ПАКЕТ

Полезная модель относится к области медицины и предназначена для обеззараживания медицинских отходов класса «Б» и «В», в том числе в местах их образования для последующей их транспортировки на предприятия, занимающиеся утилизацией медицинских и бытовых отходов, а именно к производственным установкам для утилизации медицинских отходов.
Все отходы здравоохранения, по степени их эпидемиологической опасности, разделены на 5 классов: класс «А», класс «Б», класс «В», класс «Г», класс «Д». Наибольший интерес, в аспекте рассматриваемого заявленного технического решения, имеют значение отходы класса «Б» и «В», как опасные и чрезвычайно опасные медицинские отходы. В настоящее время приоритет в обеззараживании медицинских отходов отдается аппаратному методу обеззараживания, где температурные параметры имеют значение. И в частности, водяной пар, как термический агент, довольно широко используемый в различных аппаратных способах и устройствах обеззараживания медицинских отходов. Так как, приобретение дорогостоящего оборудования для обеззараживания медицинских отходов в медицинских учреждениях районного и сельского уровня часто бывает проблематичным, из-за его высокой стоимости, разработка простых и доступных технических решений для обеззараживания медицинских отходов и их практическое применение является актуальной проблемой в медицине и, в частности, дезинфектологии (учитывая постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №3 от 28 января 2021 г.«Об утверждения санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21…» и №163 от 9 декабря 2010 г. «Об утверждения санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.2790-10»).
Известны аппаратные установки по обеззараживанию медицинских отходов, в основе работы которых лежит метод воздействия на микроорганизмы физических факторов, таких как СВЧ-излучения, горячий влажный пар, высокая температура.
Известны следующие технологии по обеззараживанию медицинских отходов:
1. Метод химической дезинфекции с измельчением (установка «СТЕРИМЕД»);
2. Метод автоклавирования, обработка паром (установка «Tuttnauer», «Экое»)
3. Термическая технология; технология, основанная на применении процесса протеинового лизиса во влажной среде (технология «Newster», «Турмалин»);
4. Обработка СВЧ-полем.
Недостатками аппаратных установок по обеззараживанию медицинских отходов является:
1. При использовании метода химической дезинфекции обеззараживания медицинских отходов основным недостатком является применение дезинфектанта высокой концентрации. В этом случае, высока вероятность нанесения вреда здоровью специалистам по обеззараживанию и им рекомендуется применять средства индивидуальной защиты, а при высокой концентрации паров предписано использовать автономные дыхательные аппараты или фильтрующий респиратор, защитные перчатки, очки, резиновую обувь.
2. Стерилизация медицинских отходов методом автоклавирования, в большом их объеме, способствует образованию неприятных запахов в зоне обеззараживания при недостаточной вентиляции. Невысокая эффективность проникновения пара сквозь плотную полипропиленовую пленку пакета и низкий эффект обеззараживания, требует подбора пакетов с паропроницаемой пленкой, что не всегда соблюдается в практике работы медучреждения, например, в статье «Аппаратные методы обеззараживания медицинских отходов в медицинских организациях: предпосылки и пути развития, автор Р.Г. Котченко, указано: «На практике при автоклавировании медицинские отходы размещают в полипропиленовые мешки, которые выдерживают воздействие повышенных температур, но не являются при этом паропроницаемые (Журнал «Практическая медицина» №5 (97) сентябрь 2016, с 134).
При выборе автоклава для обеззараживания медицинских отходов необходимо наличие фильтров и других устройств, обеспечивающих очистку отводимого конденсата и воздуха от микробиологических загрязнений, в противном случае оборудование будет потенциально опасным для персонала и будет способствовать распространению инфекционного начала. Не все автоклавы укомплектовываются противомикробными фильтрами качественного предназначения.
Автоклавы требуют подключения к системе канализирования, а для их длительной работы без поломок, необходимо обеспечивать качественной водой, что потребует организацию дополнительных систем фильтрации и водоподготовки, а значит увеличение затрат на эксплуатацию автоклава.
3. Технология термического обеззараживания требует сортировки отходов (наличия приблизительно 50% пластика в загруженной массе), что выполняется вручную оператором и требует определенных временных и физических затрат. Необходимо создание конвективного потока горячего воздуха для обеспечения равномерного и быстрого прогрева всего объема загруженных медицинских отходов, что не всегда выполняется по техническим причинам или отсутствия конвектора в установке.
4. Обеззараживание медицинских отходов электромагнитными волнами требует применения запатентованных растворов сенсибилизаторов, специальных полипропиленовых пакетов и баков, что создает достаточно высокие эксплуатационные затраты.
Общий недостаток для всех аппаратных технологий по обеззараживанию:
- высокая стоимость, поэтому не все медицинские учреждения могут позволить подобного вида установки.
