УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРУГОВОГО КАПСУЛОРЕКСИСА ПРИ СКВОЗНОЙ КЕРАТОПЛАСТИКЕ И ЭСТРАКАПСУЛЯРНОЙ КАТАРАКТЫ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ

Полезная модель относится к медицине, в частности к области офтальмологических инструментов для хирургических операций глаза, например для капсулорексисаэ.
капсулорексис - это методика формирования в центральной части передней капсулы хрусталика дозированного круглого отверстия для выполнения манипуляций по эмульсификации и аспирации его ядра и коркового вещества. Через него же в освобожденный капсульный мешок имплантируют ИОЛ той или иной модели. Известные пинцеты, применяемые для капсулорексиса (см. рис 1-4), как правило, удерживают и манипулируют с хрусталиком с помощью зубчиков на рабочей части инструмента.
То есть все операции удержания хрусталика, а затем и его вывода производятся хирургом вручную.
Сущность полезной модели
В предлагаемом пинцете это удержание, а в последствии и вывод, обеспечиваются с помощью создания низкого давления в районе хрусталика.
Описание полезной модели
С этой целью при операции вместо пинцета применяется держатель-канюля, с которым скрепляется полая ручка хрусталика, с закрепленным на рабочем конце кольцом устанавливаемым на хрусталик. В этом кольце имеется круговой паз-канавка, в который входит отверстие канюли. На обратной части держателя-канюли имеется штуцер, на который одевается шланг, соединенный с насосом, обеспечивающим пониженное давление. При включении насоса в районе хрусталика создается пониженное давление. Оно и обеспечивает надежную фиксацию кольца на хрусталике. Если кольцо выполнить раздвигающимся или сменным второе - с отверстием несколько больше диаметра хрусталика тогда, в принципе с помощью пониженного давления при освобождении хрусталика возможно и его удаление.
Такое устройство со съемным кольцом можно использовать и на других частях тела, если необходимо фиксированное удержание чего-то на этом месте.
Таким образом, устройство представляет собою сочетание аспирационно-ирригационной канюли, на которой закреплена полая ручка-держатель с устанавливаемым на нем фиксирующим хрусталик кольцом. Канюля с помощью шланга соединена с насосом. При включении насоса, в районе хрусталика создается пониженное давление, что и обеспечивает плотную фиксацию кольца на хрусталике.
Опытный образец устройства показал хорошую его работоспособность. И практически освободил врача-хирурга от напряженного удержания пинцет на хрусталике глаза.