Устройство для измерения напряженности и потенциала электростатического поля в условиях окружающей среды

Полезная модель  относится к области измерительной техники и предназначена для экспресс-измерений  в полевых условиях, в различных геологических природных условиях, разных климатических зонах, в различное время суток и при различной погоде. А также с помощью данного устройства, возможно, проводить измерения в  жилых и рабочих помещениях биологически опасных уровней электростатических полей, источниками которых являются электроустановки и т.п.
Из уровня техники известен измеритель напряженности электростатического поля SU983586А1, опубликован 23.12.1982. Однако данный измеритель не содержит порт USB и модуль беспроводной передачи данных Wi-Fi для подключения к персональному компьютеру и другим ЭВМ, что существенно затрудняет работу операторов (геологов) находящихся в полевых условиях, вне помещений.
Техническим результатом полезной модели является создание устройства для измерения напряженности и потенциала электростатического поля позволяющего с большой скоростью  принимать  данные и передавать полученные в результате измерений  данные на персональный компьютер и другие  ЭВМ.
Заявленное устройство содержит выносную антенну, корпус с матричным дисплеем, внутри которого размещены блок питания, микроэлектродвигатель, блок преобразователя напряженности электростатического поля, блок управления, аналого-цифровой преобразователь (АЦП),  центральная плата  с микропроцессором, содержащая встроенную память (ПЗУ), модуль беспроводного приёма-передачи данных Wi-F и USB порт,  выведенный на наружную поверхность корпуса устройства. USB порт может иметь спецификацию USB 2.0 или USB 3.0.
Блок преобразователя напряженности состоит из модулятора представляющего собой металлическую пластинку в виде лепестка, ассиметрично закрепленную на оси вращения микроэлектродвигателя. Блок АЦП подключён к центральной плате и блоку управления с помощью разъемов. Блок питания электрически соединен с блоком преобразователя напряженности, блоком управления и центральной платой. При подключении устройства к компьютеру через USB порт возможна калибровка устройства с помощью специального программного обеспечения установленного на компьютере, а также передача полученных в процессе измерения данных. Также возможно передать данные с устройства на компьютер при помощи модуля Wi-Fi. Перечисленные возможности позволяют калибровать устройство и передавать данные на компьютер непосредственно в полевых условиях, что существенно упрощает работу специалистам занимающимся измерением потенциала электростатического поля и напряженности.
Принцип работы устройства.
При вращении лепестка модулятора в электростатическом поле, потенциал лепестка модулятора относительно земли изменяется по синусоидальному закону с частотой, равной частоте вращения лепестка, а амплитуда этого переменного потенциала пропорциональна проекции напряженности электростатического поля на плоскость вращения. Переменный потенциал передается на АЦП и далее обрабатывается микропроцессором. Данные обработанные микропроцессором хранятся во встроенной памяти устройства и при необходимости передаются на компьютер через USB порт или Wi-Fi модуль.