ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Полезная модель относится к средствам для исследования физических свойств веществ и может быть использована для контроля влажности воздуха.
Известны датчики влажности воздуха (А.с.№1296918, СССР, кл. G01N 027/04, 1986 г.), содержащие два токопроводящих электрода, например, гребенчатой формы, размещенных на диэлектрической подложке. На эту подложку нанесено влагочувствительное покрытие из полимерной пленки, электрическое сопротивление которой зависит от влажности контролируемого воздуха.
Однако такие устройства не обеспечивают необходимой чувствительности к изменениям влажности воздуха из-за низкой электрической проводимости устройства, обусловленной малой длиной токопроводящих электродов.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение чувствительности датчика влажности воздуха и расширение диапазона измеряемых влажностей, снижение весовых и габаритных характеристик датчика.
Такой технический результат достигается тем, что датчик влажности воздуха содержит два токопроводящих электрода, размещенных на диэлектрической подложке, при этом электроды выполнены в виде плоских спиралей или колец, имеющих общую ось, на которых размещена влагочувствительная полимерная пленка.
Устройство содержит: два токопроводящих электрода 2' и 2" длиной, например, 100 мм, размещенные на одной стороне плоской диэлектрической подложки 1 в виде спиралей, с малым зазором между собой, например 0,1÷0,5 мм, влагочувствительную пленку 3 из кардиолипина (1,3-бисфосфатидилглицирина), нанесенную на электроды 2' и 2" и межэлектродное пространство (фиг.1). Датчик подключен к измерительной схеме.
Устройство работает следующим образом. Количество ионов в покрытии 3 пропорционально влажности контролируемого воздуха. Под действием электрического напряжения, поданного на электроды 2' и 2", в цепи электрод 2' - покрытие 3 - электрод 2" протекает электрический ток, зависящий от влажности контролируемого воздуха. Названный ток является выходным сигналом с датчика, позволяющим судить о влажности контролируемого воздуха. Малое расстояние между электродами 2' и 2" и их большая длина обеспечивают высокую электрическую проводимость датчика.
Устройство позволяет расширить диапазон измеряемых влажностей, повысить чувствительность датчика и снизить его массогабаритные характеристики.