АППЛИКАТОР ВАГИНАЛЬНЫЙ

Полезная модель относится к области медицины, в частности к медицинским инструментам, используемым в гинекологии и акушерстве при введении лекарственных средств во влагалище.
Известен вагинальный аппликатор для введения вагинального крема «Гинофорт», состоящий из аппликатора с кремом, поршня с кольцом на проксимальном конце. (1)
Недостатком данного аппликатора является невозможность его использования для введения других препаратов во влагалище, а так же отсутствие ограничителя введения, что приводит к невозможности контроля глубины проникновения аппликатора при вагинальном введении.
Известен вагинальный аппликатор для введения вагинального геля «Крайнон», состоящий из воздушного контейнера с гелем и плоского конца, вводимого во влагалище. (2)
Недостатком данного аппликатора является невозможность его использования для введения других препаратов во влагалище, а так же отсутствие ограничителя введения, что приводит к невозможности контроля глубины проникновения аппликатора при вагинальном введении.
Известен вагинальный аппликатор для введения влагалищных тампонов «Тампакс», состоящий из двух, подвижных относительно друг друга цилиндров, во внутренний цилиндр помещен влагалищный тампон. (3)
Недостатком данного аппликатора является невозможность его использования для введения лечебных препаратов во влагалище, а так же отсутствие ограничителя введения, что приводит к невозможности контроля глубины проникновения аппликатора при вагинальном введении.
Известен вагинальный аппликатор «Argo», используемый для введения лечебных препаратов во влагалище, состоящий из полого незамкнутого цилиндра с закругленным дистальным концом и поршня помещенного внутрь этого цилиндра. (4)
Недостатком данного аппликатора является невозможность контроля глубины проникновения аппликатора при вагинальном введении.
Данное устройство принято за прототип.
Целью создания полезной модели является повышение удобства ее использования, возможность контроля глубины проникновения аппликатора при вагинальном введении лекарственных веществ и устранения опасности травматизации шейки матки, особенно во время беременности.
Эта цель достигается тем, что аппликатор выполнен в виде прямого полого цилиндра с закругленным дистальным концом, 1, отверстием на нем, 2, и кольцом-ограничителем фиксированном на проксимальном конце, 4, внутрь полого цилиндра вставлен подвижный поршень, 3.
Сравнение предлагаемого инструмента с другими, известными в области медицины, показало его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель поясняется графическим материалом, на котором изображен данный инструмент.
Предполагаемое устройство для интравагинального введения лекарственных веществ является полым цилиндром с закругленным дистальным концом, 1, отверстием на нем, 2, и кольцом-ограничителем фиксированном на проксимальном конце, 4, внутрь полого цилиндра вставлен подвижный поршень, 3. длинна дистального конца аппликатора, вводимого вагинально, составляет 7 сантиметров, что позволяет разместить лекарственное вещество во влагалище, не касаясь шейки матки, и не доставляя дискомфорта пациентке. Ограничительное кольцо, фиксированное на проксимальном конце аппликатора, позволяет вводить его на необходимую глубину, без затруднений и опасений пациентки травмировать шейку матки.
Устройство используется следующим образом: дистальный конец устройства с отверстием помещается в емкость с лекарственным веществом, подвижный поршень выдвигается до упора. Наполненный вагинальный аппликатор удерживается как писчее перо и аккуратно вводится во влагалище до ограничительного кольца, затем, удерживая аппликатор между указательным и безымянным пальцами за ограничительное кольцо, большим пальцем надавливают на поршень, и вводят лекарство во влагалище. Пустой аппликатор извлекается из влагалища и выбрасывается.
Для изготовления аппликатора используется полиэтилен. Каждый аппликатор помещен в индивидуальную упаковку и предназначен для одноразового использования.
Общая длинна устройства с введенным поршнем 100 мм, диаметр цилиндра 10 мм, вес 4,2 грамма.
Использование предполагаемого устройства позволяет с минимальными трудозатратами производить безопасное и бережное введение лекарственных веществ во влагалище на необходимую глубину, что особенно актуально во время беременности.
Устройство целесообразно использовать в гинекологических и акушерских отделениях медицинских учреждений, и в домашних условиях.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Гинофорт. Регистрационный номер в РФ - Л N015895/01.
2. Крайнон. Регистрационный номер в РФ - ЛС-000427.
3. Тампакс. Артикул 170000280.
4. http://www.medbiopack.ru/index.php?pid=27