УСТРОЙСТВО ПОВЕРКИ ФАЗОМЕТРА

Полезная модель относится к метрологии, а именно к фазовым измерениям и может быть использована для поверки фазометра.
Известны фазовые методы измерений (Смирнов П.Т. «Цифровые фазометры» - Ленинград, Энергия, 1973) использующие гармонический анализ в фазовых измерениях.
Известны также (Кравченко С.А. «Калибраторы фазы» - Ленинград, Энергоиздат, 1981) средства метрологического обеспечения в фазовых измерениях.
В устройстве для поверки фазометра («Измеритель разности фаз ФК2-29» ЕЭ 1.405.007 ТО г. Краснодар, завод РИП, 1981, стр.69, рис. 10.2) используются фазовращатель, первый наконечник, второй наконечник, первая вилка, вторая вилка и фазометр.
Недостатком указанного устройства является узкий низкочастотный диапазон поверки фазометра.
Задачей, на решение которой направлено создание полезной модели, является расширение арсенала средств указанного назначения с одновременным улучшением его эксплуатационных характеристик.
Техническими результатами при реализации полезной модели, в частности, являются: расширение частотного диапазона поверки фазометра при одновременном сохранении метрологических характеристик средств метрологического обеспечения поверки фазометра.
Влияние на достижение указанных технических результатов оказывают следующие существенные признаки. Из устройства поверки фазометра изымаются фазовращатель и два идентичных наконечника, но вводятся три различных по конструкции тройника, генератор, элемент смещения, комплект мер, две идентичные нагрузки. Выход генератора через первый тройник соединен с входом второго тройника и входом элемента смещения, первый
выход второго тройника соединен с входом первой нагрузки, выход элемента смещения соединен с входом третьего тройника, первый выход третьего тройника соединен с входом второй нагрузки, второй выход второго тройника соединен через первую вилку с первым входом фазометра, второй выход третьего тройника через вторую вилку соединен со вторым входом фазометра.
На фиг.1 приведена структурная схема предлагаемого устройства поверки фазометра.
Устройство поверки фазометра содержит: генератор 1, первый тройник 2, второй тройник 3, элемент смещения 4, третий тройник 5, две идентичных нагрузки 6 и 7, комплект мер 8, две идентичные вилки 9 и 10, фазометр 11.
Выход генератора 1 через первый тройник 2 соединен с входом второго тройника 3 и входом элемента смещения 4, первый выход второго тройника 3 соединен с входом первой нагрузки 6, выход элемента смещения 4 соединен с входом третьего тройника 5, первый выход третьего тройника соединен с входом второй нагрузки 7, второй выход второго тройника 3 соединен через первую вилку 9 с первым входом фазометра 11, второй выход третьего тройника 5 через вторую вилку 10 соединен со вторым входом фазометра 11.
Каждый ιK-ый элемент смещения 4 выполнен в виде полого металлического отрезка коаксиала с воздушным заполнением, длина которого Lιk является калиброванной для каждого ι-того дискрета фазового сдвига φι и для каждого κ-того дискрета частоты Fκ.
Полезная модель работает следующим образом. Элемент смещения 4 изымается из схемы и помещается в комплект мер 8, при этом второй выход первого тройника 2 соединяется с входом третьего тройника 5. Выполняется проверка фазометра 11 на фазовый сдвиг φ, равный нулю. Для дискретной частоты Fι и дискретного фазового сдвига φκ из комплекта мер 8 выбирается элемент смещения 4 с указанными на нем свойствами. Элемент смещения 4 вставляется между первым тройником 2 и третьим тройником 5. На генераторе 1 устанавливается гармонический сигнал с частотой Fι. Через первый тройник 2, второй тройник 3 и первую вилку 9 на первый вход фазометра 11 поступает
опорный гармонический сигнал (без фазового сдвига). Через первый тройник 2, элемент смещения 4, третий тройник 5 и вторую вилку 10 на второй вход фазометра 11 поступает измеряемый гармонический сигнал (с фазовым сдвигом φκ). Выполняется сравнение показаний фазометра со значением эталонного сдвига фазы, указанным на элементе смещения 4. Нагрузки 6 и 7 служат для согласования электрических цепей (создание режима бегущей волны).