КЛИНИЧЕСКИЙ ДОЗИМЕТР-АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к клиническим дозиметрам для in vivo измерений.
Известны клинические дозиметры [1, 2], содержащие детектор ионизирующего излучения и электрометрический блок.
В качестве прототипа принят клинический дозиметр, содержащий детектор ионизирующего излучения, источник питания постоянного тока, электрометрический блок [2].
Недостатком прототипа является то, что детектор ионизирующего излучения в процессе измерений фиксируется в одном заданном положении. Однако, в процессе выполнения внутриполостной или дистанционной лучевой терапии необходимо производить измерение во множестве точек в режиме реального времени за один сеанс лучевой терапии за один сеанс измерения.
Задача полезной модели - обеспечить измерение во множестве точек за один сеанс лучевой терапии.
Технический результат достигается тем, что клинический дозиметр, содержащий детектор ионизирующего излучения, источник питания постоянного тока, электрометрический блок отличается тем, что дополнительно содержит пульт управления, дисплей для отображения данных, электропривод для перемещения детектора на конце коаксиального кабеля, а также измеритель координат.
На фиг. 1 изображена функциональная схема клинического дозиметра.
Дозиметр включает в себя детектор ионизирующего излучения 1, который закреплен на конце коаксиального кабеля 3 и механически перемещается в катетере 2 посредством электропривода 5. Сигналы с детектора ионизирующего излучения 1 и энкодера для измерения координат 4 поступают в электрометрический блок 6. Сигналы с электрометрического блока 6 отображаются на дисплее 7. Для контроля положения детектора 1 предназначен пульт управления 8, с помощью которого управляется электропривод 5. Для обеспечения электропитания служит блок 9.
Устройство работает следующим образом.
Перед сеансом выполнения контактной или дистанционной лучевой терапии катетер 2 устанавливается на теле пациента или в полости органа. Детектор 1, закрепленный на конце кабеля 3, посредством электропривода 5 доставляется в начальную точку измерения в катетере 2.
За тем медицинский персонал покидает помещение, где непосредственно осуществляется сеанс лучевой терапии, и осуществляет управление процессами облучения и измерения из пультового помещения дистанционно. Перемещения детектора 1 в катетере 2 в процессе измерения производят с помощью пульта управления 8 или по заданной программе. Сигналы с детектора 1 и энкодера для измерения координат 4 поступают для обработки в электрометрический блок 6 и выводятся на дисплей 7. На дисплее 7 также осуществляется визуализация радиационного поля и его параметров. Для обеспечения электропитания служит блок 9.
1. Описание типа средства измерения ДРК-1, регистрационный номер 17078-98 в Госреестре средств измерений от 19.03.2003, www.kip-guide.ru/docs/17078-98.pdf.
2. Техническое описание прибора ДКДа-01 http://iftp.ru/uploads/docs/our_production.pdf