Известен ручной способ обеззараживания медицинских отходов с использованием парового эффекта с температурой горячего пара свыше 100°С, например, ручной способ обеззараживания медицинских отходов посредством обыкновенного кипячения воды в металлической емкости с выделением пара, который позволяет обеззаразить соответствующий медицинский предмет.
Наиболее близким техническим решением является Пакет для медицинских отходов, выполненный из полимерного термостойкого материала, снабженный элементом герметизации для образования герметичной полости, который закреплен в верхней части, и дополнительными пакетами с наполнителем, закрепленными на внутренней поверхности материала в герметичной полости (патент РФ №151299, B65D 53/00, оп 27.03.2015 г., прототип).
Недостатками вышеуказанных решений является то, что не указан класс медицинских отходов для обеззараживания по степени их эпидемиологической опасности; невысокая эффективность обеззараживания, так как процесс обеззараживания осуществляют посредством воздействия температуры извне пакета и дополнительный пакет с наполнителем в указанной конструкции предназначен только для жидкой фракции медицинских отходов.
Технический результат заявленного технического решения заключается в повышении эффективности обеззараживания медицинских отходов класса «Б» и «В», позволяя снизить энергетические и трудовые затраты, в том числе и без использования бытовых источников энергии и аппаратного оборудования.
Поставленный технический результат достигается тем, что Пакет для обеззараживания медицинских отходов выполнен из полимерного термостойкого материала, снабжен элементом герметизации для образования герметичной полости, который закреплен в верхней части, и дополнительными пакетами с наполнителем, закрепленными на внутренней поверхности материала в герметичной полости, при этом полимерный термостойкий материал представляет собой водонепроницаемый, термостойкий и паростойкий полимерный материал, дополнительный пакет с наполнителем представляет собой термальный пакет с наполнителем, каждый термальный пакет с наполнителем снабжен пакетиком с жидким наполнителем, закрепленным внутри термального пакета с наполнителем на внутренней его поверхности с возможностью образования сквозных отверстий в пакетике с жидким наполнителем при воздействии извне в зоне расположения пакетика на термостойкий полимерный материал, термальный пакет выполнен из паропроницаемого, термостойкого, полимерного материала и с возможностью размещения в нем пакетика с жидким наполнителем и заданного количества наполнителя в виде водорастворимого химического реагента, пакетик выполнен из термостойкого, паростойкого и водонепроницаемого полимерного материала и с возможностью размещения его в термальном пакете с наполнителем и с возможностью размещения в нем заданного количества жидкого наполнителя, снабжен метками для пакетика, отражающими контуры зоны расположения пакетика и выполненными на внешней поверхности полимерного термостойкого материала, он дополнительно снабжен отверстием с клапаном и фильтром, дополнительными метками для термального пакета, отражающими контуры зоны расположения термального пакета и выполненными на внешней поверхности полимерного термостойкого материала, и индикатором стерилизации, закрепленным на внутренней поверхности полимерного термостойкого материала в герметичной полости и представляющим собой самоклеющуюся бумажную полоску с нанесенной светлой индикаторной линией.
На фиг. 1 изображен Пакет для обеззараживания медицинских отходов, выполненный прямоугольной формы, на фиг. 2 изображен Пакет для обеззараживания медицинских отходов, элипсообразной формы.
Известно, что при обеззараживании медицинских отходов должно соблюдаться и обеспечиваться два условия:
- полная утрата свойств патогенности медицинских отходов после процесса их обеззараживания;
- утрата товарного вида медицинских отходов и невозможность их повторного применения после процесса их деструкции.
К одним из приоритетных способов обработки медицинских отходов специалистами был отнесен способ обеззараживания (стерилизации) медицинских отходов горячим паром.
При разработке заявленного технического решения были заложены следующие принципы:
отсутствие бытовых источников энергии
и использование энергии экзотермической реакции - химической реакции, при которой происходит выделение горячего тепла, способствующего парообразованию с температурой, обеспечивающей обеззараживание медицинских отходов «Б» и «В» за время, в течение которого происходит химическая реакция, а именно, соединение химических компонентов, способствующих протеканию химической реакции с эффектом парообразования с температурой свыше 120°С, обеспечивающей обеззараживание медицинских отходов «Б» и «В», а также возможность использование дополнительного ингредиента в процессе парообразования, обеспечивающего дополнительное обеззараживание медицинских отходов «Б» и «В» (далее по тексту - «Отходы»), в виде концентрированного водного раствора дезинфекционного хлорсодержащего вещества.
Пакет для обеззараживания медицинских отходов (далее по тексту - «Пакет») выполнен из полимерного, термостойкого, водонепроницаемого и паростойкого материала 1, снабжен элементом герметизации 2 для образования герметичной полости 3; дополнительными пакетами 4 с наполнителем 5, каждый их которых представляет собой термальный пакет 4 с наполнителем 5; пакетиками 6 с жидким наполнителем 7 и метками 8 для пакетика.
