Устройство с датчиком на светодиоде для дистанционного контроля интенсивности светового излучения

устройства, в качестве которого в нашем случае применялся запоминающий осциллограф. Фазовый детектор состоит из двух формирователей, цифрового фазового компаратора и преобразователя из цифровой формы в аналоговую. Рассмотрим вкратце принцип работы фазового детектора. Измеряемый и опорный сигналы поступают на соответствующие формирователи, где они ограничиваются и превращаются в прямоугольные импульсы с амплитудой, необходимой для работы последующих логических схем. Любая разность фаз между сигналами превращается цифровым фазовым компаратором, собранным на логических микросхемах типа К155ЛАЗ, в серию модулированных по длительности импульсов. Преобразование в аналоговый сигнал осуществляется с помощью фильтра низких частот. Данное устройство позволяло, например, измерять скорость ультразвука в объектах, нагреваемых со скоростью до 104 К/с.

УСТРОЙСТВО С ДАТЧИКОМ НА СВЕТОДИОДЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ

СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В.И. Цапков, профессор, д.физ.-мат.н., профессор, В.В. Кузьмин, заведующий кафедрой, доцент, Академия ГПС МЧС России, г. Москва

Дистанционный контроль изменений интенсивности светового излучения широко используется как в пожарных извещателях, так и при мониторинге параметров окружающей среды. Нами было разработано устройство, принцип действия которого основан на зависимости электроемкости фотоварикапа от интенсивности светового излучения контролируемого объекта.

Устройство состоит из датчика, управляемого высокочастотного генератора, умножителя частоты, блока сопряжения и регистрирующего устройства. Датчик содержит фокусирующую систему и фотоварикап (ФВ). ФВ является элементом частотозадающей цепи управляемого генератора (УГ). Девиация частоты Дf зависит от изменения емкости ФВ, а последняя - от интенсивности светового излучения. Таким образом, информация об изменении интенсивности светового излучения заключена в Д£

Для повышения чувствительности устройства частота УГ умножается в умножителе частоты, так как при этом пропорционально увеличивается и Д£ Итак, на выходе УГ появится сигнал, модулированный по частоте. Его можно легко передать по радиоканалу. Причём, как известно, радиосистема с частотной модуляцией обладает значительно большей помехоустойчивостью, чем с амплитудной модуляцией, обычно применяемой при беспроводной передаче измерительной информации.

Одной из отличительных особенностей описываемого устройства является применение в качестве фотоприёмника в датчике не фотодиода, а

светодиода, который (как показали наши исследования) может работать и в режиме фотоварикапа. Преимуществом светодиода является то, что он работает как узкополосный фотоприёмник. Это позволяет обойтись без дополнительных монохроматизирующих элементов. В качестве регистрирующего устройства может применяться запоминающий осциллограф.

В наших экспериментах роль блока сопряжения выполнял частотный детектор. Разработанное устройство позволяло контролировать изменение интенсивности светового излучения при скоростях нагрева до 105 К/с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ

СРЕДЫ

А.М. Чуйков, начальник кафедры, к.т.н., А.В. Мещеряков, доцент, к.т.н., А.А. Гапеев, преподаватель, к.х.н., Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж

В настоящее время производство и использование строительных материалов является одной из ведущих отраслей экономики России. Производство этих материалов, как правило, связано с переработкой и синтезом полимерных веществ. Обеспечение пожарной безопасности в этой области является важной и актуальной задачей.

Научно-обоснованное комплексное определение основных характеристик пожарной опасности полимерных материалов, нормирование их пожаробезопасного применения для конкретных целей, прогнозирование поведения в реальных пожарных ситуациях - важные научные и прикладные аспекты общей актуальной проблемы пожарной безопасности различных объектов.

Существующие алгоритмы расчета установки газоанализаторов не учитывают совокупного воздействия воздушных потоков и таких факторов, как молекулярная масса газообразных вредных веществ, геометрические размеры помещения, способы организации воздухообмена, возможности взаимодействия выделяющихся летучих веществ в результате переработки или эксплуатации строительных материалов на полимерной основе.

Целью данной работы является применение интеллектуального газоанализатора для своевременного анализа газовоздушной среды, оценки и контроля уровня токсичности газовоздушной среды при производстве полимерных композитов различной структуры, способных привести к изменению пожароопасной обстановки на объекте.

Практически все полимерные строительные и отделочные материалы, созданные на основе низкомолекулярных соединений, в процессе эксплуатации могут выделять токсичные летучие компоненты, которые при длительном