УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

УСТРОЙСТВО для ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГЛАЗИЫХ КАИЕЛЬ
Полезная модель относится к медицине и может быть использована в офтальмологии.
Известен метод, в котором требуемая температура глазных капель достигается использованием для этих целей какого-либо медицинского термостата (например, ТС-80У-42). Недостатком этого метода является неудобство работы с существующими термостатами. Врачу приходится постоянно открывать термостат, доставать капли, закрывать термостат, использовать препарат по назначению, опять открывать термостат и ставить капли на место.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является поддержание постоянной заданной температуры глазных капель и устранение вышеуказанных недостатков.
Указанная техническая задача решается тем, что предлагается устройство для термостабилизации глазных капель, включающее монолитный блок, в котором выполнены гнезда для установки флаконов с глазными каплями, и устройство его термостабилизации. Монолитный блок изготовлен из высокотеплопроводного материала (например, меди). Термостабилизация монолитного блока осуществляется блоком автоматики, на вход которого подается сигнал с термодатчика, а выход связан с цепями питания полупроводниковых термоэлектрических модулей, припаянных своими первыми спаями к основанию монолитного блока. Отвод тепла от вторых спаев термоэлектрических модулей осуществляется воздушным радиатором.
Структурная схема предлагаемого устройства показана на фиг.1. Устройство состоит из монолитного блока 1, изготовленного из высокотеплопроводного материала, допускающего общепринятые способы его стерилизации, в котором выполнены посадочные гнезда 2 под флаконы с каплями, термоэлектричеМКИ:А61В17/36
ских модулей 5, припаянных своими горячими спаями к основанию монолитного блока 1. В тепловом контакте с холодными спаями термоэлектрических модулей находится воздушный радиатор 4, Для регистрации и изменения температуры основания служит блок автоматики 5, на вход которого подается сигнал с термодатчика б. Выход блока автоматики связан с цепями питания термоэлектрических модулей. Для электроизоляции термоэлектрических модулей от основания и воздушного радиатора проложены теплопроводящие керамические прокладки 7. Сам модуль набран из полупроводниковых ветвей пир типа (5 и 9 соответственно), между которыми проложен диэлектрик 7, а коммутация между ветвями осуществляется проводниками //. Для термоизоляции модулей от окружаюш;ей среды зазор между основанием и воздушным радиатором окружен термоизолируюш,ей прокладкой 12.
Принцип работы предлагаемого устройства следующий. Флаконы с препаратами помещаются в гнезда 2 в монолитном блоке /. Для обеспечения хорошего теплового контакта флаконов с монолитным блоком в гнезда 2 наливается небольшое количество воды. Необходимая температура задается блоком автоматики 5 и постоянно контролируется датчиком температуры б, который замеряет температуру монолитного блока 1, В соответствии с заданной температурой блок автоматики подает на полупроводниковые ветви термоэлектрических модулей 5 напряжение необходимой силы и полярности и в дальнейшем контролирует его в связи с изменениями температуры, измеряемой датчиком 6.
Исследования показали, что температура глазного яблока пациента колеблется в пределах от 31 до 33°С, поэтому предлагаемое устройство поддерживает температуру флаконов с каплями именно в этих пределах.
Необходимо отметить, что если монолитный блок изготовлен из меди, то его поверхность необходимо покрыть инертным материалом (например, хромировать).