УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ КОЛЬПОСКОПА

Настоящая полезная модель относится к области медицины и предназначена для освещения слизистой оболочки шейки матки белым светом, как для визуального наблюдения, так и для получения цветных изображений в отраженном от поверхности свете, а также изображений в свете флюоресценции биологических тканей, вызванной в результате освещении ее поверхности синим светом. Регистрация изображения освещенного объекта осуществляется посредством видео- и фотокамер.
Наиболее близким к предложенному изобретению является флуоресцентный кольпоскоп, включающий систему освещения, включающую кожух с установленной в нем системой белых и УФ светодиодов, узел светофильтров, блок управления источником освещения (см. RU 107924 U1, опубл. 10.09.2011).
Технический результат настоящей полезной модели заключается в повышении диагностической точности при проведении кольпоскопии, что позволяет уменьшить количество необходимых биопсий.
Поставленная задача решается с помощью устройства освещения кольпоскопа. Устройство освещения кольпоскопа содержит кожух с установленными в нем источниками освещения, выполненными в виде светодиодов, узел светофильтров и блок управления источниками освещения, причем кожух выполнен двойным: с внутренней и внешней оболочками, между которыми размещены упомянутые светодиоды, светодиоды выполнены с возможностью излучения белого света и с возможностью излучения с длиной волны в области 350-420 нм, при этом устройство дополнительно содержит полость или отверстие, расположенное в его центре, для установки видеокамеры.
В частности, упомянутые светодиоды размещены симметрично между оболочками кожуха вокруг полости для установки видеокамеры.
2
В частности, освещенность светодиодов составляет не менее 750 люкс, а плотность мощности светодиодов составляет не менее 1,5 мВт/см.
В частности, блок управления источниками освещения выполнен с возможностью синхронизации управления фильтрами, источниками освещения и выдачи команд для синхронизации циклов включения и экспонирования видеокамеры.
Фиг.1 представляет собой схему устройства освещения кольпоскопа.
Фиг.2 представляет собой примеры работы устройства освещения в разных режимах.
На Фиг.1 введены следующие обозначения: 1 - внутренняя оболочка двойного кожуха; 2 - внешняя оболочка двойного кожуха; 3 - светодиодный источник освещения видимого диапазона спектра (белый свет); 4 - светодиодный источник освещения с длиной волны из диапазона 350-420 нм; 5 - полость для установки видеокамеры; 6 -блок управления источниками освещения; 7 - узел светофильтров.
Устройство освещения состоит из кожуха, имеющего внутреннюю (1) и внешнюю (2) оболочки, между которыми размещены светодиоды (3 и 4), полость (5) для установки видеокамеры, расположенной в центре устройства освещения, узел светофильтров (7) и блок (6) управления источниками освещения. Светодиоды (3 и 4) образуют системы светодиодов, которые излучают белый свет и излучают с длиной волны, выбранной из диапазона 350-420 нм. Упомянутые системы светодиодов (3 и 4) размещены симметрично между оболочками (1 и 2) кожуха вокруг полости (5) для установки видеокамеры. Блок (6) управления источниками освещения выполнен с возможностью синхронизации управления фильтрами (светофильтрами), источниками освещения (системами светодиодов) и выдачи команд для синхронизации циклов включения и экспонирования видеокамеры.
2
Устройство освещения входит в состав кольпоскопа при проведении диагностических операций на слизистой оболочке шейке матки, получая цветные изображения в отраженном от исследуемой ткани свете, а также изображений в свете флюоресценции ткани, вызванной в результате освещении ее поверхности источником освещения с длиной волны, выбранной из диапазона 350-420 нм. Причем освещенность светодиодов составляет не менее 750 люкс, а плотность мощности составляет не менее 1,5 мВт/см.
Кольпоскоп работает следующим образом. Врач вводит данные о пациенте в электронную историю болезни. Устанавливают кольпоскоп в 20-30 см от пациента. Включают светодиодный источник белого света (3), включают камеру в обычном цветном ТВ режиме и наблюдают картинку в подсвеченной области исследуемой ткани на мониторе кольпоскопа (Фиг.2а). Наблюдаемый объект имеет размеры примерно ⌀40-50 мм. Причем неравномерность освещенности поля вдоль диаметра размером 50 мм будет не превышать 7%. При необходимости дополнительно включают оптическое и/или электронное увеличение и при наличии подозрительных участков устанавливают маркеры на изображении мест их расположения. Делают снимки области исследуемой ткани. Причем получение снимков осуществляют при включенных белых светодиодах (3). Также дополнительно могут применяться светофильтры (7), например зеленые красные и т.д. для удобства работы врача. Таким образом получают один или несколько цветных снимков исследуемой области ткани.
Далее регистрируют флуоресцентное изображение следующим образом:
а) Пространство от пациента до кольпоскопа закрывают светозащитным кожухом (или выключают свет в кабинете);
б) Перед камерой устанавливают светофильтр (7), полностью подавляющий излучающее ультрафиолетовое излучение;
в) Камеру переводят в высокочувствительный режим;
г) Выключают белый свет и включают светодиодный источник (4) УФ света (Фиг.2б). Ультрафиолетовый свет попадает на объект и заставляет его светиться, при этом исходный излучаемый УФ свет отсекается фильтром перед камерой, причем неравномерность освещенности поля вдоль диаметра размером 50 мм не будет превышать 15%;
д) Регистрируют флуоресцентное изображение и выводят его на экран;
е) Обрабатывают флуоресцентное изображение;
ж) Обработанное (и/или необработанное) флуоресцентное изображение(я) выводят на экран монитора;
з) Выключается УФ свет.
Включают белый свет и камеру в обычном цветном ТВ режиме. Убирают светофильтр и светозащитный кожух. Анализируют флуоресцентное и обычное изображения для определения, в каких точках поля следует провести измерения спектров.
Под контролем цветного изображения на втором мониторе, который располагается непосредственно перед врачом, подводят зонд к исследуемой области. Производят регистрацию спектров аутофлуоресценции. На короткое время измерений каждого спектра белый свет автоматически выключают (зонд работает аналогично пункту г).
Процедуру регистрации спектров повторяют во всех выбранных врачом точках. Спектры обрабатывают по разработанным алгоритмам, анализируют их особенности и вычисляют диагностические параметры. Спектры и вычисленные параметры выводят на экран монитора. Цветной стоп-кадр, флуоресцентное изображение и спектры записывают в электронную историю болезни.
Управляемый узел (7) светофильтров позволяет сформировать изображение биологического объекта в определенном свете, например, в зеленом (Фиг.2в), которое позволяет врачу получить дополнительные оценки состояния слизистой оболочки ШМ.
Применение данного прибора улучшит диагностическую точность кольпоскопии, позволит уменьшить количество биопсий и будет способствовать раннему выявлению предопухолевой патологии и проведению своевременного органосохраняющего лечения, что особенно важно для женщин детородного возраста.