ХИРУРГИЧЕСКИЙ НОЖ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НОЖ
Полезная модель относится к медицине, а именно к кардиохирургии врожденных пороков сердца.
Известен нож-распатор для микроопераций на ухе, состоящий из головки и ручки. Головка выполнена скошенной с закруглением на передней части ( Авторское свидетельство СССР N 156651, МКИ А 61 В 17/32). Этот инструмент не является одноразовым. Кроме того, не позволяет в полной мере наблюдать хирургу за процессом соскабливания ткани в просвете полости.
Технической задачей является создание одноразового инструмента, позволяющего производить удаление тканей в узком просвете выводного отдела желудочков сердца под непосредственным наблюдением за процессом резания-соскабливания при введенном в просвет ноже.
Поставленная задача достигается за счет выполнения одноразового лезвия в виде срезанной цилиндрической трубки, усеченной по передней части под углом 8-12° с образованием режущей кромки, крепежного основания в виде усеченного цилиндра с проточкой, на плоской части которого имеется выборка под углом 45° к оси.
Хирургический нож состоит из одноразового лезвия и ручки.
На фиг.1 изображено одноразовое лезвие (А-вид сверху, Б-вид сбоку). Лезвие представляет собой цилиндрическую трубку, срезанную параллельно оси 1. Передняя часть трубки имеет усечение 2 под углом 8-12° с образованием режущей кромки 3.
На фиг.2 изображена ручка (А-вид сверху, Б-вид сбоку).
На фиг.З изображенен хирургический нож в сборе (А-вид спереди, Б-вид сбоку с частичным разрезом). Ручка состоит из крепежного основания в виде цилиндра 4 и имеет
МКИ5 A 61 в 17/32
проточку 5, выполненную параллельно оси с установочным углублением 6 по периметру и выступами 8 на его концах. На плоской части крепежного основания выполнена выборка 7 под углом 45° к его оси. Передняя часть крепежного основания 9 усеченна.
Работа с устройством осуществляется следующим образом. Одноразовое лезвие закрепляется в установочном углублении 6 крепежного основания 4, благодаря пружинным свойствам самого лезвия. При этом выступы 8 препятствуют вращательному движению лезвия вокруг оси ручки. Резекция участков тканей, суживающих выход из желудочков сердца, осуществляется путем поступательного движения ножа вперед со стороны артериального клапана в глубь желудочка, т.е. соскабливания режущей кромкой 3. Наблюдение за процессом резания-соскабливания осуществляется благодаря формам лезвия (срезанной 1 и усеченной 2 цилиндрической трубки) и ручки (срезанной 5, с выборкой на крепежном основании ручки 7 и усечения 9).
Резецированные кусочки ткани остаются на внутренней поверхности лезвия, откуда и удаляются.
Предлагаемый хирургический нож предназначен для резекции участков миокарда и эндокардиального фиброза, суживающих выводной тракт желудочка, доступом через клапан аорты или легочной артерии.
Использование предлагаемого хирургического ножа позволяет снизить травматичность операций , т.к. их выполняют без рассечения стенки желудочка сердца. В частности, при коррекции тетрады Фалло хирург может ограничиться доступом через легочную артерию и правое предсердие
.д.ФОРМУЛА