Пакет выполнен заданных размеров с возможностью создания внутри него герметичной полости 3 для размещения в ней заданного объема медицинских отходов 9, например, объема медицинских отходов 9 не более 3/4 объема герметичной полости 3, обеспечивая обеззараживающую обработку всего объема медицинских отходов 9.
Пакет выполнен из 2-х слойного полимерного термостойкого, паростойкого и водонепроницаемого материала 1 (далее по тексту - «Материал 1») и с толщиной материала 1 в пределах 10-20 мкм (одного слоя материала) и общей толщиной стенки Пакета 20-40 мкм, обеспечивающий герметизацию, возможность безопасного сбора в него до 20 кг медицинских отходов 9 и протекание процесса парообразования при обеззараживании, и представляет собой, например, отрезок рукава, выполненного из полимерного, термостойкого, водонепроницаемого и паростойкого материала 1 и дно которого имеет герметичный шов;
два отреза полимерной материи, выполненных из полимерного, термостойкого, водонепроницаемого и паростойкого материала 1 и соединенных по периметру с трех сторон герметичными швами для образования герметичной полости 3, двухслойный пакет, выполненный из полимерного, термостойкого, водонепроницаемого и паростойкого материала 1, с двойной спайкой на дне (двойной донный шов);
2-х слойный пакет, выполненный из полимерного, термостойкого, водонепроницаемого и паростойкого материала 1 с герметичными швами, выполненными с трех сторон на основе термостойких жидких лаков или клеев;
полипропиленовый пакет или полиамидный вакуумный пакет для размещения в нем отходов 9 с толщиной материала 1 в пределах 20-40 мкм.
Например, материал 1 представляет собой термостойкий паронепроницаемый полипропилен или полиамидная вакуумная пленка с температурой плавления 200°С, термостойкая, паростойкая и водонепроницаемая полимерная пленка с толщиной одного слоя 10-20 мкм.
Термостойкий, паростойкий (паронепроницаемый)
полипропилен или полиамидная вакуумная пленка, обеспечивает требования безопасности для медицинских отходов 9 класса «Б» и «В», в том числе и температуру их обеззараживания, а именно, Т°С = от 120°С до 140°С (согласно, например, п. 4.2.; 8.3.1.2.; 8.3.1.3; ГОСТ Р51935-2002 (ЕН 285-96) СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ БОЛЬШИЕ. ТУ 2255-009-30189225-2015), например,
полипропилен ПП 21030-16N - используемый для изготовления пленки, пленочной нити и т.д.;
полипропилен ТРР D30S - используемый для изготовления пленочной нити; основы для ковров, мешков и т.д.;
полипропилен 1365S - используемый для изготовления нетканых полотен, санитарных и медицинских тканей, пленок и т.д. (ГОСТ - 26996-86); РА205 полиамидная ваккумная пленка (ТУ 2255-009-30189225-2015) Например, Пакет изготавливают по технологии 2-х слойного полипропилена или полиамида, включающей слои в виде пленки из прочного полипропилена или полиамида марки, обеспечивающей термоустойчивость до 200°С, при толщине одного слоя стенки пакета 10-20 мкм и толщине 2-х слоев 20-40 мкм, спаенных между собой методом коэкструзии;
Пакет выполнен прямоугольной формы из полипропиленовой или полиамидной вакуумной пленки, при этом дно Пакета выполнено герметичным швом посредством термостойкого клея и термостойкость шва дна составляет до 200°С.
Элемент герметизации 2 для образования герметичной полости 3 закреплен в верхней части Пакета с возможностью образования герметичной полости 3 внутри Пакета, обеспечивая герметичное закрытие горловины Пакета, и представляет собой, например,
двухстороннюю самоклеящуюся ленту; стяжку с замком, при этом стяжка закреплена в верхней части Пакета посредством клея или лака и выполнена в виде гибкого ремешка из пластмассы, имеющего на его внутренней стороне насечки, а замок снабжен размещенным внутри него фиксирующим элементом в виде язычка, который позволяет быстро и эффективно закрывать горловину и герметизировать Пакет после его заполнения.
Термальные пакеты 4 с наполнителем 5 расположены внутри герметичной полости 3 и закреплены на внутренней поверхности полимерного термостойкого материала 1 в герметичной полости 3 посредством, например, двухсторонней клейкой лентой, термостойкого клея, с возможностью удержания каждого термального пакета 4 в заданном положении, обеспечивая равномерное распределение горячего пара по всему объему медицинских отходов 9, проникая вовнутрь в процессе их обеззараживания. В каждом термальном пакете 4 с наполнителем расположен пакетик 6 с жидким наполнителем 7, который закреплен на внутренней поверхности материала термального пакета 4 с возможностью образования сквозных отверстий в пакетике 6 с жидким наполнителем 7 при воздействии извне в зоне расположения пакетика 6 с жидким наполнителем 7 на термостойкий полимерный материал 1, обеспечивая истечение жидкого наполнителя 7 из пакетика 6 в термальный пакет 4 с 5 для взаимодействия жидкого наполнителя 7 с наполнителем 5.
