Бокс для пациентов изолированный

Предлагаемое техническое решение относится к медицинскому и спасательному оборудованию, в частности, является переносным изолирующим устройством с принудительной подачей очищенного воздуха для транспортировки пациентов на тележках-каталках в ЛПУ и машинах скорой помощи.
Из уровня техники известно устройство для медицинской эвакуации пострадавших (патент RU 126933 «Устройство для медицинской эвакуации пострадавших», МПК A61G 10/00, опубл. 20.04.2013), которое содержит емкость с крышкой и ложем для пострадавшего и отсек для медицинского и технического оборудования, емкость для пострадавшего выполнена в виде герметичной капсулы по форме удлиненной сферы с разделяющей ее на нижнюю и верхнюю полусферы горизонтальной переборкой для размещения ложа, при этом отсек для медицинского и технического оборудования размещен внутри нижней полусферы и содержит оборудование для обеспечения жизнедеятельности, лечебно-диагностическое и реанимационное оборудование с автономным источником питания. Средняя часть верхней полусферы имеет форму прямого полуцилиндра и выполнена телескопической в составе отдельных секций, установленных с возможностью перемещения по направляющим вдоль капсулы. Недостатком указанного устройства является недостаточная степень защищенности от проникновения микроорганизмов, частиц пыли и химических веществ.
Известен изолятор для пациентов (заявка US 20180303691 «Patient isolator», МПК A61G 10/00, опубл. 25.10.2018), который содержит основание и крышку, которая выполнена с возможностью уплотнения с основанием. Крышка выполнена из жесткого материала и имеет два отверстия доступа на торце. Недостатком указанного устройства является недостаточная степень защищенности от проникновения микроорганизмов, частиц пыли и химических веществ.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является переносной изолятор для транспортировки пациентов (патент RU181903, МПК A61G 1/00, опубл. 26.07.2018), который выполнен в виде надувной герметичной камеры из прочного преимущественно прозрачного пластичного материала для размещения больного лежа с каркасом, который представляет собой раздельные поперечные дуги с жестким креплением двух крайних дуг в виде косынки со сторонами 150 мм, направленной внутрь камеры, а внутренние дуги закреплены в основании камеры в удерживающих карманах, при этом на высоте 10-15 см от дна камеры по периметру расположена гермомолния, с боковых сторон изолятора вмонтированы герметичные камерные перчатки для доступа к пациенту с креплением перчаток байонетным соединением, изолятор содержит внутренний карман для лекарственных препаратов, две автономные фильтро-вентиляционные установки с микропроцессорной системой управления подачей и удалением воздуха, обеспечивающей работу в режимах отрицательного и положительного давления с возможностью отслеживания уровня заряда аккумуляторных батарей посредством индикаторной шкалы и подключаемой к любым внешним источникам питания, изолятор содержит встроенный манометр, тумблер запуска и кнопки выбора режима, размещенные за второй гермомолнией, противоаэрозольные фильтры высокого класса чистоты, дополнительные ремни для фиксации щиколоток и кистей рук пациента. Недостатком указанного устройства является недостаточная степень защищенности от проникновения микроорганизмов, частиц пыли и химических веществ.
Задачей настоящей полезной модели является создание простой, надежной, безопасной конструкции переносного бокса - изолятора.
Технический результат заключается в недопущении проникновения микроорганизмов, частиц пыли и химических веществ через конструкцию переносного бокса в процессе работы на режиме поддержания отрицательного либо положительного давления.
