УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ

Полезная модель относится к области офтальмологии и может быть использована при исследовании приобретенных нарушений цветового зрения.
Известно устройство для исследования цветоощущения, выполненное в виде дисплейного теста, (Клиническая физиология зрения: Очерки / Под ред. A.M.Шамшиновой - М.: Т.М. Андреева, 2006, стр.331), находящегося в свободном доступе в Интернете по адресу: http://colorvisiontesting.com/. При тестировании на экране компьютера отображаются тест-объекты, в абсолютном большинстве своем сходные с аналогичными в полихроматических таблицах, напечатанных типографским способом. Испытуемому предлагается определить, что он видит на экране и сравнить с правильным ответом. По сути, изображения таблиц, изготовленных полиграфическим способом, просто перенесены на экран компьютера. Недостатками такого устройства являются:
- сложность применения в медицинской практике, т.к. требуется наличие компьютера, подключенного к сети Интернет через высокоскоростное соединение;
- наличие только строго определенных наборов тест-объектов с заранее строго определенными цветовыми оттенками, что делает вероятным угадывание пациентом правильных ответов;
- ограничение точности определения параметров цветового зрения строго определенным набором цветовых оттенков.
Наиболее близким к заявляемому устройству является устройство для проверки остроты зрения по патенту РФ на полезную модель №78665, содержащее генератор тест-объектов, дисплей, устройство установления параметров изображения и устройство управления. При работе устройства установление параметров изображения производится с возможностью одновременного или последовательного изменения размеров, формы, ориентации, цвета и цветовой насыщенности тест-объектов и фона изображения в широком динамическом диапазоне.
Недостатком такого устройства является:
- сложность самостоятельного применения устройства пациентом, в особенности при выявлении незначительных приобретенных нарушений цветового зрения.
Технический результат: повышение точности оценки нарушений цветового зрения в том числе и при проведении пациентом самоконтроля своего зрения.
Технический результат достигается тем, что в устройство для проверки остроты зрения (патент РФ на полезную модель №78665), содержащее генератор тест-объектов, дисплей, устройство управления и блок установления параметров изображения, причем второй выход устройства управления соединен с первым входом генератора тест-объектов, выход блока установления параметров изображения соединен со входом дисплея, а управляющий вход этого блока соединен с первым выходом устройства управления, введен модуль прерывания, вход которого соединен с выходом генератора тест-объектов, выход соединен с первым информационным входом блока установления параметров изображения, а управляющий вход соединен с третьим выходом устройства управления.
Предложенное устройство поясняется чертежами фиг.1-3:
Фиг.1 - блок-схема устройства.
Фиг.2 - вид цветового поля доступной палитры дисплея с центральной областью «неразличения цвета» и выделенными характерными линиями нарушения цветовосприятия: «голубой - желтый» (сплошная линия) и «красный - зеленый» (пунктирная линия).
Фиг.3 - изменение разницы в цветовой насыщенности тест-объекта и фона на выбранной линии «голубой - желтый» (подозрение на глаукому). Для наглядности установлены значительные различия в цветах тест-объекта и фона.
Устройство для определения нарушений цветового зрения (Фиг.1), содержит дисплей 1, вход которого соединен с выходом устройства установления параметров изображения 2. Информационный вход устройства установления параметров изображения 2 соединен с выходом модуля прерывания 5. Управляющий вход устройства 2 соединен с первым выходом устройства управления 4. Второй выход устройства управления 4 соединен с управляющим входом генератора тест-объектов 3. Выход генератора тест-объектов 3 соединен с входом модуля прерывания 5, управляющий вход которого соединен с третьим выходом устройства управления 4.
Тест-объект выполняется в виде стилизованных цифр, информационное значение которых линейно и однозначно связано с разницей цветовой насыщенности фона и тест-объекта, то есть с расстоянием на палитре дисплея между точкой цвета фона и точкой цвета тест-объекта на выбранной линии нарушения цветовосприятия.
Предложенное устройство работает следующим образом.
Генератор тест-объектов 3 через модуль прерывания 5 и блок установления параметров изображения 2 передает изображения тест-объектов и фона на дисплей 1. Устройство управления 4 воздействует на блок установления параметров изображения 2 через его управляющий вход. Устройство управления 4 через свой второй выход управляет режимом работы генератора тест-объектов 3, а через третий выход - модулем прерывания 5.
Модуль прерывания (Фиг.1, поз.5) является специальным электронным или оптическим устройством (конкретный принцип действия не является принципиальным), назначением которого является формирование прерывистого (мигающего) изображения тест-объекта на постоянном фоне дисплея. При работе устройства информационное значение проецируемого тест-объекта линейно и однозначно связано с разницей характеристик цветовой насыщенности изображения и фона вдоль выбранной линии нарушения цветовосприятия.
Работа с устройством производится следующим образом.
Выбирается предполагаемая линия нарушения цветовосприятия на палитре («цветовом пространстве» - Фиг.2) дисплея (М.Форманкиевич. Приобретенные нарушения цветового зрения. Современная оптометрия, 2010 г., №5 (35), стр.23). Пациенту предъявляется мигающее изображение цифрового тест-объекта, имеющего цвет одного конца этой линии на фоне, имеющем цвет другого конца этой линии (например, «сине-желтая» линия - Фиг.3). Тест-объект представляется в виде стилизованных цифр, при этом цифровое значение тест-объекта пропорционально расстоянию между точками на выбранной линии нарушения цветовосприятия. Постепенно уменьшая «цветовое расстояние» (симметрично сдвигая точки к центру палитры) между тест-объектом и фоном, фиксируют минимальное значение цифры тест-объекта, при котором пациент устойчиво видит мигающее изображение. Сравнение полученных значений с контрольными данными, полученными у людей с нормальным цветовосприятием, дает представление о существовании и степени нарушения цветового зрения.
Использование предложенного устройства позволяет повысить точность оценки цветовосприятия при проведении пациентом самоконтроля.
Кроме проведения рутинных процедур самопроверки зрения, проведение подобных исследований с повышенной точностью является очень важным при подготовке специалистов с профессиональным зрением (военнослужащие, моряки, пилоты, транспортники и т.д.) и при ранней диагностике некоторых офтальмологических заболеваний. Например, при тестировании на различение желтого и синего света могут быть выявлены ранние признаки глаукомы (М.Форманкиевич. Приобретенные нарушения цветового зрения. Современная оптометрия, 2010 г., №5 (35), стр.25, а также - Клиническая физиология зрения: Очерки / Под ред. A.M.Шамшиновой - М.: Т.М. Андреева, 2006, стр.332, 350).
Кроме выделенных и упомянутых в описании линий нарушения цветовосприятия при наличии медицинского обоснования возможно использование любых произвольно определенных направлений в цветовом пространстве (палитре), в том числе и - однополярных, предназначенных для определения порога цветоощущения. В этом случае цвет фона выбирается равным цвету точки в центре цветового пространства.