БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР

также уплотнитель для плотного прилегания крышки к основанию. Крышка снабжена диффузорами, укрепленными с помощью (например винтов). На внутренней поверхности крышки и основания расположены отражатели УФ лучей.
На Фиг.1 представлен бактерицидный рециркулятор, состоящий из основания 1,на котором установлен вентилятор 4, источник излучения бактерицидной лампы 3,преобразователь напряжения 10, блок контроля отработанного времени 11, ведущий счет ресурса лампы для своевременной ее замены. Кроме того рециркулятор содержит крышку 2 с входными 5 и выходными 6 отверстиями, светозащитный экран 7, отражатели 8 на крышке и основании рециркулятора.
Рецирулятор работает следующим образом:
Режим рециркуляции проходит с закрытой крышкой 2. Воздух, забираемый через входные отверстия 5 подается вентилятором 4 в камеру облучения рециркулятора, где обеззараживается под действием УФ излучения бактерицидной лампы 3 и через выходные отверстия 6 поступает в помещение. Светозащитный экран 7 препятствует прямому воздействию УФ излучения в обеззараживаемом помещении без снижения эффективности рециркуляции воздуха. Отражатели 8 усиливают эффект обеззараживания поступаемого воздуха.
Источники информации:
1. RU 19468 МПК A61L 9/16 от 10.04.2001 г.
2. RU 67863 МПК А61L 9/20 от 15.05.2007 г.
3. RU 38610 MПK A61L 2/10 от 08.01.2004 г.