КУРВИМЕТР, СОВМЕЩЕННЫЙ С УГЛОМЕРОМ

Курвиметр, совмещенный с угломером.
Полезная модель относится к области медицины, а именно к средствам диагностики заболеваний, связанных с нарушениями в позвоночнике.
Известно, что для определения шейного и поясничного лордоза, а также степени сколиоза чаще всего используют визуальные наблюдения. Степень сколиоза в шейном и поясничном отделах оценивают по величине угла между вертикальной линией, проведенной через вершину остистого отростка Civ, и линией, проведенной через остистые отростки всех шейных позвонков, или по проекции головы относительно края стопы.
Известно устройство для исследования кривизны позвоночника, которое имеет ролик, перемещаемый по позвоночнику пациента, перемещение которого в соответствии с изгибом позвоночника вызывает перемещение связанной с ним пгганги, что регистрируется самописцем на экране. Полученная контурограмма дает характеристику состояния позвоночника в разных проекциях (См. а. с. SU N 1581277 кл. А61В 5/103 от 1988 г.). Педостатком этого устройства является его конструктивная сложность.
Паиболее близким к заявленному является прибор - угломер для измерения объема движения. Им можно измерить экстензию и флексию грудного и поясничного отделов позвоночника. Прибор состоит из двух линеек, один конец одной из которых шарнирно соединен с транспортиром (См. Л. Бонев, П. Слынчева и Ст. Банкова. «Руководство по кинезитерашш стр. 67. Медицина и физкультура. София, 1978 г.). Этот прибор трудно использовать для пациентов, резко отличаюпщхся физическими параметрами (рост, вес).
Целью настоящей модели является распшрение диапазона пользования.
2;;;0;;  0;  2;;yi  . р
А61В5/103
Эта цель достигается тем, что прибор имеет щуп, устаповлепный в градуированпой направляющей, соединенпой своей средней частью с транспортиром вдоль его центральной оси, при этом в транспортире по обе стороны от оси выполнены дугообразные пазы с фиксаторами, связанными с линейками, а один из концов второй линейки шарнирно соединен с транспортиром.
Устройство показано на чертеже. Оно состоит из транспортира 1, соединенного с направляющей 2, несущей щуп 3 и расположенных по разные стороны от направляющей линеек 4 и 5. Транспортир имеет пазы 6 с фиксаторами, связанными с линейками. Каждая из линеек одним концом щарнирно соединена с транспортиром.
При проведении измерения глубины лордоза свободные концы линеек устанавливают на остистые отростки крайних позвонков отдела позвоночника, устанавливая линейки 4, 5 вдоль линии остистых отростков, одну краниально, вторую каудально, отмечая )тол между ними на транспортире. В зависимости от антропометрических данных пациента Jшнeйки разводят на необходимые углы, щуп 3 передвигают по направляющей 2 до соприкосновения с наиболее вентральным остистым отростком. Смещение щупа, зафиксированное по шкале, отражает глубину лордоза. Таким же образом измеряют сколиотическую деформацию позвоночника.
Для измерения объема движений в конечностях, помещают транспортир на исследуемый сустав, в плоскости исследуемого движения, а линейки 4, 5 соответственно вдоль оси конечности в проксимальном и дистальном сегменте. Далее производят пассивное или активное движение в суставе, после чего в крайнем положении вновь устанавливают линейки 4, 5 вдоль оси конечности в проксимальном и дистальном сегментах. Изменение угла между ними по транспортиру показывает объем движений.
WO:l GO-f6
2