Устройство низкоинтенсивного воздействия механическими импульсами на глиальные клетки головного мозга для лечения неврологических заболеваний с контролем пульсаций ганглий

Предлагаемое техническое решение относится к области здоровья, а именно к восстановительной (реабилитационной) медицине, к средствам физической и нейрофизиологической стимуляции структур глиальных клеток: астроцитов и олигодендритов - ганглий коры головного мозга для улучшения обеспечения мозга гликогеном и липидами, а также возможности восстановления ЦНС при травмах нервной системы. Основной решаемой функциональной задачей устройства является стимуляция глиальных клеток коры головного мозга у пациентов с различными неврологическими заболеваниями, с помощью механических воздействий малой амплитуды и низкой частоты, с периодом модуляций, которые варьируется от 1 минуты до 4-5 минут с помощью излучателей, расположенных локально на поверхности головы пациента, в количестве от 10 до 30 штук. Контроль пульсаций глиального пространства головного мозга осуществляется с помощью вибродатчиков. Кроме того, данное устройство способно улучшить капиллярное кровообращение головного мозга.
При проведении патентного поиска близких аналогов не обнаружено.
Задачей настоящего технического решения является создание эффективного устройства для стимуляции астроцитов и олигодендритов коры головного мозга.
Решение данной задачи достигается за счет того, что предлагаемое устройство содержит блок управления, который генерирует и управляет характеристиками воздействующего сигнала механических импульсов, который идет на излучатели механических импульсов и преобразуется в колебания определенной амплитуды и частоты. Для контроля пульсаций ганглий на поверхности черепа головы располагаются вибродатчики, которые соединены с блоком управления и обеспечивают постоянный контроль над вызванными изменениями пульсаций глиального пространства головного мозга.
Техническим результатом является то, что данное устройство способно производить широкий спектр различных механических воздействий на глиальное пространство головного мозга, формировать характеристики воздействующих сигналов, отслеживать и анализировать вызванные механическими воздействиями изменения в пульсациях ганглий при заболеваниях и в обычном состоянии через обратную связь регулировать параметры сигналов механического воздействия.
Излучатель и приемник (датчик) механических импульсов могут находиться в едином корпусе, работая попеременно. Кроме того, данное устройство способно улучшать капиллярное кровоснабжение мозга человека.
Функциональная схема устройства изображена на фиг. 1.
Схема расположения излучателей механических импульсов и вибродатчиков на поверхности головы изображена на фиг. 2.
В одном из предпочтительных вариантов устройство содержит блок излучателей механических импульсов, блок вибродатчиков для анализа вибровоздействий, шлем (фиг.3)  для головы с креплениями для излучателей и вибродатчиков и блок управления. Излучатели механических импульсов и вибродатчики соединены с блоком управления кабелем. Блок управления состоит из широтно-импульсного модулятора, набора усилителей, микроконтроллера, источника питания и устройства ввода данных. Блок излучателей механических импульсов состоит из излучателей механических импульсов, имеющих крепление на шлеме. Блок вибродатчиков для анализа вибровоздействий состоит из вибродатчиков, имеющих крепление на шлеме.
Устройство работает следующим образом. На блоке управления выставляются: характеристики воздействующих механических импульсов и время воздействия. После выставления всех параметров происходит нажатия кнопки «Старт». В блоке управления заранее введены алгоритмы воздействий в зависимости от рекомендаций врача. Во время воздействия вибродатчики измеряют вибрацию, а затем передают измерения в блок управления для коррекции воздействий. Также в промежутках между воздействиями датчики отслеживают и измеряют активность пульсаций ганглий в головном мозгу человека. Далее эти измерения передаются в блок управления и в случае необходимости автоматически вносятся корректировки в последующие воздействия.
Воздействие заканчивается по истечению времени, выставленному на блоке управления, при необходимости кнопкой «Стоп» для срочного прекращения сеанса воздействия.