превышают 5х15х40мм, что позволяет свободно разместить его внутри каски 7, во внутреннем желобе продольного наружного ребра жесткости 8. Блок устанавливается на клей.
ш
Щ) (С  V.
сигнализации 12, выполненную со средствами световой и звуковой индикаций и приемную антенну 13.
Система сигнализации информируют о предельно допустимом приближении к высоковольтным объектам, а также об исправности сигнализатора.
Сигнализатор выполнен с возможностью автоматического контроля его исправности, что освобождает работника от периодических проверок и исключает влияние человека (забывчивость, рассеянность) на появление в опасной зоне с неисправным сигнализатором.
Перед работой в зоне высокого напряжения работник надевает защитную каску, внутри которой размещен первый миниатюрный блок, а второй блок находится в кармане работника. Поскольку блоки связаны между собой радиосвязью, а масса первого блока, находящегося под каской не превышает 30 грамм, то ничто не стесняет в движениях и не утомляет работника.
Первый блок воспринимает измеряемый сигнал и передает его на второй блок, который в случае превышения допустимого уровня, оповещает об опасности световой и звуковой сигнализацией.
В целях повышения надежности контроля в зоне высокого напряжения возможно введение, по меньшей мере, еще одного дополнительного дублирующего дистанционного поста контроля со вторым блоком, находящимся у другого работника.
Сигнализатор успешно прошел производственные испытания и подтвердил надежность и удобство его в эксплуатации.