УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЫЛЕВОЙ И МИКРОБНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА

Устройство для определения пылевой и микробной загрязненности. Устройство относится к лабораторной технике по изучению климатических условий в животноводческих помещениях и предназначено для определения в них микробной и пылевой загрязненности.
Известны устройства, способные выполнять те же задачи. Промышленность выпускает отдельный прибор для бактериологического анализа воздуха - аппарат Кротова модели 818 (Практикум по зоогигиене /И.Ф.Храбустовский, М.В.Демчук, А.П.Онегов; Под ред. И.Ф.Храбустовского. - М.: Колос, 1984. - 270 с.), а для определения пылевой загрязненности воздуха - электроаспиратор Мигунова модели 822 или модели ЭА-30 (Практикум по зоогигиене /И.Ф.Храбустовский, М.В.Демчук, А.П.Онегов; Под ред. И.Ф.Храбустовского. - М.: Колос, 1984. - 270 с.). Однако известные аналоги обладают следующими недостатками. Аппарат Кротова не способен определять степень запыленности в исследуемом помещении, а электроаспиратор не пригоден для бактериологического анализа воздуха в исследуемом помещении. Изобретенный же аппарат способен выполнять обе задачи.
Из известных технических решений наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является модификация аппарата Кротова (В.И.Баланина. Зоогигиенический контроль микроклимата в животноводческих помещениях - 2-е издание переработанное и дополненное -Л.: Агропромиздат. Ленинградское отделение 1988 - 144 с.), описанная Соколовым Г.А. и Закревским М.И., для чего в крышке прибора сверлят отверстие с резьбой, в которое ввинчивают штуцер, а на него надевают гибкий резиновый
шланг с воздухозаборником и держателем фильтра (воронка Алонжи).
При работе с прибором клиновидную щель предварительно заклеивают изоляционной лентой, на штуцер надевают шланг с воздухозаборником и держателем фильтра. Фильтр до и после просасывания определенного объема воздуха взвешивают. Разность в массе будет составлять количество пыли в пропущенном объеме воздуха.
При определении микробной загрязненности необходимо снять изоляционную ленту с клиновидной щели, а штуцер закрыть резиновой пробкой.
В этом устройстве есть недостатки:
1. нарушается целостность прибора просверливанием его крышки;
2. при определении пыли необходимо заклеивать клиновидную щель, что не всегда гарантирует герметичности диска, а значит и достоверность результатов;
3. вворачиваемый в тонкостенную крышку штуцер не устойчив, а при большем вкручивании его внутрь мешает вращению столика с чашкой Петри.
Целью полезной модели является определение микробной обсемененности и пылевой загрязненности, обеспечение максимальной надежности при работе и получение достоверных результатов в исследованиях.
Поставленная цель достигается тем, что вокруг входного отверстия крышки, где крепится диск с клиновидной щелью, приклеивается утолщенное металлическое или пластмассовое кольцо с внутренней резьбой. В данное кольцо ввинчивается круглая плашка с резиновой прокладкой, которая должна обеспечивать герметичность соединения. В середине плашки просверливается отверстие с резьбой, куда ввинчивается штуцер. В таком состоянии проводится определение пылевой загрязненности. Для определения микробной загрязненности достаточно вывернуть плашку - так модифицированный аппарат Кротова превращается в стандартный и используется по прямому назначению.
Устройство для определения пылевой и микробной загрязненности базируется на стандартном аппарате Кротова, отличаясь лишь дополнительной насадкой на крышку. Насадка является округлой металлической пластиной (1) с отверстием в центре, диаметр которого соответствует вворачиваемому в него штуцеру (2), используемому для присоединения резиновой трубки с воронкой Алонжи. На нижней части пластины имеется выступ с резьбой (3), необходимой для закрепления в округлую основу-кольцо, диаметр которой соответствует вворачиваемой в нее насадке, присоединенной к крышке аппарата Кротова. Необходимыми элементами являются резиновые прокладки между штуцером, металлической пластиной и основой, обеспечивающие герметичность сочленения элементов. Главный вид насадки, приведенный на чертежах, показывает ее внешний вид, вид сверху - взаимное расположение штуцера и металлической пластины. На разрезе выделен сквозной канал, необходимый для просасывания воздуха. На наглядном изображении отмечены составные элементы насадки.
