МНОГОКАНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТРЕМОРОГРАММ

Полезная модель относится к устройству для изучения непроизвольных движений человека и может быть использована в исследованиях по физиологии труда, спорта и медицинских исследованиях для выявления степени утомления или наличия патологий в регуляции двигательных функций человека.
Цель полезной модели- повышение точности и скорости измерений и увеличение объема одновременно снимаемой информации, т.е. производительности.
Известно устройство для регистрации движений 1, содержащее оптический датчик движения, шторку (ответную часть) для взаимодействия с источником электромагнитных волн (ИК- лучи), регистратор движений на магнитном носителе.
Имея высокую точность регистрации, устройство не позволяет регистрировать движения сразу нескольких конечностей, а обработка информации весьма замедленна, что снижает производительность процедуры измерения.
Прототипом настоящей полезной модели является треморометр 2, содержащий металлический планшет, автомат для регистрации движений (касаний) и устройство представления информации для исследователя. Однако треморометр не позволяет оценивать одновременно движения нескольких пальцев, что снижает производительность всего устройства в целом.
Многоканальное устройство для регистрации треморограмм содержит токовихревой датчик перемещений 1, усилитель 2, устройство ввода в ЭВМ 3 и программный комплекс (в ЭВМ), который обрабатывает информацию о положении ответной пластины 4, одеваемой на палец пациента 5.
Многоканальное устройство для регистрации треморограмм работает следующим образом.
На пальцы пациента 5 одеваются ответные пластины 4, которые устанавливаются на некотором (произвольном, около 2 мм) расстоянии от датчиков 1. Экспериментатор включает комплекс и подает команду испытуемому о регистрации тремора. В течении 2 сек производится запись с одного или нескольких пальцев непроизвольного движения конечности. Информация поступает в ЭВМ и обрабатывается с выдачей на экран монитора спектральных характеристик спектрограмм тремора и их сравнительных характеристик по максимумам спектров для разных пальцев или пальцев левой и правой руки. При необходимости файлы накапливаются в ЭВМ и возможно проведение сравнения во времени характеристик спектров или спектров различных пациентов. Процедура может повторяться, а данные анализироваться сравнительно.
1.Новоцкий- Власов В.Ю., Ковалев В.П. Способ определения момента начала движения с высокой точностью на механограмме.// Психофизиологические исследования состояния человека- оператора.- М., 1993.
2.Фромберг Э.М., Сибитов К.А., Ямпольский B.C. Треморометр. А.с. №1407482 СССР.- Опубл. 1988. Бюллетень №25.
Литература