ТРАНСПОРТИР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ

Предложенное техническое решение относится к разделу рентгеновской фотограмметрии, и предназначено для использования врачами - рентгенологами для количественной оценки патологических изменений в организме пациента, например искривления позвоночника при заболевании сколиозом.
Известен транспортир, состоящий из линейки (прямолинейной шкалы) и полукруга (угломерной шкалы), разделенного на градусы от 0 до 180°. (http://www.luaz967.ru/compiz/transportir-svoimi-rukami/ [1]).
Наиболее близким по конструкции к заявляемому объекту является транспортир, содержащий основу в форме диска из светопрозрачного полимера с угломерной шкалой от 0 до 360°, центр которой совпадает с центром диска (Клинико - рентгенологическая диагностика и лечение сколеозов. - Информационное письмо №9, М.: Комитет здравоохранения Москвы, 2002 [2]).
Для измерения искривления позвоночника по рентгеновскому снимку используется транспортир [2] и стандартная линейка, которая накладывается на транспортир, начало отсчета которого (точка пересечения линий, проведенных через угловые деления 90°, 270° и 0°, 180°) совмещают с опорным позвонком (обычно 5 м поясничным). По линейки отсчитывается расстояние от измеряемого позвонка (начиная с шейных) до опорного, а по угломерной шкале транспортира определяется угол отклонения. Полученные количественные данные используются для построения графика искривления позвоночника.
Недостатки известного транспортира выражаются в низкой точности и продолжительности измерений, что связано с необходимостью использовать дополнительную линейку, а также сложностью измерений снимков, находящихся в вертикальном положении на негатоскопе (большинство рентгеновских негатоскопов крепятся на стене).
Целью настоящей работы было создания транспортира лишенного вышеперечисленных недостатков, использования которого облегчает работу врача - рентгенолога и повышает точность измерений. При создании такого прибора технический результат заявляемой полезной модели выражается в расширении арсенала технических средств для измерения рентгеновских снимков. Он достигается тем, что в транспортире для измерения рентгеновских снимков, содержащем основу в форме диска из светопрозрачного полимера с угломерной шкалой от 0 до 360°, центр которой совпадает с центром диска, в центре шкалы закреплена ось, на которой посредством скользящей посадки установлена стрелка, одна из сторон которой имеет заострение, вершина которого находится на уровне угломерной шкалы, а другая сторона имеет продольный паз, средняя линия которого проходит через центральную ось транспортира, паз соединен с кареткой, несущей лупу, оптическая ось которой, маркированная перекрестием, пересекает среднюю линию продольного паза; положение оптической оси лупы относительно центральной оси транспортира отсчитывается по линейной шкале, проходящей вдоль паза, при этом основе транспортира приданы электретные свойства с электрическим потенциалом 3-5 кВ.
Проведенные исследования по патентным и научно-техническим информационным источникам показали, что конструкция предлагаемого транспортира для измерения рентгеновских снимков неизвестна и не следует явным образом из изученного уровня техники, т.е. соответствует критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Далее наше предложение сопровождается чертежом и пояснением к нему.
Транспортир для измерения рентгеновских снимков содержит основу 1 в форме диска из тонкого (1,5-2 мм) светопрозрачного полимера, например плексигласа, с угломерной шкалой 2 от 0 до 360°, центр которой совпадает с центром диска. В центре шкалы 2 закреплена ось 3, на которой посредством скользящей посадки установлена стрелка 4 из прозрачного полимера, одна из сторон которой имеет заострение 5, вершина которого находится на уровне угломерной шкалы 2. Противоположная сторона стрелки 4 имеет продольный паз 6, средняя линия 7 которого проходит через ось 3 транспортира. Паз 6 соединен с кареткой 8, несущей лупу 9 с небольшим увеличением (1,5-2,0 х). Оптическая ось лупы 9 маркирована перекрестием 10, проходящим через среднюю линию 7 продольного паза 6. Каретку 8 можно смещать вдоль паза 6, при этом положение оптической оси лупы 9 относительно центральной оси 3 транспортира отсчитывается по линейной шкале 11, проходящей вдоль паза 6. Основе транспортира приданы электретные свойства с электрическим потенциалом 3-5 кВ.
Методику использования предлагаемого транспортира мы опишем на примере измерения искривления позвоночника при заболевании сколиозом.
Транспортир накладывают на рентгеновский снимок, закрепленный на негатоскопе. Поскольку основе транспортира приданы электретные свойства, на поверхности рентгеновской пленки индуцируется электрический заряд противоположного знака, поэтому транспортир притягивается к поверхности пленки. Усилием руки рентгенолог смещает транспортир в исходное положение, при котором центральная ось транспортира будет проходить через среднюю точку верхней площадки 5 поясничного позвонка. При этом базисная линия транспортира (линия проведенная через угловые деления 90° и 270°) должна быть параллельной оси χχ рентгеновского снимка. После этого врач - рентгенолог наводит последовательно перекрестие 10 лупы 9 на остистые отростки наблюдаемых позвонков, начиная от 7 шейного и до 12 грудного. Удаление позвонков определяется по линейной шкале 11, а боковое смещение - по угломерной шкале. Полученные количественные данные используются для построения графика искривления позвоночника, по которому определяется степень развития сколиоза.
Предложенный транспортир может быть использован и для измерения плоскостопия и других физиологических и патологических изменений в организме, обнаруженных на рентгеновском снимке.