ДЕНСИТОМЕТР

Полезная модель относится к оптическому приборостроению, а именно к устройствам сканирования, фотометрирования и ввода изображеЕшя в ЭВМ и может быть использовано для исследования оптических свойств плоских образцов, например, результатов анализов электрофореграмм при исследовании сыворотки и плазмы крови.
Известен денситометр, включающий осветительный и проекционный оптический узлы, стол-препаратоводитель с двухкоординатным приводом, фотометрическое устройство, аналогоцифровой преобразователь, регистр данных и блок управления 1.
Однако такой денситометр недостаточно точно измеряет распределение оптической плотности образца.
Известен также денситометр, включающий осветительный и проекционный оптические узлы, стол-препаратоводитель с двухкоординатным приводом, фотометрическое устройство, аналогоцифровой преобразователь, регистр данных, блок уцравления, оптический дискретизатор, аналоговый коммутатор, сумматор и запоминающее устройство 2.
Использование этого денситометра повышает точность измерения распределения оптической плотности. Его недостатки - длительность исследования образцов, а также низкая воспроизводимость при исследовании влажных и нестабильных образцов, что обусловлено последовательным принципом считывания информации. Кроме того, данный денситометр представляет собой сложное механическое устройство.
Jl/26 Денситометр
Задачей полезной модели является сокращение длительности исследования образцов и новышение воспроизводимости анализов с одновременным упрощением устройства при сохранении точностных характеристик.
Указанная задача рещается тем, что денситометр выполнен в виде планшетного сканера, внутренняя поверхность 1фышки которого выполнена из материала, обладающего отражательной способностью.
На чертеже изображен общий вид денситометра.
Он содержит плашпетный сканер 1 с планшетным столом 2, выполненным из стекла, и линейным изл)ателем под ним, совмещенным со считывателем информации (не показан), и крыщкой 3, внутренняя поверхность которой выполнена из материала, обладающего отражательной способностью.
Денситометр работает следующим образом.
Носитель изображения (образец) помещают на планщетный стол 2 сканера и закрывают крышку 3. От компьютера поступает команда, вызывающая перемещение линейного излучателя. Свет проходит через исследуемый образец и, отражаясь от внутренней поверхности крыппси, поступает на считыватель информации. Количество света, прошедшего через образец, отразившегося от крышки 3 и поступившего на считыватель, зависит от оптической плотности образца. Далее информация о количестве света поступает в ЭВМ.
Использование предлагаемого денситометра позволит сократить длительность исследования образцов за счет обеспечения одновременного считывания информации по всей ппфине носителя, что дает возможность исследования одновременно нескольких образцов.
кроме того, исюпочается процедура подбора светофильтров для каждого типа красителя, поскольку информацию о цвете обрабатывает ЭВМ. В прототипе же при переходе с образца на образец необходимо перемещать стол с образцами в двух координатах, что приводит к длительности анализа. Кроме того в прототипе имеется устройство формирования светового потока (осветительный узел), содержащий несколько светофильтров определенного цвета для каждого красителя, что делает его конструкцию сложной.
Еще одно преим)ш ество заявляемого денситометра по сравнению с прототипом - повышение воспроизводимости анализов при исследовании влажных и нестабильных образцов за счет одновременного считывания информации по всей пшрине носителя. В прототипе из-за последовательного считывания информации происходит изменение начальных условий обработки образца, например, его высыхание, что обусловливает низкую воспроизводимость анализов.
Следующее преимущество заявляемого денсрггометра - простота устройства и его обслуживания.
Источники информации:
1.Гришрш М.П. и др. Автоматический микроденситометр с управлением от ЭВМ.//Автометрия, 1978,2,с.85-88.
2.Авт свид. СССР N 1488710, кл.ОО J1/26 (прототип).