СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИКСОТРОПНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
METHOD FOR THIXOTROPY TESTING OF DENTAL MATERIALS AND DEVICE FOR IMPLEMENTATION THEREOF

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в ортопедической стоматологии для определения тиксотропности слепочных стоматологических материалов.
Тиксотропность - способность материала под давлением становиться текучим, а без давления - практически не текучим. В инструкциях по использованию слепочных стоматологических материалов указывают на наличие данного свойства, но в качестве оценки степени тиксотропности используется абстрактная терминология - «высокая степень тиксотропности».
Известен капиллярный вискозиметр, содержащий рабочий цилиндр с плунжером внутри, плавающий капилляр, переходную головку и устройство для измерения осевого усилия, причем конец цилиндрического выступа в переходной головке выполнен в виде обратного конуса, а рабочий цилиндр установлен горизонтально [1].
Устройство позволяет повысить точность измерения вязкости.
Известно устройство для измерения вязкости, содержащее цилиндрическую емкость, поршень со встроенным капилляром, соединенным с основанием при помощи раструба, систему нагружения, причем наружная поверхность поршня выполнена в виде усеченного конуса, диаметр большего основания которого равен диаметру большего основания раструба, а высота больше высоты раструба на длину капилляра [2].
Устройство повышает точность и достоверность измерений вязкости.
Известен капиллярный вискозиметр постоянного расхода, содержащий дозатор, капилляр и узел измерения перепада давлений, при этом дозатор выполнен в виде цилиндра с поршнем, а узел измерения перепада давления состоит из двух секций, разделенных мембраной, в одну из которых подают измеряемую среду, а другая заполнена буферной жидкостью [3].
Устройство повышает чувствительность измерений легколетучих жидкостей.
Известен капиллярный вискозиметр, содержащий корпус с закрепленными в нем камерой с поршнем и расположенным в ее нижней торцевой части капилляром, пружинным нагружающим устройством, обеспечивающим сопряжение плоской поверхности пружин с профилированной поверхностью корпуса, систему измерений, при этом профилированная поверхность выполнена ступечатой с размещенными на ее горизонтальных участках опорами [4].
Устройство повышает точность измерений вязкости.
Технический результат изобретения заключается в достоверной сравнительной оценке тиксотропности слепочных стоматологических материалов.
Для объективной оценки данного параметра предложен способ и устройство.
Технический результа достигается за счет того, что устройство для определения тиксотропности стоматологических слепочных материалов содержит прозрачный цилиндр, внутри которого расположены в верхней части поршень со штоком и под ним ограничитель с капилляром, направленным к дну цилиндра, с возможностью образования между поршнем и ограничителем камеры для размещения слепочного материала, грузовую емкость с крышкой, установленную на противоположной стороне штока, при этом прозрачный цилиндр зафиксирован в отверстии рамы, закрепленной на основании, на штоке поршня установлен стопор для ограничения хода перемещения поршня, а прозрачный цилиндр, штопор и каппиляр выполнены с тарировкой в мм.
Технический результа достигается также за счет того, что способ определения тиксотропности различных стоматологических связочных материалов заключается в том, что на одинаковый объем каждого исследуемого связочного материала, оказывают трехкратное давление грузом одного веса, с помощью устройства по п.1, при этом извлекают поршень и шток с грузовой емкостью из прозрачного цилиндра и заполняют камеру слепочным материалом на высоту 20 мм от ограничителя с капилляром, устанавливают поршень с грузовой емкостью, фиксируют требуемый ход поршня стопором на штоке, помещают груз в грузовую емкость, после попадания слепочного материала в капилляр и остановки поршня измеряют перемещение слепочного материала внутри капилляра, затем еще дважды смещают стопор на заданную величину и измеряют перемещение слепочного материала внутри капилляра, и за тем по сравнительным данным определяют тиксотропность исследуемых материалов.
Сущность изобретения поясняется чертежом.
Устройство для определения тиксотропности стоматологических слепочных материалов содержит прозрачный цилиндр 1, внутри которого расположены в верхней части поршень 2 со штоком 3 и под ним ограничитель 4 с капилляром 5, направленным к дну цилиндра. Между поршнем и ограничителем образована камера для размещения слепочного материала. Грузовая емкость 6 с крышкой 7 установлена на противоположной стороне штока 3. Прозрачный цилиндр 1 зафиксирован в отверстии рамы 8, закрепленной на основании 9. На штоке 3 поршня 2 установлен стопор 10, например стопорное кольцо, для ограничения хода перемещения поршня 2. Прозрачный цилиндр 1, шток 3 и капилляр 5 выполнены с тарировкой в мм.
