Устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию и направлена на повышение эффективности, надежности и удобства сушки и длительного хранения стерильных гибких эндоскопов и подобных канальных изделий.
Из уровня техники известна тележка с контейнерами для хранения и транспортировки эндоскопов, содержащая каркас с поворотными колесами, снабженный закрепленными на разных уровнях по высоте несколькими парами оппозитно расположенных горизонтальных направляющих салазок, на которых установлены съемные контейнеры для хранения эндоскопов, включающие коробчатый корпус и крышку (RU 175882 U1, A61G 12/00, 2017; RU 2637356 C1. A61G 12/00. 2017). Основным недостатком данного устройства является отсутствие средств, обеспечивающих стерильность эндоскопов в процессе хранения.
Из уровня техники также известно устройство для хранения стерильных изделий медицинского назначения в виде шкафа, в одном рабочем отсеке которого размещают стерильные медицинские инструменты, в числе и эндоскопы, а в другом техническом отсеке, соединенным с рабочем воздушным каналом, размещены средства, обеспечивающие циркуляцию воздуха и бактерицидные УФ-лампы (RU 106114 U1, A61L 2/10, 2010). Данное устройство обеспечивает хранение длинномерных медицинских инструментов, в числе и эндоскопов, в продезинфицированном воздухе. Однако вертикальное размещение одновременно нескольких эндоскопов в рабочем отсеке снижает эффективность и надежность их стерильного хранения и транспортировки.
Кроме того, из уровня техники известно устройство для сушки и хранения стерильных изделий медицинского назначения в виде шкафа с несколькими полками, на которых установлены контейнеры с эндоскопами, каждый из которых подключен трубопроводом к системе подачи воздуха (WO 2009/153481 A1, А61 В 1/12, 2009). Основным недостатком данного устройства является конструктивная сложность системы подачи воздуха и отсутствие средств, обеспечивающих бактерицидную обработку воздуха.
Технический результат, на получение которого направлена полезная модель, заключается в создании конструктивно простого и удобного в эксплуатации устройства для эффективной сушки и асептического длительного хранения эндоскопов в контейнерах.
Решение поставленной задачи и достижение заявленного технического результата обеспечивается тем, что в устройстве для сушки и асептического хранения эндоскопов, содержащем многоярусную стойку с несущим каркасом, снабженным горизонтальными направляющими, на которых установлены съемные контейнеры для хранения эндоскопов, каждый из которых подключен наружным трубопроводом к системе циркуляции воздуха, согласно полезной модели, система циркуляции воздуха включает компрессор и камеру бактерицидной обработки воздуха, по меньшей мере, с одной газоразрядной ртутной лампой низкого давления, к выходу из которой подключены наружные трубопроводы, связанные с контейнерами, при этом каждый контейнер содержит корпус с крышкой, а в стенке корпуса установлен проходной патрубок - фитинг, к которому снаружи подключен наружный трубопровод, а внутри контейнера к проходному патрубку - фитингу подключены внутренние соединительные трубопроводы для присоединения каналов эндоскопов.
При этом система циркуляции воздуха, включающая компрессор, фильтр и камеру бактерицидной обработки воздуха с газоразрядной ртутной лампой низкого давления, размещена в отдельном корпусе из металлического листа, закрепленном на каркасе стойки.
Как вариант, система циркуляции воздуха может быть выполнена с несколькими (предпочтительно, по количеству контейнеров) параллельно включенными компрессорами, что обеспечивает возможность подачи в каждый контейнер при различном количестве их подключений к системе циркуляции воздуха одинакового расхода обеззараженного воздуха, необходимого для эффективной сушки и длительного хранения стерильных гибких эндоскопов.
Кроме того, система циркуляции воздуха может быть снабжена фильтром, включенным после компрессора.
Кроме того, каркас многоярусной стойки выполнен сборным из круглых труб и включает две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками и верхней горизонтальной перекладиной, к вертикальным стойкам которых с их внутренней стороны прикреплены стыковочными отгибами, загнутыми вниз по радиусу, несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек из круглых труб с образованием направляющих полозьев для контейнеров, при этом боковые стенки корпуса и крышка контейнеров выполнены с отогнутыми по периметру кромками, края которых загнуты вниз эквидистантно боковой поверхности круглых труб горизонтальных стяжек-направляющих полозьев.
При этом в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса и крышки контейнеров с двух противоположных сторон в направлении установки между вертикальными стойками боковых П-образных рам выполнены соосные отверстия, в которые вставлены фиксаторы, снабженные маркировкой-индикатором «чистый» или «грязный», которые выполнены в виде фигурного ступенчатого тела вращения.
