Совершенствование контроля качества непроклея

Решетневские чтения

А. V. Gerasimov, А. P. Zhukov, S. N. Kulkov, S. V. Ponomarev, Yu. F. Hristenko Tomsk State University, Russia, Tomsk V. I. Halimanovich

JSC «Academician M. F. Reshetnev «Information Satellite Systems», Russia, Zheleznogorsk

THE SIMULATION OF STRESS-STRAIN PROPERTIES OF THE CARBON-FILLED

ROD STRUCTURE ELEMENTS

The stress-strain properties of the carbon-filled rod structure are considered. The damages generated by external actions are taken into account.

© Герасимов А. В., Жуков А. П., Кульков С. Н., Пономарев С. В., Христенко Ю. Ф., Халиманович В. И., 2009

УДК 629.76/78.023

В. В. Двирный, В. П. Вашкевич

ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева», Россия, Железногорск

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕПРОКЛЕЯ

Проведен сравнительный анализ различных методов неразрушающего контроля качества.

С целью оценки возможности выполнения задач неразрушающего контроля качества изделий в холдинге «ЮНИТЕСТ» были проведены исследования образцов композитных материалов, представленных некоторыми предприятиями авиакосмической отрасли России. Для исследований в числе других был предоставлен образец сотоблока из алюминиевых сот и обшивки с искусственным непроклеем. Образец был проверен средствами рентгеноскопического и акустического неразрушающего контроля.

Рентгеноскопический метод контроля основан на ослаблении рентгеновского излучения веществом контролируемого объекта. Рентгеноскопический контроль позволяет проводить исследование внутренней структуры деталей, в том числе состоящих из разнородных материалов. Поток излучения за многослойным объектом - результат воздействия всех слоев поглотителя. Возможности рентгеновского телевидения, предоставляемые установкой «Артикон», позволяют просматривать внутреннюю структуру образца с нескольких ракурсов, что помогает судить о наличии трещин во внутренних элементах, смещении материалов, нарушении структуры сот. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что использование радиографического метода для выявления дефектов типа непроклея в композитных, клееных конструкциях, как правило, неэффективно.

В качестве параметра акустического неразру-шающего контроля обычно выступает время запаздывания эхоимпульса, затухание амплитуды импульса, изменение скорости распространения звука, изменение механического импеданса в зоне дефекта и изменение спектра собственных свободных колебаний при наличии дефекта. Ультразвуковой эхоимпульсный метод позволяет определить толщину обшивки и наличие расслоений в металле. Непроклей обшивок к сотоблокам можно детектировать с помощью высокочастотного дефектоскопа УД2В-П только при отсутствии клея под обшивкой. При этом данный эхоимпульс не демпфируется клеем. Размер дефекта при этом не может быть меньше 0,5 см2. В качестве недостатка данного метода следует признать необходимость применения контактной жидкости для установления акустического контакта с объектом контроля, что не всегда допустимо. Применение ультразвукового теневого метода с использованием низкочастотного дефектоскопа УД2Н-П позволяет обходиться без использования контактной жидкости и даже через воздух. Метод акустических свободных колебаний основан на изменении спектра звучания объекта контроля под воздействием удара или низкочастотного ультразвука при наличии дефекта. Исследования проводились при помощи прибора ДАСК 54.497 по изменению спектра звучания под воздействием ударной нагрузки. Каждый спектр содержит огромный массив информации, который без автома-

Крупногабаритные трансформируемые конструкции космическихаппаратов

тического режима сканирования не может быть обработан в полном объеме.

Исходя из вышеперечисленных недостатков радиографического и акустических методов, предлагается использовать метод оптического неразрушающего контроля непроклея. Метод основан на анализе взаимодействия оптического лазерного излучения с объектом контроля.

При оптическом методе с вакуумным мешком (рис. 1) сотопанель сканируется лазером в нормальных условиях и в вакууме, затем проводится наложение и сравнение результатов анализа.

Сканирующий лазер Вакуумный

' ..U4,

, Персональный компьютер

Сотопанель

При оптическом методе с опорным лазером (рис. 2) сотопанель сканируется опорным и сканирующим лазером, затем проводится сравнительный анализ результатов.

Персональный компьютер

м-

Рис. 1

Опорный лазер

Рис. 2

Недостатками данного метода являются высокая стоимость и энергоемкость. Структурная схема оптических приборов контроля содержит осветитель, приемник излучения, устройство механического сканирования объекта и блок обработки сигналов и управления (ПЭВМ, микропроцессор).

V. V. Dvirnyi, V. P. Vashkevich JSC «Academician M. F. Reshetnev «Information Satellite Systems», Russia, Zheleznogorsk

QUALITY ASSURANCE PERFECTION OF NON-GLUED ITEMS

The comparative analysis of various methods of non-destroying quality assurance is conducted.

© ^BHPHHH B. B., BamKeBHH B. n., 2009

УДК 539.3:621.396.67

А. С. Евдокимов, С. В. Пономарев, Ю. И. Буянов

Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики Томского государственного университета, Россия, Томск

А. В. Романенко, Д. Б. Усманов, Г. В. Шипилов

ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева», Россия, Железногорск

СВЯЗАННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ РЕФЛЕКТОРОВ

Рассматривается вариант комплексной методики компьютерного моделирования трансформируемых рефлекторов космического аппарата, позволяющий достичь лучших характеристик антенны.

Моделирование трансформируемых рефлекторов является важным и актуальным направлением по разработке и созданию систем спутниковой связи, зондированию поверхности Земли, так как экспериментальная отработка подобных конструкций требует больших материальных и времен-

ных затрат. Разработка конструкций, позволяющих улучшить качество коммуникации, является одной из главных целей в области космических программ по созданию систем спутниковой связи.

В работе М. В. Гряника и В. И. Ломана была рассмотрена классификация развертываемых ан-