УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОФТАЛЬМОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Устройство для офтальмологических операций
Полезная модель относится к области офтальмологии.
Известно устройство для проведения операции по поводу отслойки сетчатки при помощи полого эластичного балона, помещаемого экстрасклерально под теннонову оболочку в месте проекции разрыва сетчатки (см. дисс. к.м.н. Андронова А.Г. Комплексный метод лечения отслойки сетчатки с использованием витрэктомии, пневморетинопексии и экстрасклерального баллонирования - 1996 г.).
Однако данное устройство обладает существенным недостатком - наличием послеоперационных осложнений, таких как рецидив отслойки сетчатки из-за разблокировки разрыва.
Это возникает из-за того, что оболочка балона не обладает достаточной биологической инертностью, что приводит к образованию пролежней на склере. Это требует немедленного удаления устройства из глаза, что приводит к рецидиву отслойки сетчатки.
Техническая задача, решаемая полезной моделью уменьп1ение послеоперационных осложнений.
Указанная техническая задача решается тем, что устройство для офтальмохирургических операций, содержащее полый эластичный корпус , состоит из двух частей: внутренней и внешней, причем внутренняя часть выполнена из силиконовой резины, а наружная часть выполнена из слоя карбиновой пленки.
МКИб A61F 2/16
Устройство поясняется чертежом на фируге 1.
Устройстводля офтальмохирургических операций,
содержит полый эластичный корпус 1. Отличается тем, что корпус состоит из двух частей внутренней 2 - внешней 3. Причем внутреняя часть 2 выполнена из силиконовой резины. Наружная часть 3 выполнена из слоя карбиновой пленки.
Наружная часть 3 в виде карбиновой пленки, обладает повышенной биологической инертностью.
Работа с предложенным устройством производится следующим образом:
В ходе операции экстрасклерального баллонирования через разрез в конъюнктиве и тенновой оболочке специальным проводником заявляемое авторами устройство подводится к месту проекции на склере разрыва сетчатки. Затем через присоединенную к заявляемому устройству (на рисунке не показано) трубочку в балон вводится газ либо жидкость в объеме, достаточном для создания вала вдавления на сетчатке, блокируюп ;его разрыв сетчатки.
При этом в связи с тем, что наружная часть 3 обладает повышенной биологической инертностью, не возникает пролежней склеры и не возникает необходимости удаления устройства из глаза.
Использование предложенной авторами полезной модели позволяет достигнуть положительного рептения технической задачи, указанного в описании.