Предпочтительно, корпус и крышка контейнеров выполнены из бактерицидного пластика - полимера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика.
Кроме того, каркас многоярусной стойки выполнен в виде тележки с поворотными самоориентирующимися колесами, снабженными тормозами.
Предпочтительно, каркас многоярусной стойки выполнен из круглых металлических труб с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра.
Предпочтительно, шины колес выполнены из термопластичного эластомера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика.
Предпочтительно, корпус системы циркуляции воздуха выполнен из металлического листа с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра.
Наличие в системе циркуляции воздуха камеры бактерицидной обработки воздуха с газоразрядной ртутной лампой низкого давления обеспечивает возможность эффективного проведения процесса сушки и длительного хранения эндоскопов в среде продезинфицированного и нагретого теплом, выделяющимся при работе газоразрядной ртутной лампой, воздуха. При этом выполнение каждого контейнера с внутренними соединительными трубопроводами, связанными наружными трубопроводами с выходными штуцерами камеры бактерицидной обработки воздуха, к которым присоединяют каналы эндоскопов, обеспечивает создание в контейнере, закрытом крышкой, избыточного давления выходящим из каналов эндоскопов дезинфицирующим воздухом, что исключает подсос воздуха из окружающей среды и повышает эффективность длительного хранения и стерильность эндоскопов.
Кроме того, за счет выполнения каркаса многоярусной стойки устройства из трубчатых элементов с горизонтальными стяжками в виде направляющих салазок для размещения контейнеров при простоте, прочности и легкости конструкции, существенно упрощается технологический процесс проведения эффективной наружной санитарно-гигиенической, дезинфекционной обработки самого устройства, что необходимо для сохранения стерильности при транспортировки и хранении в контейнерах эндоскопов.
Выполнение каркаса многоярусной стойки сборным из круглых трубчатых элементов, включающих две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками, к которым с их внутренней стороны прикреплены на разных уровнях по высоте несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек с образованием направляющих салазок для размещения контейнеров обеспечивает как простоту, прочность и легкость конструкции, и, соответственно, удобство в эксплуатации, так и простоту, надежность и быстроту неоднократной сборки - разборки. При этом из-за отсутствия сплошных листовых стенок существенно упрощаются и улучшаются условия для технологически простой, надежной и эффективной санитарно-гигиенической, дезинфекционной обработки устройства, что необходимо для сохранения стерильности при транспортировки и хранении в контейнерах гибких эндоскопов и других канальных медицинских инструментов.
Кроме того, использование антибактериального покрытия трубчатого металлического каркаса многоярусной стойки и корпуса системы циркуляции воздуха в сочетании с выполнением шин колес из термопластичного эластомера с антимикробными добавками и выполнением корпуса и крышки контейнеров из бактерицидного пластика - полимера с антимикробными добавками дополнительно повышают стерильность как самого каркаса стойки, так и контейнеров с эндоскопами при их хранении и транспортировке
На Фиг. 1 изображен общий вид устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов; на Фиг. 2 - схема устройства.
Устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов содержит многоярусную стойку 1 с несущим каркасом, снабженным горизонтальными стяжками - направляющими 2, на которых установлены съемные контейнеры для хранения эндоскопов, содержащие корпус 3 с крышкой 4, и систему циркуляции воздуха, заключенную в закрепленный на каркасе стойки 1 корпус 5 из металлического листа, которая включает компрессор 6 (или несколько, по числу контейнеров, параллельно включенных компрессоров), фильтр 7 и камеру 8 бактерицидной обработки воздуха с выходными штуцерами 9, в которой установлена газоразрядная ртутная лампа 10 (или несколько ламп), В стенке корпуса 3 каждого контейнера установлен проходной патрубок - фитинг 11, к которому снаружи подключен наружный трубопровод 12, подсоединенный к соответственному выходному штуцеру 9 камеры 8 бактерицидной обработки воздуха, а внутри контейнера к проходному патрубку - фитингу 11 подключены внутренние соединительные трубопроводы 13 с разъемами для присоединения каналов эндоскопов.
Как вариант, система циркуляции воздуха может быть выполнена с несколькими (предпочтительно, по количеству контейнеров) компрессорами (на чертеже не показано), что обеспечивает возможность подачи в каждый контейнер при различном количестве их подключений к системе циркуляции воздуха одинакового расхода обеззараженного воздуха, необходимого для эффективной сушки и длительного хранения стерильных гибких эндоскопов.
