ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Предлагаемая полезная модель относится к области радиоэлектроники, в частности к измерению тепловых режимов в электронных блоках.
Известны термопреобразователи термоэлектрические ТП-0198-4-1 [ТУ 4211-013-13282997-04], предназначенные для измерения температуры жидких, газообразных, химически агрессивных и неагрессивных сред состоящие из кабельной термопары с минеральной изоляцией в стальной оболочке
Однако, у них недостаточная измеряемая отрицательная температура (-40°C), они жесткие, т.к. материал защитной оболочки - сталь.
Наиболее близким к предлагаемой модели являются преобразователи термоэлектрические ТП-0188/1 [ТУ 4211-013-13282997-04], предназначенные для измерения температуры поверхности, воздуха и инертных газов и состоящие из хромель-копелевых термоэлектродов и защитной оболочки из стеклонитки или кремнеземного чулка
Недостатком известных преобразователей является недостаточная измеряемая отрицательная температура (-40°C), невозможно применения их для измерения температуры в труднодоступных местах электронных блоков.
Техническим результатом полезной модели является понижение измеряемой температуры, увеличение гибкости, возможность использования для измерения температуры в труднодоступных местах электронных блоков.
Сущность полезной модели состоит в том, что термопреобразователь содержит хромель-копелевые термоэлектроды и защитную оболочку.
Новыми признаками, позволяющими достичь заявленный технический результат, являются то, что на один из хромель-копелевых электродов нанесен кремнийорганический герметик, а защитная оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластика.
На фиг изображен термопреобразователь
Термопреобразователь состоит из хромель-копелевых термоэлектродов ХК 1, эластичной оболочки 2, например, из кремнийорганического герметика, например, ВГО-1, защитной оболочки 3, например, из поливинилхлоридного пластика.
В результате проведенных испытаний предлагаемого термопреобразователя получены следующие результаты, подтверждающие достижение заявленного технического результата:
- снижена измеряемая температура («-60°C» против «-40°C»);
- достигнута возможность измерения температуры в труднодоступных местах радиоэлектронных блоков за счет увеличения гибкости.