Устройство для центрирования зуба in vitro для проведения циклических испытаний зуба на осевое сжатие

Полезная модель относится к медицине, а именно к экспериментальной стоматологии и предназначена для исследования технологии лечения зубов и эффективности применения стоматологических лечебных материалов и может быть использована на подготовительном этапе для проведения циклических испытаний зубов in vitro на осевое сжатие в любом разделе стоматологии: терапии, ортопедии, ортодонтии.
В известной нам научной и патентной литературе подобных устройств для проведения циклических испытаний зубов in vitro на осевое сжатие не обнаружено.
Технический результат: обеспечение возможности центрирования биопрепарата зуба по продольной оси в пространстве с последующим получением конусной ответной реплики окклюзионной поверхности зуба.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство, содержит основание, установленные в основании заканчивающийся острием поворотный центр, имеющий шпильку, неподвижный штифт, ограничивающий разворот поворотного центра, и подвижный шток с верхней частью, выполненной в виде цилиндра с внутренним конусом, заполненным слепочным материалом для установки исследуемого биопрепарата зуба, при этом шпилька состоит в упоре со штифтом, подвижный шток в основании закреплен посредством боковой фиксации винтом, область бифуркации корней зуба совмещена с острием поворотного центра, а коронка установлена во внутреннем конусе штока.
На фиг. 1 представлен общий вид устройства для центрирования зуба in vitro для проведения циклических испытаний зуба на осевое сжатие, которое состоит из основания 1, выполненного из алюминиевого сплава Д16Т, на котором установлены все элементы устройства: подвижный шток 2 с верхней частью, выполненной в виде цилиндра с внутренним конусом из алюминиевого сплава Д16Т, установленный в отверстие основания 1 с боковой фиксацией винтом 3. Поворотный центр 4, у которого имеется шпилька 5, выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. В верхней части поворотного центра 4 расположено острие 6; неподвижный штифт 7, изготовлен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Подвижный шток 2 с верхней частью, выполненной в виде цилиндра с внутренним конусом, заполнен слепочным материалом 8 «Express STD» фирмы 3М ESPE (США), в который установлена коронка исследуемого биопрепарата зуба 9, а область бифуркации корней зуба 9 совмещена с острием 6 поворотного центра 4.
Устройство для центрирования зуба in vitro для проведения циклических испытаний зуба на осевое сжатие работает следующим образом: в отверстие основания 1 устанавливают подвижный шток 2 с верхней частью, выполненной в виде цилиндра с внутренним конусом с боковой фиксацией винтом 3, а также поворотный центр 4 со шпилькой 5 и неподвижный штифт 7, ограничивающий разворот поворотного центра 4. В подвижный шток 2 с верхней частью, выполненной в виде цилиндра с внутренним конусом, устанавливают коронку биопрепарата зуба 9 и перемещают подвижный шток 2, совмещая область бифуркации корней зуба 9 с острием 6 поворотного центра 4 и в этом положении фиксируют винтом 3. Биопрепарат зуба 9 достают из внутреннего конуса подвижного штока 2. Внутренний конус подвижного штока 2 заполняют слепочным материалом 8. Биопрепарат зуба 9 вдавливают в слепочный материал 8 до упора во внутренний конус подвижного штока 2, а область бифуркации корней зуба 9 совмещают с острием 6 поворотного центра 4 - в этом положении происходит отверждение слепочного материала 8. Продольная ось биопрепарата зуба 9 зафиксирована, после чего поворотный центр 4 отводят и биопрепарат зуба 9 вынимают из подвижного штока 2 с верхней частью, выполненной в виде цилиндра с внутренним конусом, заполненным слепочным материалом 8.