СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТА И ВОДНОЙ СРЕДЫ В НОЖНЫХ ВАННАХ

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к физиотерапевтическим устройствам, в которых применяется оптическое излучение видимого диапазона спектра.
Низкоинтенсивное оптическое излучение давно и широко используется в терапевтических целях. Для лечения сосудистых патологий успешно применяется излучение синего диапазона спектра [1]. Для лечения облитерирующих заболеваний артерий конечностей используют экстракорпоральные методы облучения крови. После проведения процедуры наблюдается увеличение объемного кровотока в больных конечностях, что объясняется улучшением текучести крови. У больных с хронической артериальной недостаточностью конечностей имеются нарушения реологических свойств крови. Экспериментально установлено [1], что вязкость крови и гематокрит снижаются сразу после процедуры облучения крови, а по окончании процедур вязкость крови у большинства больных нормализуется и остается такой в течение нескольких месяцев.
Экстракорпоральное облучение проводят амбулаторно, но в специальных клинических условиях, с квалифицированным медперсоналом, со всеми требованиями, предъявляемыми к инвазивным методикам. Это, безусловно является ограничивающим фактором для лечения и профилактики больных хронической артериальной недостаточностью конечностей (ХАНК).
Физиотерапевтической процедурой при лечении ХАНК является ножная ванна по Гауффе [2], с постепенным повышением температуры воды в ванне с 37 С до (42-45)С. Горячая вода ножной ванны стимулирует микроциркуляцию крови в нижних конечностях и так же, как и процедура облучения увеличивает объемный кровоток, хотя и не столь эффективно.
Ближайшим прототипом предлагаемой полезной модели является светолучевая ванна, описанная в [1]. Основной недостаток этой
ножной светолучевой ванны заключается в том, что источником лечебного синего света являются мощные дуговые люминесцентные лампы, требующие достаточно высокого напряжения питания. Это делает всю установку громоздкой и не безопасной.
Задачей полезной модели является создание компактного, автономного, электробезопасного устройства для сочетанного воздействия горячей воды и синего света, для проведения процедур не только в условиях медицинского учреждения, но и в домашних условиях.
Поставленная цель достигается тем, что в качестве источника лечебного синего света используют матрицу из мощных светоизлучающих диодов, герметизированных оптически прозрачным силиконовым компаундом с высокой адгезией-«СИЭЛ», а электропитание матрицы обеспечивают автономным низковольтным (=12В) аккумулятором.
На фигуре изображено светодиодное облучательное устройство, которое состоит из матрицы синих светодиодов 1, размещенных в корпусе из полиметилметакрилата 2, заполненным оптически прозрачным компаундом «СИЭЛ» 3, напряжение питания (U=4,2В) подводится к корпусу 2 влагозащищенным проводом 4, с герметичным разъемом 5.
Провод 4 соединен с блоком питания и управления 6, который соединен герметичным разъемом 7, с аккумуляторной батареей 8.
Положение корпуса матрицы светодиодов 2 в ножной ванне 9 регулируется с помощью цилиндрической трубки 10, внутри которой проложен влагозащищенный провод 4, муфты 11, стопорного винта 12 и балки 13.
Устройство работает следующим образом: стандартную ножную ванну 9 заливают водой при температуре 37С; погружают в ванну ногу; размещают в ванне корпус 2 с матрицей светодиодов 1; с помощью цилиндрической трубки 10, муфты 11, стопорного винта 12 и балки 13 закрепляют корпус 2 таким образом, чтобы матрица 1 эффективно освещала поверхность ноги. На панели блока питания и управления 6 выбирают режим и длительность процедуры, затем включают клавишу «Пуск». После окончания процедуры облучатель автоматически выключается. Заряд аккумуляторной батареи осуществляют с помощью стандартного зарядного устройства вне помещения для проведения процедур. При необходимости к блоку питания и управления может быть подключен термометр сопротивления, измеряющий температуру воды в ножной ванне. Показания термометра при этом индицируются на экране дисплея блока питания и управления.
Использованная литература.
[I]. В.И. Карандашов, Е.Б. Петухов, B.C. Зродников
Фототерапия (руководство для врачей). М. Медицина, 2001 г.
[2].Н.Г. Соколова, Т.В. Соколова Физиотерапия, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003 г.