УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДЫ

Заявленная полезная модель относится к МПК G01N 21/47 и может быть использована для контроля качества воды, экологического мониторинга.
Один из способов определения прозрачности (светопропускания) воды основан на измерении высоты водяного столба, сквозь который просматривается черный крест на белом фоне или специальный шрифт.
Из предшествующего уровня техники известно устройство для определения уровня прозрачности воды методом «по шрифту» [1].
Устройство представляет собой прибор Снеллена - градуированный через сантиметр стеклянный цилиндр высотой 30 см, диаметром 2,5-3 см.
Цилиндр устанавливают вертикально на расстоянии 40 мм над шрифтом с высотой букв 3,5 мм. Исследуемую пробу наливают в цилиндр, так чтобы можно было прочитать шрифт, и определяют предельную высоту столба воды. Метод количественного определения прозрачности основан на определении высоты водяного столба, при которой еще можно визуально различить (прочесть) черный шрифт высотой 3,5 мм и шириной линии 0,35 мм на белом фоне. Используемый метод является унифицированным и соответствует ИСО 7027.
Недостатком данного технического решения является вертикальное расположение измерительной трубы, недостаточная точность и трудоемкость процесса определения прозрачности.
Прототипом к предлагаемой полезной модели является устройство для определения уровня прозрачности воды [2] содержащее измерительную емкость, расположенную на подставке горизонтально. Измерительная емкость снабжена USB- камерой. Изменяя размер стандартного шрифта, отображаемого на мониторе персонального компьютера текстовым редактором, по возможности прочесть шрифт, проецируемый USB-камерой на этот же монитор, определяют уровень прозрачности воды.
Недостатком данного технического решения, выявленным в процессе эксплуатации устройства, является необходимость калибровки устройства в зависимости от параметров яркости и разрешающей способности используемого монитора персонального компьютера.
Техническим результатом заявленной полезной модели является создание устройства определения уровня прозрачности воды, которое упрощает процесс измерения и повышает точность определения уровня прозрачности.
Поставленный технический результат достигается за счет использования в устройстве набора рамок с распечатанным стандартным шрифтом различного размера. Рамки с распечатанным шрифтом калибруются в линейном диапазоне, используя формазиновый стандарт 20,0 NTU.
Формазиновый стандарт 20,0 NTU. готовится из промышленного концентрированного стандарта и обеспечивает высокую точность при калибровке.
На фиг. 1 представлена схема устройства определения прозрачности воды. Устройство содержит измерительную емкость (1) выполненную в виде усеченного конуса из непрозрачного материала. Для слива пробы широкая часть емкости оснащена сливной воронкой (2). С двух сторон емкость герметично закрыта прозрачным стеклом. Узкая часть измерительной емкости оборудована USB-камерой (3).
Широкая часть измерительной емкости содержит направляющие (5) для установки рамок (6) с шрифтами различного размера, откалиброванных по формазиновому стандарту 20,0 NTU
Исследуемый образец воды заливается через сливную воронку измерительной емкости, расположенной горизонтально на подставке (4).
Устанавливая рамки (6) с различным размером стандартного шрифта, например, Times New Roman, по возможности прочесть шрифт, проецируемый USB-камерой на монитор персонального компьютера, определяют уровень прозрачности воды.
Источник информации:
1. Л.А. Кульский, И.Т. Гороновский, A.M. Когановский, М.А. Шевченко. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды. Киев.: «Наукова думка». 1980. - С. 267-270.
2. Патент РФ №152969 U1, G01N 21/00 (2006.01)