Количество и размер каждого термального пакета 4 с наполнителем 5 и, соответственно, размеры каждого пакетика 6 с жидким наполнителем 7, определяют в зависимости от размеров Пакета, количества медицинских отходов 9. Каждый термальный пакет 4 выполнен из термостойкого, паропроницаемого полимерного или нетканного материала, обеспечивающего прохождение водяного горячего пара, например, через межволокновые поры, из термального пакета 4 во внутрь герметичной полости 3 и обеспечивающего структурную целостность термостойкого, паропроницаемого полимерного или нетканного материала при загрузке Пакета медицинскими отходами 9, с возможностью размещения в термальном пакете 4 заданного количества наполнителя 5 и пакетика 6 с жидким наполнителем 7.
Термостойкий, паропроницаемый полимерный материал для термального пакета 4 представляет собой, например:
паропроницаемую полимерную пленку ECONeoSpan с толщиной в пределах от 10-20 мкм,
из микропористой мембранной ткани: полипропиленовая микропористая ткань - ИЗОСПАН с толщиной в пределах от 10-20 мкм;
2
из паропроницаемых пористых пленок (микропористой мембранной ткани) с толщиной в пределах от 10-20 мкм, нетканый материал прочный на разрыв и с высокой паропроницаемостью, например, в виде стеклохолста плотностью 40-50 г/м - представляющий собой нетканное полотно, прочное на разрыв, с высокой паропроницаемостью.
Наполнитель 5 представляет собой водорастворимый химический реагент в виде химического или химических водорастворимых элементов, обеспечивающих протекание химический реакции с катализатором в виде жидкого наполнителя 7 и с образованием температуры горячего пара свыше 120°С и удержание этой температуры заданное количество времени, например, в течение 30-60 мин, обеспечивающего обеззараживание медицинских отходов 9, находящихся внутри герметичной полости 3, например: смесь, состоящая из хлорида кальция, оксида кальция и медного купороса с алюминиевой пудрой; смесь, состоящая из мелкозернистого магнезиевого металла, легированного железом; смесь, состоящая из медного купороса с цинком; смесь, состоящая из оксида кальция с цинком и с алюминиевым магниевым сплавом, обеспечивающая протекание химической реакции с жидким наполнителем 7 и с образованием горячего пара.
Пакетик 6 выполнен из термостойкого, паростойкого и водонепроницаемого полимерного материала, с возможностью размещения его в термальном пакете 4 с наполнителем 5 и с возможностью размещения в пакетике 6 заданного количества жидкого наполнителя 7, обеспечивающего протекание химической реакции с наполнителем 5 и с образованием горячего пара.
Термостойкий, паростойкий и водонепроницаемый полимерный материал для пакетика 6 представляет собой, например, термостойкую, водонепроницаемую полимерную пленку с толщиной в пределах от 10-20 мкм; полиэтилен высокого или низкого давления (обыкновенная полиэтиленовая пленка) или ламинированный спанбонд -представляющий собой 2-слойный нетканый влагонепроницаемый безворсовый материал, состоящий из слоя сланбонда и полиэтиленовой пленки с толщиной в пределах от 10-20 мкм.
Жидкий наполнитель 7 представляет собой катализатор в виде жидкости, например, воды; воды с раствором натрия гипохлорита; водного раствора хлорсодержащего дезинфектанта. Количество и состав каждого наполнителя 5 или 7 подбирают заранее исходя из размеров Пакета, в котором осуществляют обеззараживающую обработку отходов 9 горячим паром при температурном и временном режиме взаимодействия водорастворимого реагента 5 и катализатора в виде жидкого наполнителя 7, с выделением горячего пара с температурой от 120°С до 140°С в герметичную полость 3 и с временным режимом взаимодействия наполнителей 5 и 7 в течение не менее от 30 до 60 минут, и, соответственно, от объема отходов 9.
Каждая метка 8 для пакетика указывает на габаритные размеры пакетика 6, отражая контуры зоны расположения пакетика 6, и выполнена на внешней поверхности материала 1. Метки 8 для пакетика представляют собой, например, сплошные линии по контуру пакетика 6, точки по контуру пакетика 6, и выполнены посредством, например, самоклеющихся, термически стойких полосок по контуру пакетика 6; нанесенных нестираемыми термо- и влагоустойчивыми маркерами, например, чернилами, красками.
