ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Предлагаемая полезная модель относится к приборам, позволяющим измерять вес подвешенных грузов.Измерение производится посредством преобразования механического напряжения или деформации упругого элемента в электрический сигнал. Преимущественная область использования -- измерение веса в торговле и быту.
Известны приборы для измерения веса в быту, основанные на измерении деформации упругого элемента, выполненного в виде пружины. Такие пружинные весы могут быть выполнены в виде подвеса груза, соедршённого с пружиной, которая в свою очередь соединена с рукояткой. Это достоинство перечёркивается низкой точностью весов и накапливающейся начальной деформацией пружины.Известны так-же электронные весы, содержащие датчик механического напряжения, электрически соединённый со входом электронного милливольтметра, выход которого соединён со входом калькулятора и источник питания. Источник питания в таких весах сетевой. Груз, вес которого измеряется, располагается на платформе, соединённой с пьезоэлектрическим датчиком.(См. Е.С.Левщина П.В.Новицкий Электрические измерения физических величин.-Л.:Энергоатомиздат,1983.) Такая конструкция весов делает невозможным их использование в уличной тор, y 54/;Z
говле и ношение их при себе. В тоже время бурное развитие в России уличной и рыночной торговли требует наличия у продавца и покупателя лёгкого и точного инструмента для определения веса.
Предлагаемое техническое решение выполняет задачу предоставления пользователю лёгкого и точного инструмента для определения веса.Решение этой задачи основано на применении современной электронной элементной базы и достигается взаимным расположением элементов, взаимосвязью между ними и конструктивным их выполнением. Электронный милливольтметр, калькулятор и источник питания расположены в рукоятке. Подвес груза механически соединён с датчиком механического напряжения и
рукояткой. Признаками заявляемого объекта, совпадающими с прототипом, являются наличие датчика механического напряжения, электронного милливольтметра, калькулятора и источника питания, электрическое соединение
ИХ между собой. Отличительными признаками являются наличие подвеса груза, механическое соединение его с датчиком механического напряжения и рукояткой, расположение электроного милливольтметра, калькулятора и источника питания в рукоятке.
На Фиг.1 изображён прототип заявляемой полезной модели. Датчик механического напряжения 1 соединён с платформой 2. Результат взвешивания и цена отображаются на дисплее 3. Сетевой шнур 4 обеспечивает электропитание. Фиг.2 демонстрирует заявляемую полезную модель. На рукоятке 1 изображены дисплей 2 и клавиши 3 калькулятора. Датчик механического напряжения 4 сединён с подвесом груза 5 и рукояткой.
В качестве датчика механического напряжения возмояшо применение пьезоэлектрического датчика. Для усиления сигнала с датчика удобно использовать микросхему КР 572 ПВ 5А - цифровой вольтметр с высокоомным входом и выходом на жидкокристаллический индикатор. Микросхема требует питания от элемента напряжением 9В. В качестве индикатора микрокалькулятора удобно использовать жвдкокристаллический индикатор Ж КЦ5-4/8. Габщ)иты мшишамперметра жидкокристалличиского индикатора и элемента питания позволяют расположить их в небольшой рукоятке. Такая конструкция позволяет получить лёгкий и точный инструмент определения веса.
fАВТОР/.-УВ. АГАФОНОВ  У
Г  Al994r,
На Фиг.З представлена структурная схема заявляемого объекта. Датчик механического напряжения 1 электрически соединён со входом электронного милшивольтмерта 2, выход которого соединён со входом калькулятора 3. Источник питания 4 запитывает схемы милливольтметра и калькулятора. Подвес гуза 5 механически соединён с датчиком механического напряжения и рукояткой 6. Милливольтметр, кальулятор и источник питания расположены в рукоятке.