ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И ЭКСПРЕСС-ПОДБОРА СЛОЖНЫХ ОЧКОВ

Полезная модель относится к техническим средствам для офтальмологии и позволяет оперативно и точно определять астигматические несовершенства глаз как для дали, так и для близи, выполнять экспресс-подбор сложных очков и очковых линз, а также выполнять скриннинговый контроль состояния зрения при профосмотрах.
Современными наиболее производительными приборами аналогичного назначения являются авторефрактометры [1, 2]. Например, прибор RM-8800 фирмы «Topcon» [3] содержит офтальмологический столик и корпус с лицевым установом. В верхней части лицевого установа размещен регулируемый оптический окуляр, а в нижней части - элементы управления прибором. В состав прототипа входит связанная с окуляром оптическая часть с датчиками, подключенными к миникомпьютеру. Из оптической части через окуляр на дно глазного яблока пациента проецируется в инфракрасном диапазоне тестовая метка. Ее изображение попадает на фотодатчики оптической части через узкую щель, ориентированную в каждый момент времени в одном из меридианов исследуемого глаза. Перед началом измерений врач настраивает оптическую часть прибора по параметрам глаза пациента, передвигая световые точки на изображении глаза пациента, выведенного на экран, в определенные участки глаза. После этого производится автоматическая регулировка оптической части в положение наибольшего контраста изображения, фиксируемого фотодатчиками регулируемого оптического окуляра, при котором миникомпьютер производит отсчет рефракции исследуемого глаза в данном меридиональном направлении. После этого узкая щель оптической части автоматически переводится в новое меридиональное положение и процесс определения рефракции исследуемого глаза в новом меридиональном направлении повторяется. От пациента требуется сохранять неподвижное положение головы в установе и смотреть на специальную метку на внутреннем экране прибора. Так как условия измерений требуют от пациента сохранять неподвижными положение головы и фиксации взгляда, а это требование пациенту трудно выполнить, то в прототип введены сложные узлы слежения за положением головы и взгляда пациента, что удорожает и усложняет прибор. После обработки миникомпьютером данных, снятых с фотодатчиков в разных меридиональных направлениях, прибор печатает на бумаге результаты исследований. Прибор фиксирует результаты только при определенном неподвижном положении головы пациента, автоматически исключая те измерения, когда пациент изменяет положение головы или направление взгляда на определенную точку.
Существенными недостатками прототипа являются:
- напряженное некомфортное состояние пациента, обязанного сохранять в течение измерений неподвижный взгляд на определенную точку;
- высокие стоимость и сложность прибора из-за наличия систем слежения за положением головы и направлением взгляда пациента;
- возможность значительных погрешностей из-за локальных отклонений от общего характера распределения оптических и структурных свойств хрусталика и глаза пациента в целом.
Техническим результатом полезной модели является обеспечение высокой точности определения параметров оптической коррекции зрения как для дали, так и для близи и экспресс-подбора очков при инвариантном направлении взгляда пациента и при существенно более низкой стоимости прибора по сравнению с современными авторефрактометрами.
Для достижения технического результата определение параметров оптической коррекции производится по трем меридиональным направлениям как для дали, так и для близи, при ручном регулировании пациентом остановки движения наблюдаемых им спекл-картин [4], с помощью ручки в виде сферического сегмента поверхности шара, автоматически устанавливаемого в одно из трех меридиональных направлений.
