УСТРОЙСТВО ДЛЯ БИОПСИИ СИГНАЛЬНОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА

Полезная модель относится к области медицины, к специальности онкология. Возможность правильно выполнить биопсию сигнального лимфатического узла у больных с диагнозом рак молочной железы является одной из актуальных задач современной онкологии. Избыточное давление на сигнальный лимфатический узел хирургическими инструментами во время биопсии приводит к чрезмерному его сдавлению, и как следствие повреждению структур и целостности, что затрудняет и искажает результат морфологического исследования.
Известен анатомический пинцет с насечками на конце. Анатомический пинцет используют при вмешательствах на нежных тканях (на ЖКТ, сосудах). Недостаток данного пинцета при проведении биопсии - непрочное удержание в браншах лимфатического узла и возможность его повреждения в связи с малой площадью браншей пинцета.
Существует лапчатый пинцет, имеющий на концах браншей зазубренную площадку. Им удобно удерживать ткани, подавать перевязочный материал, но он также повреждает нежную структуру лимфатического узла.
Известен также хирургический пинцет. Бранши хирургического пинцета снабжены зубчиками. Ими хорошо и надежно удерживаются плотные ткани: фасции, апоневроз, кожу. Но он травмируют нежные ткани, что не применимо при биопсии сигнального лимфатического узла.
Существует пинцет с полыми округлыми кольцами на конце, содержащий зубчатые насечки. Лимфатический узел имеет овальную форму, что делает данный пинцет малоудобным при выполнении биопсии.
Цель создания полезной модели - выполнении биопсии сигнальных лимфатических узлов, не повреждая его анатомические структуры.
Эта цель достигается тем, что на концах браншей устройства имеются полые кольца овальной формы с полукруглыми насечками.
Сравнение предлагаемого устройства с другими, известными в области медицины, показывает его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель иллюстрируется графическим материалом.
На Ил. 1 изображено предлагаемое устройство в боковой проекции.
На Ил. 2 изображено предлагаемое устройство в прямой проекции
Состоит из браншей (1), которые смыкаются при надавливании между собой и полых овальных колец с полукруглыми насечками (2). Длина устройства 165 мм, ширина браншей пинцета 10 мм. Полые овальные кольца шириной 3 мм, толщиной 2 мм.
Техническим результатом создания устройства является упрощение процесса биопсии без повреждения структур сигнального лимфатического узла.
Устройство используют следующим способом.
При выполнении операции у больных с диагнозом рак молочной железы выполняют дугообразные разрезы, выделяя подмышечную клетчатку. При визуализации сигнального лимфатического узла его фиксируют предложенным устройством и отделяют от прилежащих тканей. В дальнейшем сигнальный лимфатический узел с сохраненной анатомической структурой передают врачам- патологоанатомам для проведения срочного гистологического исследования.
Использование предлагаемого устройства позволит упростить процедуру биопсии сигнального лимфатического узла, не повреждая его анатомической структуры.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. http://http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/department_of_surgery/Xirurgicheskie.pdf
2. http://www.patika.ru/Poleznaya_model_Patent_na_poleznuyu_model_ Patentovanie_paleznih_modeley_v_FIPS.html
3. Каталог фирмы AESCULAP, Chirurgie-Katalog 1973, Tuttlingen/Germany, 1973, p. 79, BD 765.