Указанный технический результат достигается за счет того, что бокс выполнен в виде надувной герметичной камеры из прочного преимущественно прозрачного пластичного материала для размещения больного лежа с каркасом, который представляет собой раздельные поперечные дуги, закрепленные в основании камеры в удерживающих карманах, при этом на высоте 10-15 см от дна камеры по периметру расположена гермомолния, с боковых сторон камеры вмонтированы герметичные перчаточные порты для доступа к пациенту. Бокс также содержит внутренний карман для лекарственных препаратов, порты для подключения к внешним устройствам, две автономные фильтровентиляционные установки с микропроцессорной системой управления подачей и удалением воздуха, обеспечивающей работу в режимах отрицательного и положительного давления с возможностью отслеживания уровня заряда аккумуляторных батарей посредством индикаторной шкалы и подключаемой к любым внешним источникам питания, противоаэрозольные фильтры высокого класса чистоты,  дополнительные ремни для фиксации щиколоток и туловища пациента. Новым является то, что по верху каркаса камеры на дугах в удерживающих разъемах установлена продольная распорка, герметичные перчаточные порты для доступа к пациенту выполнены с креплением перчаток  через пластиковую манжету и уплотнительные кольца, бокс оснащен системой регулирования давления, температуры и влажности внутри камеры посредством встроенных датчиков с выводом данных на индикационную панель, шлюзом на двух гермомолниях для безопасного внесения дополнительных лекарственных средств и расходных материалов в процессе переноски пациента, системой крепления бокса к носилкам. Бокс содержит магнитный ключ и сенсоры выбора режима, обеспечивающие включение системы управления боксом.
Также бокс может дополнительно оснащаться двумя каскадами противоаэрозольных и/или противохимических фильтров высокого класса очистки воздуха на каждой фильтровентиляционной установке.
Дополнительно бокс может содержать консоль, размещенную в головной части, включающую в себя систему освещения, систему аварийной звуковой и визуальной сигнализации, систему вызова врача, систему передачи данных по каналам Bluetooth, систему записи событий с возможностью выгрузки на внешний носитель.
Также бокс для транспортировки пациентов может дополнительно содержать съемный внутренний переносной матрас-носилки и складные внешние носилки.
С целью недопущения проникновения микроорганизмов через конструкцию бокса в процессе работы на режиме поддержания отрицательного давления бокс выполнен в виде надувной герметичной камеры из прочного преимущественно прозрачного пластичного материала для размещения больного лежа, с каркасом, который представляет собой раздельные поперечные дуги, внутренние дуги закреплены в основании камеры в удерживающих карманах, а по верху каркаса камеры на дугах в удерживающих разъемах установлена продольная распорка.
Все швы выполнены по технологии высококачественной сварки с последующей герметизацией лентами из основного материала с помощью высокотемпературного сращивания горячим воздухом, что дает гарантию не расхождения швов в процессе эксплуатации.
Все соединения стационарные, отсутствие съемных деталей позволяет обеспечить наибольшую герметичность устройства и избежать неверной сборки конструкции. Исключение составляют сменные перчатки и фильтры.
Сущность заявляемой полезной модели и возможность ее практической реализации поясняется приведенным ниже описанием и чертежами, где на фиг. 1 и 2 показан общий вид бокса с разных сторон.
Для понимания сущности технического решения на фиг. 1 и 2 позициями обозначены следующие элементы: 1 - перчаточные порты, 2 - крепление перчаток, 3 - система крепления пациента, 4 - система крепления бокса к носилкам, 5 - порты для подключения к внешним устройствам, 6 - передаточный шлюз, 7 - противоаэрозольные и/или комбинированные фильтры высокого класса очистки воздуха, 8 - приточно-вытяжная система с фильтровентиляционными установками (далее приточно-вытяжная система), 9 - индикационная панель управления, 10 - гермомолния, 11 - матрас-носилки, 12 - внутренний карман, 13 - магнитный ключ, 14 - сенсоры выбора режима работы системы управления боксом, 15 - раздельные поперечные дуги, 16 - пульт управления, 17 - световой индикатор режима работы бокса, 18 - продольная распорка.
При эвакуации пациента, прежде всего, необходимо открыть бокс, расстегнув гермомолнию 10, положить пациента внутрь с помощью матраса-носилок 11, зафиксировав его при помощи системы крепления пациента 3 (ремни для фиксации щиколоток и туловища пациента). Гермомолния 10 расположена по периметру с отступом от дна 10-15 сантиметров с направлением закрывания гермомолнии от ног к голове. Система крепления бокса к носилкам 4 позволяет зафиксировать его на типовых носилках-каталках скорой помощи для транспортировки (переноса и перевоза) пациента.