Пакет дополнительно снабжен
- отверстием 10, внутри которого размещен клапан с фильтром,
- индикатором стерилизации (на фиг. не показано),
- дополнительными метками 11 для термального пакета, отражающими контуры зоны расположения термального пакета 4.
Отверстие 10 с клапаном и фильтром расположено, например, в верхней части Пакета, позволяя дополнительно регулировать процесс парообразования внутри герметичной полости 3 посредством сброса избыточного горячего пара из герметичной полости 3, образующегося в процессе реакции химических веществ, способствующих протеканию парообразования с температурой горячего пара свыше 140°С, и осуществлять очистку отводимого конденсата из герметичной полости 3 от микробного загрязнения.
Индикатор стерилизации закреплен на внутренней поверхности материала 1 внутри герметичной полости 3 и представляет собой, например, самоклеющуюся бумажную полоску с нанесенной светлой индикаторной линией, которая при достижении условий обеззараживания стерилизующим горячим паром приобретает черный цвет. Индикатор стерилизации позволяет дополнительно контролировать процесс обеззараживания отходов 9 посредством высокотемпературной обработки горячим паром.
Дополнительные метки 11 для термального пакета отражают контуры зоны расположения термального пакета 4, обозначая габаритные размеры термального пакета 4, и выполнены на внешней поверхности материала 1, например,
в виде сплошных линий по контуру термального пакета 4, в виде точек по контуру термального пакета 4;
в виде цветных меток 11 и 8, при этом, метки 8 для пакетика выполнены черным цветом, указывая на размеры контура каждого пакетика 6 с жидким наполнителем 7, внутри дополнительных меток 11 для термального пакета, выполненных синем цветом, указывая на размеры контура термального пакета 4.
К отходам класса «Б» относятся - эпидемиологически опасные отходы (материалы, загрязненные биологическими жидкостями человека, патологоанатомические, органические операционные отходы (ткани, органы) и т.д.): потенциально инфицированные отходы; материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе кровью; остатки пищи из инфекционных, туберкулезных и кожно-венерологических отделений; органические отходы в операционных блоках (ткани); загрязненные биологическими жидкостями бинты, салфетки, постельные принадлежности; лекарственные препараты с истекшим сроком годности; вскрытые вакцины (живые); одноразовые изделия из латекса и резины (перчатки, дренажи, катетеры); отходы микробиологических лабораторий; биологические отходы вивариев; отходы инфекционных отделений.
Местами образования таких отходов являются процедурные кабинеты, операционные отделения, кабинеты стоматологии, кожно-венерологические диспансеры, лаборатории в больницах и т.д.
Согласно нормативным документам сбор медицинских отходов класса «Б» производят в пакеты желтого цвета, такие как перчатки, перевязочный материал, органические отходы. Пакеты желтого цвета маркируются наклейкой с пометкой «Отходы. Класс Б». Пакеты должны меняться каждую смену, они могут быть заполнены не более чем на ¾ части от их объема. Каждый наполненный Пакет должны подписываться сотрудником медицинского учреждения, с обязательным указанием названия организации, отделения, даты сбора отходов и фамилии. Далее на специальных тележках отходы транспортируются к участку обеззараживания/обезвреживания или в помещение для временного хранения.
К отходам класса «В» относятся отходы с чрезвычайной эпидемиологической опасностью. Как правило, это отходы инфекционных отделений, где они находились в контакте с больными тяжелыми инфекционными заболеваниями, отходы микробиологических лабораторий и пр.: перевязочный материал, загрязненный биологическими жидкостями пациента; загрязненный хирургический инструментарий (резиновый); патологоанатомические отходы; шприцы (без игл); биологические жидкости инфекционных носителей и фтизиатрических больных; пищевые остатки из тубдиспансеров; сырье из вирусологических и микробиологических лабораторий; биологические жидкости пациентов с анаэробными инфекциями; мусор из микологических лечебниц; мусор из иммунобиологических производств.
При этом медицинские отходы класса «В» должны собираться в одноразовую мягкую тару (пакеты) красного цвета или имеющую красную маркировку.
Медицинские отходы класса «Б» и «В» подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции физическими методами.
Пакет для обеззараживания медицинских отходов используют следующим образом.
Осуществляют сбор медицинских отходов класса «Б» или «В» в местах их первичного образования в Пакеты желтого или красного цвета в зависимости от класса отходов.
Для чего Пакет расправляют, раскрывают его горловину и придают Пакету форму по форме тары. Вставляют Пакет в подходящую по размеру тару, например, бак, корзину, и края Пакета расправляют по краю тары.
После заполнения Пакета на ¾ отходами 9 его плотно и герметично закрывают элементом герметизации 2 с образованием герметичной полости 3.