Способ определения тиксотропности различных стоматологических связочных материалов заключается в том, что на одинаковый объем каждого исследуемого связочного материала, оказывают трехкратное давление грузом одного веса, с помощью описанного выше устройства. Для осуществления способа извлекают поршень 2 и шток 3 с грузовой емкостью 6 из прозрачного цилиндра 1 и заполняют камеру исследуемым слепочным материалом на высоту 20 мм от ограничителя 4 с капилляром 5, устанавливают поршень 2 и шток 3 с грузовой емкостью 6, фиксируют требуемый ход поршня 2 стопором 10 на штоке 3, помещают груз 11 в грузовую емкость 6. После попадания слепочного материала в капилляр 5 и остановки поршня 2 измеряют перемещение слепочного материала внутри капилляра 5. Для увеличения точности измерений еще дважды смещают стопор 10 на заданную величину и измеряют перемещение слепочного материала внутри капилляра 5. Таким способом измеряют тиксотропность всех исследуемых слепочных материалов и по сравнительным данным определяют их пригодность для того или иного вида стоматологической работы.
Пример.
Проводим исследование тиксотропности слепочных материалов: Imregum Duo Soft (3m-Espe) и S-4 (Bisico).
Исследование проводим на устройстве, состоящем из прозрачного цилиндра, внутри которого в верхней трети установлен ограничитель с капилляром для равномерного накопления исследуемой массы. В верхней части цилиндра расположен поршень со стопором на его штоке и емкость для груза с крышкой. Вся конструкция установлена на раму, фиксированную на основание. С помощью данного устройства поочередно в камеру загружали слепочные материалы Imregum Duo Soft (3m-Espe) и S-4 (Bisico). Из прозрачного цилиндра извлекают поршень с грузовой емкостью и заполняют его исследуемой слепочной массой на высоту 20 мм заподлицо с краем цилиндра. Таким образом обеспечивается одинаковое количество всех исследуемых материалов. Устанавливают поршень с емкостью для груза обратно, укладывают груз с одинаковым весом для всех исследуемых материалов, например 400 г. При перемещении поршня под давлением груза слепочная масса попадает в капилляр. После прекращения действия давления (остановки поршня) измеряют расстояние перемещения массы внутри капилляра в мм. Лучшим результатом считается наименьшее перемещение массы в мм внутри капилляра после прекращения давления поршня.
Затем смещают стопор, и поршень под нагрузной перемещается еще на 5 мм. После проведения аналогичных измерений вновь перемещают поршень на 5 мм до нижнего органичителя, что также составляет 5 мм. Таким образом на отдельно взятую исследуемую слепочную массу оказывалось трехкратное давление. Получены следующие результаты:
Imregum Duo Soft (3m-Espe)
Поршень смещен на 10 мм - расстояние перемещения массы внутри капилляра 21,3 мм.
Поршень смещен на 5 мм - расстояние перемещения массы внутри капилляра 8,2 мм.
Поршень смещен на 5 мм - расстояние перемещения массы внутри капилляра 8,2 мм.
Всего расстояние перемещения массы внутри капилляра составляет 37,7 мм
S-4 (Bisico)
Поршень смещен на 10 мм - расстояние перемещения массы внутри капилляра 38,1 мм.
Поршень смещен на 5 мм - расстояние перемещения массы внутри капилляра 15,3 мм.
Поршень смещен на 5 мм - расстояние перемещения массы внутри капилляра 15,2 мм.
Всего расстояние перемещения массы внутри капилляра составляет 68,6 мм. Таким образом, на примере двух исследуемых материалов, выявлена значительная разница в степени тиксотропности, что имеет важное значение при показаниях к их практическому применению. Так материалы с высокими показателями тиксотропности следует применять при работе с беззубыми челюстями и изготовлении полных сьемных протезов. При их использовании материал не стекает по задней стенке глотки и не создает оттяжек отображения переходной складки при формировании границ сьемных протезов. В свою очередь материалы с низкой тиксотропиостью следует использовать, когда есть необходимость в отображении таких труднодоступных участков, как, например, корни зубов при изготовлении внутриканальных штифтовых вкладок и т.д.
Источники информации
1. Авт. свид. SU 667866, опубл. 26.06.1979.
2. Авт. свид. SU 688867, опубл. 01.10.1979.
3. Авт. свид. SU 120470, опубл. 15.04.1968.
4. Авт. свид. SU 594433, опубл. 26.06.1079.