ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА

Полезная модель относится к устройствам медицинской и бытовой техники, в частности к устройствам для получения отрицательно заряженных аэроионов.
Известное устройство для генерации аэроионов (Патент №78430, МПК A61N 1/44, опубл. 27.11.2008), использующее явление возникновения потока аэроионов, исходящего из заостренного конца проводника, соединенного с одним из полюсов высоковольтного источника питания. Устройство выполнено в виде плоского электрода в форме вытянутого треугольника, в одной из вершин которого расположен второй электрод в виде отрезка из тонкой проволоки, выступающей за пределы вершины первого электрода. Второй электрод прижат к первому пружинистой накладкой с возможностью изменения длины выступающей части проволоки. Эти электроды соединены с одним из полюсов высоковольтного источника питания.
Недостатком данной модели является невозможность регулировки напряженности электрического поля при постоянстве питающего напряжения (как правило, источники напряжения для ионизаторов представляют собой нерегулируемые умножители напряжения или выпрямители, питаемые от повышающего трансформатора с фиксированным вторичным напряжением).
В случае наличия секций в обмотках, регулировка напряжения осуществляется ступенчато, однако, переключатели должны быть защищены в соответствии с требованиями ПУЭ.
Регулировка напряженности изменением расстояния или взаимного расположения электродов, являясь вполне очевидной и выполнимой, не приемлема для стационарного ионизатора.
Технической задачей полезной модели является регулировка концентрации уровня аэроионов в широких пределах и обеспечение нормативного уровня концентрации.
Учитывая, что для реализации целей автоматического управления уровнем концентрации аэроионов зачастую бывает достаточно установления определенных градаций напряженности (ступеней), мы предлагаем устройство, состоящее из источника повышенного и выпрямленного ступенчатого напряжения с несколькими ступенями фиксированного напряжения и электродной системой из электродов различной геометрии, коммутируемой электронным ключом, управляемым вручную, либо автоматически.
Устройство ионизатора поясняется схемой на фиг.
Ионизатор воздуха состоит из источника повышенного и выпрямленного ступенчатого напряжения 1; делителя напряжения 2, подключенного к разным секциям ступенчатого трансформатора; коммутатора 3, подключающего к делителю напряжения рабочие электроды; управляющего устройства 4, являющегося побудителем переключения коммутатора, а в случае регулировки плавно - управляющего формой отрицательного электрода; электродной системы 5 - пары электродов положительной и отрицательной полярности такой конструкции, что в зазоре между ними создается напряженность электрического поля, достаточная для ионизации межэлектродного пространства, причем эмиттером отрицательных ионов является отрицательный электрод особой формы.
Сущность полезной модели заключается в том, что ионизатор воздуха содержит последовательно подключенные: источник повышенного и выпрямленного ступенчатого напряжения, делитель напряжения и коммутатор, к которому подключены управляющее устройство и электродная система, выполненная с возможностью генерации аэроионов различной концентрации и коммутируемой электронным ключом, управляемым вручную, либо автоматически.
Сущность полезной модели заключается в получении регулируемого ступенями или плавно генератора аэроионов, способного устанавливать концентрацию аэроионов в пределах СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».
Техническая задача обеспечивается исполнением ионизатора в нескольких вариантах, например:
Ступенями - а) управление уровнем концентрации осуществляется высоковольтным коммутатором 3, который переключает электродную систему 5 к секциям источника повышенного и выпрямленного ступенчатого напряжения. Напряжение от сети увеличивается либо повышающим трансформатором, либо типовым умножителем напряжения (выполняющим двоякую функцию: выпрямления и умножения).
Ступенями - б) управление уровнем концентрации аэроионов осуществляется подключением к высокому, выпрямленному напряжению поочередно электродов различной формы для получения ступенчатого напряжения, и как следствие - напряженности заранее заданной величины.
Плавно - регулировка по такому варианту осуществляется плавным изменением формы электрода (эмиттера).
Такой набор вариантов позволит регулировать концентрацию аэроионов в широких диапазонах и обеспечить уровень концентрации, установленный СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».
Работа ионизатора состоит в том, что источник повышенного и выпрямленного ступенчатого напряжения 1 увеличивает напряжение до уровня напряженности электрического поля, достаточной для ионизации воздуха в межэлектродном пространстве. Повысить напряжение можно разными способами, например, применением повышающего трансформатора с подключенным к нему выпрямителем или применением типового умножителя напряжения, выполняющего двойную роль - выпрямителя тока и умножителя напряжения. Для получения различных пределов напряжения вторичная обмотка состоит из многих секций. Коммутатор 3, в зависимости от исполнения делителя напряжения 2 (например, ступенчатый трансформатор или ступенчатый умножитель), осуществляет подключение соответствующей электродной системы 5. Управляющее устройство 4 (может быть выполнено в виде микропроцессора), являясь побудителем работы коммутатора 3, выбирает либо секции вторичной обмотки при фиксированных электродах, либо при фиксированном напряжении - тип электрода для регулировки напряжения ступенями, либо форму электрода при управлении плавно.