ИГЛА ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО НАКОНЕЧНИКА ФАКОЭМУЛЬСИФИКАТОРА

Игла для ультразвукового наконечника факоэняульсификатора
Полезная модель относится к медицине, а именно, к офтальмологии и может быть использована для экстракции катаракты методом факоэмульсификации.
Известна титановая игла для ультразвукового наконечника факоэмульсификатора, имеющая продольные канавки по наружной поверхности, служащие для её охлаждения (игла Micro Flow, № 3, каталог фирмы STORZ (США) 1995 г.).
Задачей, решаемой полезной моделью, является увеличение площади поверхности иглы с целью более полной теплоотдачи и охлаждения её током ирригационной жидкости в ходе удаления катаракты методом факоэмульсификации, а также концентрация ультразвуковой энергии для более эффективного дробления хрусталика.
Техническим результатом достигаемым при использовании полезной модели, является снижение операционных и послеоперационных осложнений за счет более полного охлаждения ультразвуковой иглы и уменьшения мощности ультразвука в результате концентрации ее в наконечнике.
Технический результат достигается тем, что полезная модель ультразвуковой иглы содержащая корпус и рабочую часть, на наружной поверхности корпуса выполнена спиралевидная канавка от основания иглы до её среза, а диаметр Д1 канала конца рабочей части в 1,2-2,0 раза больше диаметра Д2 основного канала, при этом, переходная зона от основного канала к каналу конца рабочей части выполнена в виде воронки.
Полезная модель проиллюстрирована Фиг.1, где изображена игла с корпусом (1), рабочей частью (2), спиралевидной канавкой (3), основным каналом (4), каналом конца рабочей части (5) и переходной зоной (6).
Использование полезной модели происходит следующим образом:
Под местной анестезией выполняют клапанный разрез, глаза Производят вскрьггие передней капсулы хрусталика и выполняют его гидропрепаров . Через разрез в переднюю камрру продвигают ультразвуковой наконечник факоэмульсификатора с навинченной на него предлагаемой ультразвуковой иглой проводят эмульсификацию ядра хрусталика. После полной
МПК А61Г9/00(
эмульсификации ядра, ультразвуковой наконечник удаляют. Хрусталиковые массы аспирируют и имплантируют эластичную заднекамерную ИОЛ. Склеральную рану герметизируют.
Мы иснользовали предлагаемую полезную модель у 25 пациентов (27 глаз). Ни в одном случае не было выявлено специфических осложнений.
Начальник отдела
координации изобретательской и
патентно-лицензионной работыХп л/Ч/- -А. Караваев