УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ ИЗДЕЛИЙ

tii#  ь„,Г гг
Устройство ультразвукового контроля
Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к системам ультразвукового контроля изделий, и предназначена для использования в ультразвуковой толщинометрии и может быть использована как при измерении протяженных листовых материалов, так и диаметров прутков.
Известны ультаозвуковые толщинометры, которые содержат излучающий и приёмный преобразователи, расположенные на поверхности изделия блок измерения временной задержки, описанный в Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. В 2-х томах, Кн. 2 под ред. Клюева В.В. - М.: Машиностроение, 1986, с. 275. Излучающий преобразователь импульсно возбуждает ультразвуковую волну. Приёмный преобразователь принимает ультразвуковую эхо-волну и по времени задержки с последней относительно зондирующего импульса судят о толщине изделия.
Недостатком известного толщинометра является низкая точность измерения толщины, особенно при высоком затухании ультразвука в материале изделия, когда уровень эхо-сигнала становится соизмеримым с уровнем шума входного тракта.
Наиболее близким по технической сущности является устройство, реализующее способ ультразвукового контроля толщины изделий (см. патент РФ № 2121659, МПК 6 G01B 17/02, опубл. 10.11.1998г.), содержащее электроакустически последовательно соединённые синхронизатор, генератор зондирующих импульсов, излучающий и приёмный электроакустический преобразователь, входной усилитель, оптический фильтр и измеритель временных интервалов, второй вход которого соединён с выходом синхронизатора. В изделии возбуждают ультразвуковые колебания,
МПК7: G01B 17/02 толщины изделий
определяют точку максимума. Время задержки эхо-сигнала определяют в точке минимальной погрешности измерения временной задержки соответствующей максимуму абсолютной величины производной и по времени накопленного сигнала определяют толщину изделия.
Недостатком такого устройства является погрешность определения времени задержки точки максимального значения производной по времени оптимального отфильтрованного сигнала при контроле материалов и изделий с высоким интегральным затуханием.
Техническая задача полезной модели заключается в повышении точности определения толщины.
Решение этой задачи достигается тем, что известное устройство ультразвукового контроля толщины изделий, содержащее электроакустически последовательно соединённые синхронизатор, генератор зондирующих импульсов, излучающий и приёмный электроакустические преобразователи, входной усилитель, оптический фильтр и измеритель временных интервалов, второй вход которого соединён с выходом синхронизатора, снабжено вычислителем, включённым между выходом входного усилителя и входом оптимального фильтра.
Существо полезной модели поясняется чертежом, где представлена структурная схема устройства ультразвукового контроля толщины изделий.
Устройство содержит электроакустически последовательно соединённые синхронизатор 1, генератор 2 зондирующих импульсов, излучающий 3 и приёмный 4 электроакустические преобразователи, входной усилитель 5, вычислитель 6, оптический фильтр 7 и измеритель 8 временных интервалов, второй вход которого соединён с выходом синхронизатора 1, и контролируемое изделие 9. Вычислитель 6 и измеритель временных интервалов могут быть выполнены в виде ПЭВМ.
Устройство работает следующим образом.