Пакет, наполненный собранными отходами 9 в таре, например, в баке, перемещают - откатывают на специализированный участок по обращению медицинскими отходами 9.
Бак на колесной опоре доставляют к месту обеззараживания. Место обеззараживания представляет собой специальный участок в помещение, например, в помещении медицинского учреждения.
Пакет, выполненный из полимерного термостойкого, паростойкого и водонепроницаемого материала 1, например, в виде полипропилена ПП 21030-16N с толщиной 40 мкм или РА205 Полиамидной вакуумной пленки с толщиной 30 мкм, герметично закрыт посредством элемента герметизации 2, закрепленным в верхней части Пакета, образуя герметичную полость 3 с объемом отходов 9 не более 3/4 объема герметичной полости 3. Внутри герметичной полости 3 расположены и закреплены на внутренней поверхности материала 1 термальные пакеты 4, снабженные водорастворимым наполнителем 5 и пакетиками 6 с жидким наполнителем 7. Пакетики 6 закреплены внутри термальных пакетов 4 и, соответственно, на материале 1, с возможностью образования сквозных отверстий в каждом пакетике 6 с жидким наполнителем 7 при воздействии извне на материал 1 в зоне расположения пакетика 6. На внешней поверхности материала 1 нанесены метки 8 для пакетика для каждого пакетика 6 с жидким наполнителем 7 и дополнительные метки 11 для термального пакета, обозначая контур зоны расположения термального пакета 4 с наполнителем 5. Пакет дополнительно снабжен отверстием 10 с клапаном и фильтром и индикатором стерилизации, наклеенным на внутренней поверхности материала 1 внутри герметичной полости 3.
Запускают, процесс обеззараживания медицинских отходов 9, для чего в контуре зоны расположения каждого пакетика 6 с жидким наполнителем 7, обозначенный меткой 8 для пакетика, протыкают острым предметом в материале 1 в нескольких местах, образуя сквозные отверстия, например, толстой инъекционной иглой, с возможностью образования сквозного отверстия в материале пакетика 6 с жидким наполнителем 7, обеспечивая из нескольких проткнутых отверстий поступления жидкого наполнителя 7 из пакетика 6 вовнутрь термального пакета 4 с наполнителем 5.
Через образованные сквозные отверстия из пакетиков 6 вытекает жидкий наполнитель 7 и поступает вовнутрь термального пакета 4, вступая в реакцию с химическим водорастворимым наполнителем 5.
Жидкий наполнитель 7 взаимодействует с водорастворимым химическим реагентом 5, возникает экзотермическая реакция, в результате которой выделяется горячий пар заданной температуры, например, температурой от 120°С до 140°С, в течение заданного времени, например, от 30 до 60 минут. В результате экзотермической реакции горячий пар из термального пакета 4 поступает внутрь герметичной полости 3 с отходами 9, обеззараживая их.
При превышении давления горячего пара внутри герметичной полости 3, клапан, расположенный в отверстии 10, регулирует процесс парообразования посредством сброса горячего пара из герметичной полости 3.
По истечении времени процесса обеззараживания отходов 9 Пакет вскрывают. Дополнительно по индикатору стерилизации определяют результат процесса обеззараживания отходов 9.
В дальнейшем, Пакет с медицинскими обезвреженными отходами деструктируют (механическое прессование на малогабаритной установке) и утилизируют как бытовые отходы.
Заявленное техническое решение повышает эффективность обеззараживания медицинских отходов класса «Б» и «В» посредством заполнения всего внутреннего объема Пакета горячим паром с температурой от 120°С до 140°С, в течение от 30 до 60 минут и проникновения его во внутрь отходов 9, обрабатывая внутреннее его содержимое (медицинских отходов), что полностью обеспечивает обеззараживание медицинских отходов класса «Б» или «В». При этом не использовались бытовые источники энергии и аппаратное оборудование, также вредных веществ в процессе обеззараживания не выходило за пределы Пакета.
Пример 1.
В Пакет размером 330×600 мм с гибкой пластмассовой стяжкой 2, с индикатором стерилизации и с толщиной материала 1 равной 30 мкм для сбора медицинских отходов 9 класса опасности «Б» разместили медицинские отходы весом = 5 кг, что составляет 3/4 объема герметичной полости 2.
Два герметичных термальных пакета 4: каждый размером 15 см ×20 см с наполнителем 5 и с пакетиком 6 с жидким наполнителем 7 размером 7 см ×10 см, которые расположены внутри герметичной полости 3, по одному с каждой стороны, напротив друг друга, в средней части герметичной полости 3, а каждый пакетик 6 закреплен на внутренней поверхности термального пакета 4 и материала 1.
Используемые наполнители каждого термального пакета 4 и пакетика 6:
Наполнитель 5 представляет собой окись кальция (негашеная известь с большим содержанием окиси кальция 97,5%)
280 гр.