Каркас многоярусной стойки выполнен в виде тележки сборным из круглых труб и включает две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками 14е и верхней горизонтальной перекладиной 15, к вертикальным стойкам которых с их внутренней стороны прикреплены стыковочными отгибами, загнутыми вниз по радиусу, несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек 2 из круглых труб с образованием направляющих для контейнеров, при этом боковые стенки корпуса 3 и крышка 4 контейнеров выполнены с отогнутыми по периметру кромками, края которых загнуты вниз эквидистантно боковой поверхности круглых труб горизонтальных стяжек-направляющих 2.
При этом в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса 3 и крышки 4 контейнеров с двух противоположных сторон в направлении установки между вертикальными стойками 14 боковых П-образных рам выполнены соосные отверстия (на чертеже не показано), в которые вставлены фиксаторы 16, снабженные маркировкой-индикатором «чистый» или «грязный», которые выполнены в виде фигурного ступенчатого тела вращения.
Предпочтительно, корпус 3 и крышка 4 контейнеров выполнены из бактерицидного пластика - полимера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки, в том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634. 643-647; или RU 104835 U1, A47G 19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки AlphaSan MB 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-631. 643-647).
Предпочтительно, каркас тележки выполненный из круглых металлических тру, и корпус 5 системы циркуляции воздуха выполнены с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра (например, краска порошковая эпокси-полиэфирная марки «2080 Бирюса» с наночастицами серебра (AgNP) производство фирмы «Научно-производственная компания «Наномет» http://www.nanomet.ru/; эпоксидно - полиэфирная порошковая краска марки «ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8238» производство фирмы «TEKNOS» http://www.teknos.com/).
Кроме того, каркас тележки снабжен поворотными самоориентирующимися колесами 17 с тормозами, а шины колес выполнены из термопластичного эластомера с антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки, в том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634. 643-647; или RU 104835 U1, A47G 19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки AlphaSan MB 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из: Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-631. 643-647).
Заявленное устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов тележку с контейнерами для хранения и транспортировки эндоскопов используют следующим образом.
В корпус 3 чистого стерильного контейнера укладывают предварительно стерильно обработанный гибкий эндоскоп или несколько эндоскопов (или подобный канальный медицинский инструмент, например, катетер, лапароскопо, бронхоскоп), подключают входы в каналы эндоскопа к разъемам внутренних соединительных трубопроводов 13, присоединенных к проходному патрубку-фитингу 11, закрывают крышкой 4 и вставляют фиксаторы 16, снабженные маркировкой - индикатором «чистый», в соосные отверстия, выполненные с двух противоположных сторон в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса 3 и в горизонтальной части отогнутых кромок крышки 4 контейнера.
Контейнеры с эндоскопами вдвигают по горизонтальным стяжкам - направляющим 2 в каркас тележки между вертикальным стойкам 14 боковых П-образных рам. Затем к установленному в стенке корпуса 3 каждого контейнера проходному патрубку-фитингу 11 снаружи подключают наружный трубопровод 12, подсоединенный к соответственному выходному штуцеру 9 камеры 8 бактерицидной обработки воздуха, и включают в работу компрессор 6 и газоразрядную ртутную лампу 10 камеры 8 бактерицидной обработки воздуха. При этом обеззараженный под действием ультрафиолетового бактерицидного потока излучения, генерируемого газоразрядными ртутными лампами 10 низкого давления, и нагретый выделяющимся при работе лампы 10 теплом воздух проходит по наружным трубопроводам 12 и внутренним соединительным трубопроводам 13 и поступает в подсоединенные каналы эндоскопов, пройдя по которым попадает на выходе в корпус 3 контейнера под избыточным давлением, создаваемым компрессором 6, и через щели между корпусом 3 и крышкой 4 контейнера выходит наружу в окружающую среду, исключая подсос загрязненного воздуха из помещения в контейнер. В результате вышеуказанной циркуляции нагретого и обеззараженного воздуха происходит дезинфицирующая обработка и сушки в объеме стерильного контейнера как внутренних полостей каналов, так и наружных поверхностей эндоскопов в процессе всего срока асептического хранения эндоскопов.
Как вариант, в устройстве, например, предназначенном для трех контейнеров, при работе, с различным количеством контейнеров, тремя, или двумя, или одним контейнером для повышения эффективной сушки и длительности асептического хранения стерильных гибких эндоскопов возможно использовать систему циркуляции воздуха с тремя параллельно включенными компрессорами, и подключать их к системе циркуляции воздуха в количестве, равном количеству используемых контейнеров.