Устройство для определения пылевой и микробной загрязненности выполняет две функции: определяет микробную обсемененность воздуха и его пылевую загрязненность. Для выполнения первой цели устройство используется без предложенной насадки, а значит, принцип работы соответствует работе на обычном аппарате Кротова. На ротаметре устанавливается объем просасываемого воздуха за одну минуту. После прокачки необходимого объема чашку Петри, о питательную среду которой ударялась струя воздуха, помещают в термостат. По окончании инкубации ведут подсчет колоний и делают пересчет (вычисляют количество микробных тел) на необходимый объем воздуха.
Для определения пылевой загрязненности к аппарату Кротова присоединяется насадка, к штуцеру которой крепится резиновая трубка с воронкой Аллонжи, содержащей бумажный фильтр. На аналитических весах взвешивают фильтр с точностью до десятитысячных долей грамма и вставляют его в воронку Аллонжи. После просасывания воздуха фильтр извлекают и
снова взвешивают. По разнице в весе фильтра до и после опыта определяют количество пыли во взятом объеме воздуха.
Использование новых элементов, таких как металлическая пластина, прикрепляемая к крышке аппарата Кротова, и штуцер, ввинчиваемый в нее, позволяет использовать модифицированное устройство при определении микробной обсемененности и пылевой загрязненности. Совмещение функций двух аппаратов в одном облегчает работу исследователя и требует меньших материальных, физических и др. затрат.
Испытание устройства для определения пылевой и микробной загрязненности проходило в Учхозе №1 Омского государственного аграрного университета. При анализе результаты испытаний устройства для определения пылевой и микробной загрязненности сравнивались с данными, полученными от стандартного аппарата Кротова и электроаспиратора, которые для фиксирования максимально близких результатов работали одновременно с испытуемым устройством (таблицы 1 и 2).
Таблица 1.
Определение микробной загрязненности воздуха с помощью аппарата Кротова и предлагаемого устройства
№ опыта
Аппарат Кротова
Предлагаемое усторойство
Разница
Микробная загрязненность, м. т./м<sup>3</sup>
1
85600
87000
+1400
2
88800
87800
-1100
3
79000
80100
+1100
4
92000
81800
-1020
5
87200
85000
-2200
6
89500
88600
-900
7
90000
89200
-800
8
88100
86600
-1500
9
87200
89000
+1800
10
84300
83500
-800
Среднее значение
87170
85860
-1310
Коэффициент погрешности вычисляется из пропорции:
87170-100%
85860-Х%,
отсюда X, а значит и погрешность, равняется 1,5%.
Таблица 2.
Определение пылевой загрязненности воздуха с помощью электроаспиратора и предлагаемого устройства
Электроаспиратор
Предлагаемое устройство
Масса бумажного фильтра, г
Масса бумажного фильтра, г
№ опыта
До опыта
После опыта
Привес
До опыта
После опыта
Привес
1
0,4973
0,5031
0,0054
0,4975
0,5029
0,0048
2
0,4985
0,5048
0,0055
0,4985
0,5045
0,0063
3
0,5023
0,5080
0,0055
0.5020
0,5075
0.0057
4
0,4973
0,5030
0,0056
0,4975
0,5031
0.0057
5
0,5105
0.5075
0,0080
0,5100
0,5180
0,0070
6
0,5008
0,5075
0,0075
0.5000
0.5075
0,0067
7
0,4987
0,5049
0,0064
0,4981
0.5045
0,0062
8
0,4975
0,5033
0,0057
0.4973
0,5030
0,0058
9
0,4976
0,5042
0,0069
0,4971
0,5040
0,0066
10
0,4976
0,5031
0,0051
0,4982
0,5033
0,0055
Среднее значение
0,00616
0,00603
Коэффициент погрешности вычисляется из пропорции:
0,00603-100%
0,00616-Х%,
отсюда X, а значит и погрешность, равняется 2,16%.