Ультразвуковой денситометр

МИС-2000

Ультразвуковые и акустические приборы в медико-биологической практике

разработанным в НИИ физики. Для качественного контроля исследовалась волновая форма (амплитуда и длительность) излучаемого преобразователем нелинейного акустического импульса давления. Испытания показали, что новый

пьезопреобразователь обладает основными параметрами, примерно равными характеристикам предыдущей конструкции, но излучает больший по амплитуде акустический импульс и выдерживает долговременные режимы эксплуатации. Прошедшие испытание образцы, в количестве 200 шт., были использованы в процессе сборки силовой антенной решетки литотриптера. При проведении испытаний были определены:

1. Электроакустический коэффициент полезного действия пьезоэлектрического преобразователя.

2. Полоса пропускания пьезоэлектрического преобразователя в нагруженном

Таким образом, пьезоэлектрические преобразователи имеют высокие значения электроакустического коэффициента полезного действия, широкую полосу пропускания и рекомендуются к использованию в составе фокусирующей силовой антенной решетки литотриптера ЛУ-1.

1. Пикалев М.М., Ситало Е.И., Дорошенко В.А. // Пьезоизлучатель силовой антенной решетки ультразвукового литотриптера. / “Фундаментальные проблемы

пьезоэлектроники” Сб. трудов Международной научно-практической конференции “Пьезотехника-95”, МП “Книга”, 1995г., Т.3, С.48-49.

С.Н. Бритин, В.М. Гареев, М.В. Яковлев

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 173003 Великий Новгород, ул. Б.-Санкт Петербургская, 41 (816-22) 2-61-34, (816-22) 24110

Одно из самых распространенных заболеваний - ОСТЕОПОРОЗ - связано с уменьшением костной массы на единицу объема кости по отношению к нормальному показателю возрастной группы. Среди различных методов диагностики данного заболевания, таких как рентгенография, рентгеноденситометрия, фотонная абсорбциометрия, компьютерная томография, одним из самых доступных и обладающих малым риском вредного воздействия на человека при обследовании является ультразвуковой метод диагностики.

Рынок ультразвуковой денситометрии в мире является развивающимся. Созданы серийные образцы приборов, работающие с одной областью интереса, пяточной костью, и приборы, позволяющие обследовать все кости скелета. Недостатки известных приборов заключаются в том, что они не позволяют диагностировать остеопороз на ранних стадиях, его очаговые проявления.

80;

430...660

ЛИТЕРАТУРА

УДК 616.71-007.234-07. Б 87

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ денситометр

Для отработки методики раннего обнаружения заболевания предлагается ультразвуковой денситометр, функциональные возможности которого могут изменяться в широких пределах.

Основным информационным признаком возникающего остеопороза является очаговое изменение плотности кости, что, при использовании ультразвука, приводит к изменению скорости звука, коэффициентов отражения, преломления и т.д. На результаты ультразвукового обследования кости оказывают влияние мягкие ткани, углы сканирования, температура и многие другие дестабилизирующие факторы. Прямые методы измерения не позволяют достичь требуемой точности измерений. Поэтому в предложенном приборе используются косвенные комплексные исследования.

Прибор содержит передатчик и приемник, работающие с набором датчиков, быстродействующий АЦП и микроконтроллер. Вся обработка информации осуществляется в ПЭВМ. С ПЭВМ производится управление режимами работы передатчиков и приемников. Для получения достоверной информации вначале определяются параметры восстанавливающего фильтра, позволяющего отсеять влияние дестабилизирующих факторов на точность измерений. Параметры фильтра вычисляются при изменении условий измерений, направления сканирования и т. д.

При компьютерном моделировании различных ситуаций, связанных с распространением ультразвука в системе ткань - кость - ткань, определены граничные значения для коэффициентов восстанавливающего фильтра.

УДК 534.222.2

ПОСТРОЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ РАСЧЕТА ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

М.Ю. Георги, Н.П. Заграй

Таганрогский государственный радиотехнический университет

Для выполнения подобной работы используется пакет ANSYS, включающий четыре функциональных модуля. Моделирование осуществляется в модуле препроцессора (Preprocessor - /Prep 7). Пакет имеет достаточно мощные средства моделирования объектов практически любой сложности. Кривизна поверхности создаваемой модели, правда, ограничена сплайном третьего порядка. Если возникает потребность в анализе моделей, исползующих внутри себя более сложные поверхзности (класс А - вплоть до 24 степени), создаваемые в специализированных пакетах моделирования типа CATIA, UNIGRAPHICS, Pro/Engineer, то взаимодействие с ними может осуществляться с помощью файлов универсального промышленного формата IGES, либо напрямую через форматы PRO/E, UG, Parasolid, SAT.

Первоначально создается скелет модели с помощью команд построения каркасных линий. Далее созданный каркас разбивается на элементы, которые являются основой для заполнения исследуемой модели представляемой сеткой. Грамотное построение сетки является одним ихз главных аспектов создания модели, отвечающей реальным условиям. Элементарная сетка должна отражать основные особенности рассматриваемого физического процесса как в аналитической форме его представления и описания, так и численного моделирования.

В нашем случае основной целью исследований является изучение влияния периодиечской поверхностной структуры акустического волновода (шероховатой