ПИПЕТКА

Полезная модель относится к области лабораторной техники, а именно к оборудованию, используемому в клинических, биохимических, химических и иных исследованиях, использующих в качестве одной из стадий пипетирование жидкостей.
В настоящее время пипетки применяют для отмеривания и перенесения строго определенного (аликвотного) объема жидкости из одного сосуда в другой.
Как правило, пипетки представляют собой стеклянные трубки с оттянутым концом и расширением в средней части. Верхняя узкая часть имеет кольцевую метку. При работе с пипеткой, ее нижний конец погружают в жидкость, засасывают ее на 10-20 мм выше метки. Указательным пальцем закрывают отверстие в верхней части пипетки и, осторожно ослабив палец, доводят зфовень до метки, после чего переносят пипетку в другой сосуд и освободив палец дают жидкости стечь. (П.Я. Логинов и др. Аналитическая химия, М., «Просвещение, 1975, с.33-34, 303-304).
Недостатком таких пипеток является опасность их использования для работ с токсическими жидкостями и биологическим материалом, в частности загрязненным микроорганизмами.
Известно использование для аналитических целей пипетки, состоящей из стеклянной трубки с меткой и оттянутым концом (мерной трубки)  необходимости, ватным тампоном, которым закрывается верхний конец трубки при работе с заразным материалом, а также резиновой упругой грушей , которая является наиболее близкой к заявляемому решению (Руководство к практическим занятиям по микробиологии, иммунологии и вирусолог/. Под ред. М.П.Зыкова, М., «Медицина, 1977, с.9).
Недостатками данного решения являлись неудобство и высокая вероятность возникновения трешин в пипетке при периодическом надевании грзтпи на верхний конец трубки, необходимость подбирать грушу по размерам к каждой отдельной трубке, необходимость частой стерилизации груши.
МКя.501АГЗЗ/ 0
ПИПЕТКА
-2Задачей, стоявшей перед автором, являлась разработка конструкции более универсальной пипетки.
Указанная задача решалась за счет дополнения пипетки переходником, выполненным в виде трубки, по крайней мере один из концов которой имеет форму усеченного конуса.
При этом, диаметры концов переходника меньше внутреннего диаметра трубки пипетки, а наружный диаметр средней части переходника больше внутреннелй диаметра трубки и отверстия груши.
Переходник может быть выполнен из стекла, пластических масс, каучука, металла и иного стерилизуемого материала. Паиболее удобно использовать переходник из упругого материала, типа резины.
При необходимости внутрь переходника вкладывают вату или иной сорбент.
Вкладыш может использоваться одноразово или подвергаться периодической мойке или стерилизации.
Обш;ий вид пипетки приведен на фиг.1, где введены следуюпще обозначения: 1-мерная трубка для набора жидкости с меткой 2; 3- переходник; 4 - упругая труша; 5- ватный вкладыш.
Работа с новой пипеткой осуш,ествляется следуюш;им образом. В переходник 3 при необходимости вкладывают ватный вкладыш 5, затем переходник фиксирз от в отверстии груши 4. Гр)Ш1у 4 сжимают, свободный конец переходника 3 прижимают к отверстию верхнего края мерной трубки 1 таким образом, чтобы конус переходника был введен в отверстие трубки 1 до плотной фиксации в нем. Пипетку помешают в жидкость и осуществляют ее забор и перемеш,ение в другую емкость по стандартной методике. Далее переходник извлекают из трубки и при необходимости используют далее, в том числе и с мерной трубкой др)того диаметра.
Повая пипетка может найти широкое применение в медицине, ветеринарии, биотехнологии,химии, в частности при проведении анализов методом последовательных разведений.