Внешний вид прибора изображен на Фиг.1. Прибор содержит размещаемое на горизонтальном офтальмологическом столике 1 со стойками 2, на которых размещен корпус 3 прибора с возможностью его перемещения по вертикали для совмещения по высоте оптического окуляра 4 с глазом пациента. Голова пациента опускается на основной 5 и дополнительный 6 элементы установа. В нижней части корпуса 3 размещены элементы 7…11 управления прибором, а на лицевую часть корпуса 3 вынесен введенный в полезную модель дисплей 12 для информирования пациента о порядке действий и выдачи результатов. Как вариант в места соединения дополнительного элемента 6 установа с основным элементом 5 введены датчики 13 силы, подключенные к миникомпьютеру (на фиг.1 не показан). Левое или правое положение подбородка пациента на подпружиненном установе 6 обеспечивает соответствующую разность сил, воздействующих на левый и правый датчики 13. По разности выходных сигналов этих датчиков миникомпьютер автоматически определяет, какой из глаз пациента во время измерений совмещен с оптическим окуляром 4. Для вывода результатов на внешний компьютер, регистратор или в информационный канал на задней стенке корпуса прибора предусмотрен электрический разъем (на фиг.1 не показан). Элемент 7 управления выполнен в виде выступающего из корпуса сферического сегмента поверхности шара с фрикционной насечкой в одном направлении, автоматически устанавливаемой в одно из трех меридиональных направлений. В каждом меридиональном направлении пациент вращает фрикционную насечку в направлении, противоположном направлению перемещения спекл-картины, наблюдаемой им через окуляр 4, до ее полного остановки. После остановки движения спекл-картины пациент нажимает кнопку 8 «Ввод» для записи состояния оптической части прибора в память миникомпьютера. Элемент управления 9 - кнопка «Отмена» - необходима для стирания ошибочно введенных по той или иной причине данных. Измерения повторяются в двух состояниях оптической части прибора - «Близь» и «Даль». Задаваемым кратковременным нажатием соответствующей кнопки 10 или 11. После записи состояния оптической части прибора в одном меридиональном направлении прибор автоматически переводит элемент 7 в другое меридиональное направление и процесс остановки пациентом движения спекл-картины с помощью элемента 7 повторяется по этому меридиональному направлению. Фактическое меридиональное положение фрикционной насечки на элементе 7 и движения спекл-картины совпадают, что для пациента существенно упрощает процесс останова движения спекл-картины. Этому же способствуют инструкции, выводимые для пациента на дисплей 12. Раздельный контроль параметров глаза для близи и дали обеспечивается путем ввода или вывода из оптической системы прибора дополнительной линзы по кратковременному нажатию одной из кнопок 10 «Близь» или 11 «Даль». После ввода пациентом с помощью кнопки 8 состояния по последнему меридиональному направлению для близи и(или) дали для обоих глаз пациента миникомпьютер производит обработку результатов измерений в трех меридиональных направлениях и выдает на дисплей 10 и выходной разъем для распечатки рецепта информацию о параметрах астигматических несовершенств глаза и требуемых параметрах корректирующих очковых линз в принятом в офтальмологии формате «сфера, цилиндр, ось».
Опытная эксплуатация преложенного прибора показала, что по сравнению с известными авторефрактометрами предложенная полезная модель позволяет обеспечить подбор очковых линз с погрешностью не более 0,2 диоптрии как для дали, так и для близи, при максимально комфортном состоянии пациента. Соотношение стоимостей известных рефрактометров и предложенного прибора составляет не менее чем 5 к 1, что позволяет оснастить этим прибором все офтальмологические кабинеты в школах, на предприятиях и учреждениях.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.
1. Авторефрактометры. Сайт http://www.ameqs.ru группы компаний Amegs medical inc.
2. Авторефрактометры, поставляемые фирмой Stormoff. Сайт http://www.stormoff.ru.
3. Авторефрактометр RM-8800 фирмы Topcon. Сайт http://www.medcom.ru.
4. Патент РФ №2294131 от 23.06.2005 г. МПК А61В 3/00, А61F 9/00, А61N 5/067. Устройство для исследования зрения и функционального лечения в офтальмологии.
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ
к заявке на полезную модель «Прибор для определения параметров оптической коррекции зрения и экспресс-подбора очков»
1 - офтальмологический столик
2 - стойки /штанги/ офтальмологического столика
3 - корпус прибора
4 - оптический окуляр прибора
5 - основной элемент установа
6 - нижний элемент установа
7 - элемент управления в виде выступающего из корпуса сферического сегмента поверхности шара с фрикционной насечкой
8 - элемент управления - кнопка «Ввод»
9 - элемент управления - кнопка «Отмена»
10 - элемент управления - кнопка «Близь»
11 - элемент управления - кнопка «Даль»
12 - дисплей для пациента
13 - датчики сил, воздействующих на подпружиненный элемент 6 /правый и левый/.