ЗОНД ДЛЯ ПОЛОСТНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Полезная модель относится к медицине, в частности, к гастроэнтерологии и может быть использована в клинической практике для полостного электрофореза растворов в верхние отделы желудочно-кишечного тракта.
Известен зонд для комплексной оценки параметров верхних отделов желудочно-кишечного тракта, содержащий трубчатый корпус и, установленный соосно с ним дополнительный канал с отверстием, индифферентный электрод для определения локализации зонда по звуковому сигналу. (Свидетельство на полезную модель РФ №30589, кл. А 61 М 25/00, А 61 В 1/273).
Известен зонд, содержащий трубчатый корпус, дополнительный канал с отверстием, серебряный электрод, связанный с прибором для электрофореза для проведения полостного электрофореза раствора серебра в кишечник, (Мироненко Ю.П. Лечение дисбактериоза кишечника полостным электрофорезом ионов серебра. Канд. дисс. 1969 С.35-57). Недостатком способа является необходимость рентгенологического контроля за нахождением зонда в кишечнике, что создает дополнительную лучевую нагрузку на пациента.
Задачей полезной модели является уменьшение лучевой нагрузки на пациента.
Поставленная задача решается тем, что зонд для полостного электрофореза, содержащий трубчатый корпус и, установленный соосно с ним дополнительный канал с отверстием, индифферентный (серебряный) электрод, связанный с устройством для электрофореза, дополнительно снабжен магнитным датчиком.
Зонд в общем виде показан на фиг., где: 1 - корпус, 2 - серебряный электрод, 3 - магнитный датчик, 4 - дополнительный канал с отверстием 5 диаметром 0,4 см для внутриполостного введения раствора для электрофореза, 11 - канал, соединяющий зондас емкостью 8 раствора для электрофореза, 12 - дозатор.
Проводник 9 соединен с анодом аппарата для электрофореза 6. Второй проводник 10, идущий внутри корпуса 1, соединен с магнитным датчиком 3, вмонтированным на 2 см выше серебряного электрода 2, и с прибором 7 обнаружения зонда "Геркон". Третий проводник 14 соединен с катодом аппарата для электрофореза 6 и кольцевым электродом 13 шириной 20 см, выполненным из листового свинца и завернутым в гидрофильную прокладку. При проведении по поверхности тела человека постоянного магнита происходит взаимодействие этих датчиков и индуцируется звуковой сигнал, что позволяет определить место расположения концевого отдела зонда в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.
Предлагаемый зонд позволяет проводить внутриполостной электрофорез растворов в верхние отделы желудочно-кишечного тракта.
Исследование проводят в следующей последовательности.
По мере введения зонда 1 концевой отдел зонда 2 устанавливают в антральном отделе желудка или в случае необходимости зонд вводят в двенадцатиперстную кишку под контролем прибора 7 для обнаружения зонда. Раствор ионов вещества для электрофореза поступает через канал 4 зонда, представленный полой трубкой диаметром 0,4 см в желудок через отверстие 5. Скорость поступления раствора составляет 30-40 капель в минуту и регулируется с помощью дозатора поступления раствора 12. Сила тока составляет 1,5 мА, длительность процедуры 30-40 минут.
Использование предложенного зонда позволяет клиницисту улучшить обнаружение зонда в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, снизить лучевую нагрузку, улучшить качество лечения гастро-энтерологических заболеваний с применением полостного электрофореза.