Переносной изолятор для транспортировки пациентов

Предлагаемое изделие относится к медицинскому оборудованию. Является изолирующим устройством с принудительной подачей очищенного воздуха для транспортировки пациентов на тележках-каталках в ЛПУ и машинах скорой помощи.
Аналогом может служить спасательный модуль WO 2016060586 А1. Изобретение относится к конструкциям автономных спасательных устройств, применяемых для спасения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, во время которых человек вынужден оказаться в воде и находиться в ней длительное время. Спасательный модуль содержит выполненные из пленочного материала надувное основание, надувные боковые стенки и крышу, которые в собранном транспортировочном положении размещены в цилиндрической капсуле.
Задачей настоящей полезной модели является создание простой, надежной конструкции переносного изолятора.
Технический результат заключается в недопущении проникновения микроорганизмов через конструкцию переносного изолятора в процессе работы на режиме поддержания отрицательного либо положительного давления.
Указанный технический результат достигается за счет того, что переносной изолятор для транспортировки пациентов выполнен в виде надувной герметичной камеры из прочного преимущественно прозрачного пластичного материала для размещения больного лежа с каркасом, который представляет собой раздельные поперечные дуги с жестким креплением двух крайних дуг в виде косынки со сторонами 150 мм, направленной внутрь камеры, а внутренние дуги закреплены в основании камеры в удерживающих карманах, при этом на высоте 10-15 см от дна камеры по периметру расположена гермомолния, с боковых сторон изолятора вмонтированы герметичные камерные перчатки для доступа к пациенту с креплением перчаток байонетным соединением, изолятор содержит внутренний карман для лекарственных препаратов, две автономные фильтро-вентиляционные установки с микропроцессорной системой управления подачей и удалением воздуха, обеспечивающей работу в режимах отрицательного и положительного давления с возможностью отслеживания уровня заряда аккумуляторных батарей посредством индикаторной шкалы и подключаемой к любым внешним источникам питания, изолятор содержит встроенный манометр, тумблер запуска и кнопки выбора режима, размещенные за гермомолнией, противоаэрозольные фильтры высокого класса чистоты, дополнительные ремни для фиксации щиколоток и кистей рук пациента.
Также переносной изолятор для транспортировки пациентов может дополнительно содержать съемный внутренний переносной матрас-носилки.
С целью недопущения проникновения микроорганизмов через конструкцию переносного изолятора в процессе работы на режиме поддержания отрицательного давления переносной изолятор выполнен в виде надувной герметичной камеры из прочного преимущественно прозрачного пластичного материала для размещения больного лежа с каркасом, который представляет собой раздельные поперечные дуги. Две крайние дуги имеют жесткое крепление в виде косынки со сторонами 150 мм, направленной внутрь камеры, а внутренние дуги закреплены в основании камеры в удерживающих карманах. Внешние крайние дуги имеют дополнительное крепление в удерживающих карманах.
Сущность заявляемой полезной модели и возможность ее практической реализации поясняется приведенным ниже описанием и чертежами, где на фиг. 1 и 2 показан общий вид изолятора с разных сторон.
При эвакуации пациента, прежде всего, необходимо открыть изолятор, расстегнув гермомолнию 10, положить пациента внутрь с помощью матраса-носилок 11, зафиксировав его при помощи системы крепления пациента 3 (ремни для фиксации щиколоток и кистей рук пациента). Гермомолния 10 расположена по периметру с отступом от дна 10-15 сантиметров с направлением закрывания гермомолнии от головы к ногам.
Система крепления к носилкам 4 позволяет зафиксировать изолятор на типовых носилках-каталках скорой помощи для транспортировки (переноса и перевоза) пациента.
С помощью герметичных камерных перчаток 1 осуществляют осмотр пациента, лекарственные препараты для инъекций и шприцы хранятся в специальном внутреннем кармане 13. Порты овальной формы 2 выполнены такой формы (расширен порт и его угол наклона), чтобы оператору было удобно при работе с пациентом. Для дополнительной защиты герметичные камерные перчатки 1 скрыты за клапаном доступа 12. Само крепление перчаток происходит за счет байонетного соединения, что намного надежнее крепления аналогов. Молнии на перчатках герметичные.
После включения приточно-вытяжной системы 8 пациент полностью обеспечен необходимым количеством воздуха для обеспечения комфортной транспортировки в выбранном режиме эксплуатации (при положительном или отрицательном давлении), специальные фильтры высокой очистки воздуха 7 (HEPА H14) защищают от опасных бактерий, вирусов, радиоактивных и высокотоксичных частиц. Приточно-вытяжная система 8 обеспечивает необходимый приток очищенного воздуха, не требует перенастройки с помощью механических перестановок вентиляторов.
При необходимости подведения инфузионных растворов или подключения аппарата ЭКГ и искусственной вентиляции легких возможно подключение к внешним устройствам при помощи портов 5, передача лекарств осуществляется через передаточный шлюз 6.
Визуальный контроль давления внутри системы происходит при помощи специально встроенного манометра 9.
Включение системы происходит с помощью специального двухпозиционного тумблера запуска 14 и кнопки выбора режима 15. Вся система спрятана за гермомолнией 10 с целью исключения случайного нажатия. Микропроцессорная система управляет подачей воздуха, обеспечивая необходимое давление и температуру внутри камеры, а также объем подаваемого воздуха. Управление производится плавным регулированием скоростей подающего и вытяжного вентиляторов в зависимости от выбранного пользователем рабочего режима (положительное давление внутри изолятора или отрицательное). В воздуховод подающего вентилятора встроена система регулирования температуры подаваемого воздуха (нагрев и охлаждение), управляемая микроконтроллером.
Автономное питание системы подачи воздуха осуществляется от Li-ion аккумуляторной батареи. При наличии внешних источников питания (сеть 220 В/24 В/12 В) может быть обеспечена работа без аккумулятора.
Изолятор содержит раздельные поперечные дуги с жестким креплением двух крайних дуг 16 в виде косынки со сторонами 150 мм, направленной внутрь камеры, а внутренние дуги 17 закреплены в основании камеры в удерживающих карманах (на фиг. 1, 2 не показаны). Две внешние крайние дуги 16 имеют дополнительное крепление в удерживающих карманах (на фиг. 1, 2 не показаны).
Все швы выполнены по технологии высококачественной сварки с последующей герметизацией лентами из основного материала с помощью высокотемпературного сращивания горячим воздухом, что дает гарантию нерасхождения швов в процессе эксплуатации.
Все соединения стационарные, отсутствие съемных деталей позволяет обеспечить наибольшую герметичность устройства и избежать неверной сборки конструкции.
Переносной изолятор для транспортировки пациентов обеспечивает выполнение следующего технического результата - недопущение проникновения микроорганизмов через конструкцию переносного изолятора в процессе работы на режиме поддержания отрицательного либо положительного давления.
Представленный переносной изолятор применяется для транспортировки, например, ожоговых пациентов и пациентов с ослабленным иммунитетом для их защиты от «загрязненной» окружающей среды. Изделие рассчитано на уровень биологической защиты BSL-3.