С помощью перчаточных портов 1 операторы осуществляют манипуляции с пациентом, лекарственные препараты для инъекций и шприцы хранятся в специальном внутреннем кармане 12. Перчаточные порты 1 выполнены с креплением 2 перчаток через пластиковую манжету и уплотнительные кольца, имеют удобную форму (размер и угол наклона), чтобы оператору было удобно при работе с пациентом. После включения приточно-вытяжной системы 8 пациент полностью обеспечен необходимым количеством воздуха для комфортной транспортировки в выбранном режиме эксплуатации (при положительном или отрицательном давлении), противоаэрозольные или комбинированные фильтры высокого класса очистки воздуха 7 защищают от опасных бактерий, вирусов, радиоактивной пыли и высокотоксичных частиц. Приточно-вытяжная система 8 обеспечивает необходимый приток очищенного воздуха, не требуют перенастройки с помощью механических перестановок вентиляторов. Приточно-вытяжная система 8 оснащена двумя вентиляторами радиального типа (подающим и вытяжным, на фиг. 1 и фиг.2 не показано) и выполнена в едином корпусе с микропроцессорной системой управления подачи и удаления воздуха и встроенной автоматической системой поддержания давления на уровне +50 Па при работе в режиме положительного давления и -50 Па при работе в режиме отрицательного давления, выполнена с возможностью отслеживания уровня заряда аккумуляторных батарей, оснащена встроенными датчиками давления, температуры и влажности внутри камеры (на фиг. 1 и фиг.2 не показано) с выводом данных на  индикационную панель 9, с возможностью работы в автономном режиме от батарей и возможностью подключения к внешним источникам питания.
При необходимости подведения инфузионных растворов или подключения аппарата ЭКГ и искусственной вентиляции легких возможно подключение к внешним устройствам при помощи портов 5, передача лекарств осуществляется через передаточный шлюз 6.
Визуальный контроль давления внутри системы отображается на индикационной панели управления 9.
Включение системы управления боксом происходит с помощью магнитного ключа 13 и сенсоров выбора режима 14 либо внешнего пульта управления 16. Микропроцессорная система управляет подачей воздуха, обеспечивая необходимое давление и температуру внутри камеры, а также объем подаваемого воздуха. Управление производится автоматическим плавным регулированием скоростей подающего и вытяжного вентиляторов в зависимости от выбранного пользователем рабочего режима (положительное давление внутри изолятора или отрицательное). В воздуховод подающего вентилятора встроена система регулирования и контроля температуры подаваемого воздуха (нагрев и охлаждение), управляемая микроконтроллером.
Световой индикатор 17 предназначен для отслеживания режима работы транспортировочного изолирующего бокса, выполнен в виде индикаторной лампы, расположенной на торце изолирующей камере выше лицевой панели. Индикаторная лампа имеет следующие цвета: синий цвет в режиме «положительное давление», зеленый в режиме «отрицательное давление», при выходе фильтровентиляционной установки на выбранный режим, лампа мигает красным цветом. Пороговые значения параметров, при выходе за которые срабатывает система аварийной сигнализации: при работе в режим «Отрицательное давление» значения составляют: минус 80 Па - минус 10 Па; при работе в режиме «Положительное давление» значения составляют: плюс 10 Па - плюс 100 Па. При срабатывании аварийной сигнализации индикаторная лампа мигает красным цветом, мигание лампы дополнительно сопровождается звуковой сигнализацией.
Автономное питание системы подачи воздуха осуществляется от Li-ion аккумуляторной батареи. Требования к внешним источникам питания - сеть 220В, 50 Гц.  Зарядное устройство - 220 В/24В, 4 А.
Бокс содержит раздельные поперечные дуги 15, закрепленные в основании камеры в удерживающих карманах. По верху каркаса камеры установлена продольная распорка 18, закрепленная на 4 удерживающих разъемах
Бокс изолированный для транспортировки пациентов обеспечивает выполнение следующего технического результата - недопущение проникновения микроорганизмов, частиц пыли и химических веществ через конструкцию бокса в процессе работы на режиме поддержания отрицательного либо положительного давления.
Представленный бокс применяется для транспортировки, например, ожоговых пациентов и пациентов с ослабленным иммунитетом для их защиты от «загрязненной» окружающей среды, а также пациентов с подозрением на заражение особо опасной инфекцией.