Жидкий наполнитель 7 представляет собой воду
110 гр.
За один рабочий день на фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) сельской районной больницы было собрано 5 кг медицинских отходов 9 класса «Б» в Пакет желтого цвета, что составило ¾ его объема. Внутри герметичной полости 3 Пакета на материале 1 закрепили индикатор стерилизации. Пакет с отходами 9 герметично закрыли гибкой пластмассовой стяжкой 2. Прокололи материал 1 толстой инъекционной иглой в нескольких местах внутри каждой метки 8 для пакетика, обозначающей контуры пакетика 6 с водой 7, в каждом из 2-х герметичных термальных пакетов 4. Внутри каждого термального пакета 4 пошла экзотермическая реакция между негашеной известью (оксидом кальция) и водой, превращаясь в гидроксид кальция, обильно выделяя тепло в виде горячего пара с максимальной температурой 120°С:
2
2
СаО+HO=Са(ОН)
Время протекания реакции с обработкой горячим паром с максимальной температурой 120°С составила 40 минут.
По истечении 40 минут открыли клапан на Пакете, сбросили пар и Пакет вскрыли. Индикатор стерилизации показал, что обработка горячим паром с максимальной температурой 120°С в течение 40 минут полностью обеспечила обеззараживание отходов 9.
Снаружи Пакет не подвергся заражению и в связи с этим не потребовалось дезинфицирующей обработки самого Пакета после процедуры обеззараживания медицинских отходов, при этом дополнительные источники энергии и тепла и аппаратное оборудование не использовались, вредные вещества в процессе обеззараживания не выходили за пределы Пакета.
В дальнейшем Пакет с обеззараженными медицинскими отходами был транспортирован на предприятие по утилизации отходов и подвергся сжиганию.
Пример 2.
Размер Пакета 500×600 мм с двухсторонней самоклеящейся лентой 2, с толщиной материала 1=30 мкм и индикатором стерилизации. Вес медицинских отходов класса опасности «Б»=7,5 кг и составляет 3/4 объема герметичной полости 3.
Четыре герметичных термальных пакета 4: каждый размером 15 см×20 см с химическим водорастворимым наполнителем 5 и с пакетиком 6 (с жидким наполнителем 7) размером 7 см х 10 см расположены внутри герметичной полости 3, закреплены по два на внутренней поверхности материала 1 по вертикали, напротив друг друга и в средней части герметичной полости 3.
Используемые наполнители каждого термального пакета 4 и пакетика 6:
Наполнитель 5 в виде смеси алюминия, медного купороса и хлористого натрия
320 гр.
Жидкий наполнитель 7 представляет собой водный раствор поваренной соли
110 гр.
Пакет с отходами 9 герметично закрыли двухсторонней самоклеящейся лентой 2. Прокололи материал 1 толстой инъекционной иглой в нескольких местах внутри каждого поля четырех меток 8 для пакетика, обозначающей контуры пакетика 6 с водным раствором поваренной соли 7, в каждом из 4-х термальных пакетов 4. Внутри каждого термального пакета 4 пошла экзотермическая реакция между смесью алюминия, медного купороса и хлористого натрия и водным раствором поваренной соли:
4
2
2
4
CuSO+2NaCI→CuCl+NaSO
2
3
2Al+3CuCl→3Cu+AlCl
2
3
2
2Al+3HO→A12O+3H
Время протекания реакции с обработкой горячим паром с максимальной температурой 130°С составила 35 минут.
По истечении 35 минут открыли клапан, размещенный в отверстии 10 на Пакете, сбросили пар и Пакет вскрыли. Индикатор стерилизации показал, что обработка горячим паром с максимальной температурой 130°С в течение 40 минут полностью обеспечила обеззараживание отходов 9.
Снаружи Пакет не подвергся заражению и в связи с этим не потребовалось дезинфицирующей обработки Пакета после процедуры обеззараживания медицинских отходов, при этом дополнительные источники энергии и тепла и аппаратное оборудование не использовались, вредные вещества в процессе обеззараживания не выходили за пределы Пакета.
В дальнейшем на ФАП Пакет с обеззараженными медицинскими отходами был деструктирован (механическое измельчение на малогабаритной установке) и утилизирован как бытовые отходы.
Пример 3.
Пакет размером = 600×1000 мм, со стяжкой с замком 2 и с толщиной материала 1=40 мкм. Вес медицинских отходов класса «В» (ОСОБО ОПАСНЫЕ) = 10 кг. Шесть термальных пакетов 4: каждый размером 15 см  ×20 см с химическим водорастворимым наполнителем 5 и с пакетиком 6 с жидким наполнителем 7 и размером 7 см×12 см, расположены внутри герметичной полости 3, по три с каждой стороны, по вертикали на внутренней поверхности материала 1, напротив друг друга, в средней части герметичной полости.
