УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРКИ И НАСТРОЙКИ СЧЕТЧИКОВ ЖИДКОСТИ И ГАЗА

Полезная модель относится к устройствам для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа непосредственно на местах эксплуатации, а также после ремонта.
Известно устройство для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа, содержащее последовательно установленные в трубопроводе поверяемый и образцовый счетчики жидкости или газа с узлами съема сигналов, устройство связи с объектом (УСО), персональный компьютер со специально установленным программным обеспечением, причем выход узла съема сигналов образцового счетчика подключен к входу УСО, а выход УСО подключен к персональному компьютеру [1].
Целью этой полезной модели является снижение времени поверки и настройки счетчиков жидкости и газа и упрощение операций расчета относительной погрешности.
Недостатки этого устройства заключаются в том, что при невозможности воспользоваться узлом съема сигналов поверяемого счетчика (в силу различных причин) приходится применять визуальный съем информации с поверяемого счетчика без его остановки.
Невозможность воспользоваться узлом съема сигналов может быть определена следующим:
- контрольная звездочка счетчика недоступна или отсутствует;
- узел съема сигналов не подходит к данному типу счетчика по геометрическим параметрам;
- сигналы с контрольной звездочки счетчика не считываются узлом съема сигналов.
Это обстоятельство, с одной стороны, приводит ухудшению погрешности измерения объема среды, пропущенного через поверяемый счетчик, связанной с реакцией оператора по времени, а с другой стороны, приводит к увеличению времени измерения для пропуска большего объема среды, чтобы, при этом, погрешность измерения этого объема среды не ухудшилась. Также это обстоятельство приводит к необходимости участия в процессе поверки не менее двух операторов (для работы на персональном компьютере и для визуального съема информации).
Целью этой полезной модели является создание устройства для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа, с использованием которого при невозможности применения узла съема сигналов поверяемого счетчика, погрешность измерения не ухудшается и время измерения не увеличивается по сравнению с устройством, в котором есть возможность применения узла съема сигналов поверяемого счетчика.
Также целью этой полезной модели является возможность использования при работе на ней одного оператора (вместо двух операторов).
Для этих целей в устройство для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа, содержащее последовательно установленные в трубопроводе поверяемый и образцовый счетчики жидкости или газа с узлами съема сигналов, устройство связи с объектом (УСО), персональный компьютер со специально установленным программным обеспечением, причем выход узла съема сигналов образцового счетчика подключен к входу УСО, а выход УСО подключен к персональному компьютеру, введена веб-камера, направленная на шкалу поверяемого прибора, а связь между персональным компьютером и веб-камерой осуществляется по радиоканалу.
Сущность полезной модели поясняется на фиг.1.
Устройство работает следующим образом:
Во время процесса измерения относительной погрешности импульсы снимаются с выхода узла съема сигналов образцового счетчика.
Количество импульсов Noбp., подсчитываемых за время измерения, пропорционально объему жидкости или газа Voбp., пропускаемого за это время, причем:
Voбp.=kобр.·Ν обр.,
где kобр. - коэффициент пропорциональности - передаточный коэффициент, а величина расхода Qoбp. пропорциональна частоте импульсов F, причем
Qoбp.=kобр.·F.
В память персонального компьютера заносятся следующие параметры:
- величина образцового объема - объем жидкости или газа, который должен быть пропущен через счетчики за время поверки - Voбp.;
- величина расхода жидкости или газа, на котором должен быть пропущен образцовый объем - Qoбp.;
- передаточный коэффициент образцового счетчика - kобр.
Формула расчета относительной погрешности поверяемого счетчика - δ:
δ={(Vпов.-Voбp.)/Voбp.}·100%,
где Vпoв. - величина объема, измеренная поверяемым счетчиком за время поверки.
Измерение начинается с установления величины текущего расхода, занесенного в память персонального компьютера.
Расход устанавливается посредством регулировочных вентилей, входящих в состав установки.
Величина расхода периодически отображается на мониторе персонального компьютера.
Поверка начинается с началом измерения объема жидкости или газа, проходящего через поверяемый и образцовый счетчики, и заканчивается, когда величина считанного объема образцового счетчика сравняется с величиной образцового объема, занесенного в память персонального компьютера.
Процесс поверки следующий:
Поверитель следит за монитором персонального компьютера, куда в режиме «online» передается изображение шкалы поверяемого счетчика. В момент прохождения стрелки через нулевую отметку поверитель подает команду «старт» (нажимает на кнопку), на мониторе персонального компьютера фиксируется начальная величина объема поверяемого счетчика Vнач. и начинается отсчет объема образцовым счетчиком.
Как только величина образцового объема превысит заданную величину (выставленную на мониторе персонального компьютера) и стрелка опять будет проходить через нулевую отметку, поверитель подает команду «стоп» (нажимает на кнопку). Заканчивается отсчет объема образцовым счетчиком и на мониторе персонального компьютера фиксируется конечная величина объема поверяемого счетчика Vкoн. и величина объема образцового счетчика Voбp.
Поверитель заносит величины Vнач. и Vкoн. в персональный компьютер. Таким образом, относительная погрешность прибора δ будет равна:
δ={[(Vкoн.-Vнач.)-kобр.·Νοбρ.]/kобр.·Νοбр.}100%,
После окончания поверки полученная величина относительной погрешности сразу фиксируется на мониторе персонального компьютера.
Таким образом, введение в устройство для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа веб-камеры, направленной на шкалу поверяемого счетчика и соединенной с персональным компьютером по радиоканалу позволяет использовать на этой работе только одного оператора (вместо двух операторов), при этом, по сравнению с устройством, использующим узел съема сигналов поверяемого счетчика, относительная погрешность измерения не ухудшается и время измерения не увеличивается.
Источники информации:
1. Патент на полезную модель №97522, «Устройство для поверки и настройки счетчиков жидкости и газа»