ИНДИКАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ

Полезная модель относиться к области электротехники и может быть использована для обнаружения и оценки уровня ионизирующего излучения.
Известен индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1503 (аналог). Известен также и индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1706. Руководство по эксплуатации 10. КР.09.00.00.000.00 РЭ 2010 г. (прототип).
Схема вышеуказанных изделий собрана с использованием большого количества электронных схем типа: «Порог», «Фон», «Настройка», «Сервис», индикатора, телефона, автономного источника питания постоянного тока и др. элементов.
Настройка таких приборов сложная и длительная, при этом прибор имеет большие габариты и стоимость.
Целью полезной модели является упрощения конструкции, уменьшения габаритов и стоимости прибора.
Поставленная цель достигается тем, что в индикаторе радиоактивности содержащий электронную схему, телефон, устройство индикации и блок питания электронная схема выполнена на одном кремниевым транзисторе типа МП-40, причем база транзистора соединена с первой обмоткой трансформатора, эмиттер со второй обмоткой трансформатора которая трансформаторно соединена с третей обмоткой трансформатора, а коллектор транзистора последовательно соединен с «плюсом» источника питания, конденсатором С2 и первым входом неоновой лампочки типа МH-3, при этом первая и вторая обмотка трансформатора через сопротивление R1 соединена с конденсатором С1 и источником питания через выключатель SA1, а третья обмотка трансформатора последовательно соединена с высоковольтным диодом VД1, стабилитроном СБМ-20, телефоном и вторым входом с неоновой лампочкой.
На Фиг. приведена принципиальная схема индикатора радиоактивности. Она содержит:
- трансформатор Т1;
- высоковольтный диод VД1 (МД218 м);
- транзистор VT1 (МП-40);
- телефон ВА (ТМ-2);
- стабилитрон Е1 (СБМ-20);
- неоновую лампочку МН-3 (HL1);
- сопротивление R1;
- конденсаторы С1 и С2 емкостью 0,01 мк и 0,1 мк x500В соответственно);
- источник питания GB 1;
- выключатель SA1
Трансформатор Т1 напряжения намотан на ферритовом кольце типа К 18 с магнитной проницаемостью М 2000. Обмотка 1 (первичная) трансформатора содержит 4 витка провода ПЭП диаметром 0,1 мм, обмотка 2-4 витка провода ПЭП диаметром 0,5 мм, обмотка 3-900 витков ПЭЛШО диаметром 0,1 мм.
В качестве высоковольтного диода VД1 используется кремниевый диодный столб типа 2Ц102А.
Транзистор VT1 кремниевый. Наушники - телефон с сопротивлением звуковой катушки 30…100 (Ом).
Питание прибора осуществляется от двух элементов типа 316. Настройка индикатора радиоактивности сводится к правильному подключению выводов трансформатора Т1 к соответствующим элементам схемы.
По интенсивности щелчка в наушниках судят об относительном уровне радиоактивности фона. Одновременно со щелчком вспыхивает неоновая лампочка МН-3.
Для определения места расположения источника ионизирующего излучения перемещают включенный прибор над поверхностью обследуемого объекта, ориентируясь на увеличение частоты звукового сигнала. Частота звукового сигнала по мере приближения к источнику будет резко возрастать, а по мере удаления также резко убывать.
∗
Индикатор радиоактивности оценивает радиационную обстановку по величине мощности амбиентного эквивалента дозы H(10) гамма-излучения (МЭД) с учетом рентгеновского излучения и загрязненности объектов источниками бета - частиц Мэв, гамма-излучения МэВ рентгеновского излучения.