Используемые наполнители каждого термального пакета 4 и пакетика 6:
Наполнитель 5 представляет собой бор
240 гр.
Жидкий наполнитель 7 представляет собой водный раствор хлорсодержащего дезинфектанта
110 гр.
Пакет с отходами 9 герметично закрыли стяжкой с замком 2. Прокололи материал 1 толстой инъекционной иглой в нескольких местах внутри каждого поля шести меток 8 для пакетика, обозначающих контуры пакетиков 6, в 6-и термальных пакетах 4. Внутри каждого термального пакета 4 пошла экзотермическая реакция между бором и водным раствором хлорсодержащего дезинфектанта:
2
2
ВаО+HO=Ва(ОН)
Время протекания реакции 35 минут.
Температура: 140°С.
По истечении 35 минут открыли клапан на Пакете, сбросили пар и Пакет вскрыли. Индикатор стерилизации показал, что обработка горячим паром с максимальной температурой 140°С в течение 35 минут полностью обеспечила обеззараживание отходов 9. Обработка горячим паром температурой 140°С в течение 35 минут и дезинфицирующее действие паров хлора полностью обеспечила обеззараживание медицинских отходов класса «В».
Снаружи Пакет не инфицирован и в связи с этим не потребовалось дезинфицирующей обработки Пакета после процедуры обеззараживания медицинских отходов, при этом дополнительные источники энергии и тепла и аппаратное оборудование не использовались, вредные вещества в процессе обеззараживания не выходили за пределы Пакета.
В дальнейшем Пакет с обеззараженными медицинскими отходами был деструктирован (механическое прессование на малогабаритной установке) и утилизирован как бытовые отходы.
Пример 4.
Пакет размером = 700×1100 мм, с фиксирующей стяжкой 2 и с толщиной материала 1=40 мкм. Вес медицинских отходов класса «В» (ОСОБО ОПАСНЫЕ) = 12 кг. Шесть термальных пакета 4: каждый размером 15 см×20 см с химическим водорастворимым компонентом 5 и с пакетиком 6 (с жидким наполнителем 7) размером 7 см×10 см, расположены внутри герметичной полости 3, по три с каждой стороны Пакета, по вертикали на внутренней поверхности материала 1, напротив друг друга, в средней части герметичной полости 3.
Используемые наполнители каждого термального пакета 4 и пакетика 6:
Наполнитель 5 в виде смеси:
Железный порошок FeS
420 гр
Хлористый калий KCl
50 гр
Медный купорос CuSO4
5 гр.
Жидкий наполнитель 7 представляет собой воду
110 гр.
За один рабочий день в инфекционном отделении сельской районной больницы, было собрано 12 кг медицинских отходов класса «В» в Пакет красного цвета.
Внутри каждого пакета поместили индикатор стерилизации.
Пакет с медицинскими отходами в баке откатили его на специализированный участок по обращению медицинских отходов.
Пакет с отходами 9 герметично закрыли фиксирующей стяжкой 2. Прокололи материал 1 толстой инъекционной иглой в нескольких местах внутри каждого поля шести меток 8 для пакетика, обозначающих контуры пакетика 6 с водой 7, в каждом из 6-и термальных пакетах 4. Внутри каждого термального пакета 4 пошла экзотермическая реакция. В реакционную смесь, помимо железного порошка, вводили добавки, ускоряющие химическую реакцию и повышающие ее экзотермический эффект, так как скорость окисления железа зависит от химических добавок и степени дисперсности частиц самого железа.
Время протекания реакции 30 минут.
Температура: 140°С.
По истечении 30 минут открыли клапан, закрепленный в отверстии 10 на Пакете, сбросили горячий пар и Пакет вскрыли. Индикатор стерилизации показал, что обработка горячим паром температурой 140°С в течение 30 минут полностью обеспечила обеззараживание медицинских отходов класса «В».
Снаружи Пакет не инфицирован, и в связи с этим не потребовалось дезинфицирующей обработки Пакета после процедуры обеззараживания медицинских отходов. При этом, дополнительные источники энергии и тепла, а также, аппаратное оборудование не использовались. Вредные вещества при использовании дезинфектанта в водном растворе и в процессе реакции воды с химреактивами не выходили за пределы Пакета.
В дальнейшем Пакет с обеззараженными медицинскими отходами был деструктирован (механическое прессование на малогабаритной установке) и утилизирован как бытовые отходы.
Заявленное техническое решение позволило повысить эффективность обеззараживания медицинских отходов класса «Б» и «В», за счет воздействия температурой горячего пара внутри Пакета по всему объему медицинских отходов с проникновением горячего пара вовнутрь их,
позволяя уменьшить, в том числе энергетические и трудовые затраты, не используя бытовые источники энергии и аппаратное оборудование.