Штангенциркуль разметочный

Заявляемое техническое решение относится к измерительным устройствам, обеспечивающим измерение линейных размеров изделий - длины, ширины, глубины, а также позволяющих выполнять дополнительные операции - наносить на поверхности метки и насечки.
Наиболее часто штангенциркули разметочные (далее по тексту - штангенциркули) используются при проведении токарно-фрезерных и слесарных работ. При этом известные штангенциркули, выполненные в соответствии с ГОСТ 166-89. «Штангенциркули. Технические условия», выполняют только функцию измерения.
э
Штангенциркули, изготовленные в соответствии с ГОСТ, имеют в своем составе губки с кромочными измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров и могут быть изготовлены либо из инструментальной и конструкционной, либо высоколегированной стали. Согласно п. 2.15 ГОСТ 166-89 твердость измерительных поверхностей штангенциркулей должна быть из высоколегированной стали - не менее 51,5 HRC.
э
Для штангенциркулей с верхним пределом измерения до 160 мм, изготовленных из инструментальной или конструкционной сталей, твердость измерительных поверхностей должна быть не менее 53 HRC.
Недостатком таких штангенциркулей является то, что губки недостаточно твердые (или быстро стираются, или не оставляют заметный след на поверхности).
э
Технический результат от использования заявляемого технического решения - создание надежного устройства, в котором совмещены операции измерения и нанесения разметки на измеряемую поверхность за счет того, что губки заканчиваются наконечниками, выполненными из сплава инструментальной и конструкционной стали твердостью не менее 59 HRC, и крепятся к губкам при помощи пайки.
Описание заявляемого технического решения
Штангенциркули, оснащенные твердым сплавом на измерительных поверхностях, предназначены для измерений наружных линейных размеров деталей и проведения разметочных операций.
Штангенциркули имеют в своем составе двусторонние или односторонние губки для измерений внутренних размеров с кромочными измерительными поверхностями, оснащенных твердым сплавом, а также штангу, рамку, зажимающий элемент.
Губки, оснащенные твердым сплавом, могут быть выполнены как для внутренних, так и для наружных измерений, в зависимости от модели штангенциркуля.
Новизна заявляемого решения - в том, что в губки вмонтированы пластины, остро заточенные с одной стороны, выполненные из сплава стали с твердостью не менее 59 HRC. Пластины могут быть выполнены, например, из сплава марки ВК-8 и прикреплены к губкам при помощи пайки. При этом для пайки используется или латунь ЛС-59, или сплав латуни с серебром.
На Фиг. 1 представлено изображение губок штангенциркуля, в которые впаяны пластины, где обозначено: 1 – губки; 2 - вплавленная пластина; 3 - слой припоя.
Примеры выполнения
Штангенциркули ШЦРТ, ШЦЦРТ, оснащенные твердым сплавом на измерительных поверхностях, предназначенных для измерений наружных линейных размеров деталей и проведения разметочных операций, для измерений внутренних линейных размеров деталей (без оснащения твердым сплавом), для измерений глубин.
Штангенциркули изготавливаются с отсчетом по нониусу (ШЦРТ) или с цифровым отсчетным устройством (ШЦЦРТ).
Принцип действия штангенциркулей ШЦРТ - механический. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса, расположенного на рамке штангенциркуля.
Принцип действия штангенциркулей типов ШЦЦРТ - механический с выводом показаний на жидкокристаллический (ЖК) экран цифрового отсчетного устройства. Отсчет размеров производится непосредственно считыванием показаний на ЖК экране цифрового отсчетного устройства, расположенного на рамке штангенциркуля. Также на рамке находятся кнопки включения/выключения штангенциркуля (OFF/ON), установки нуля (ZERO) и выбора режима единиц измерений мм/дюйм (mm/inch) и др. Питание штангенциркулей осуществляется от встроенного источника питания.
В губки для внутренних измерений штангенциркуля ШЦРТ вмонтированы пластины, остро заточенные с одной стороны, выполненные из сплава стали с твердостью 59 HRC.
Средний срок службы штангенциркулей - не менее 3-х лет.
Метрологические и технические характеристики штангенциркулей, оснащенных твердым сплавом на измерительных поверхностях, приведены в таблице на Фиг. 2.