ИНТЕРФЕРОМЕТР МАЙКЕЛЬСОНА С КОЛЕБЛЮЩИМИСЯ ЗЕРКАЛАМИ И ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР НА ЕГО ОСНОВЕ

1. Интерферометр Майкельсона, содержащий, по крайней мере, два зеркала, колеблющихся по гармоническому закону с одинаковой частотой.
2. Интерферометр по п. 1, отличающийся тем, что фазовый сдвиг колебаний зеркал обеспечивает максимальное изменение разности хода интерферирующих лучей.
3. Интерферометр по п. 2, отличающийся тем, что для интерферометра с двумя колеблющимися зеркалами фазовый сдвиг составляет 180°.
4. Интерферометр по пп. 1-3, отличающийся тем, что закон колебания синусоидальный.
5. Интерферометр по пп. 1-3, отличающийся тем, что колебания зеркал реализованы с помощью электродинамических головок.
6. Интерферометр по пп. 1-3, отличающийся тем, что колебания зеркал реализованы с помощью пьезоэлектрических элементов.
7. Интерферометр по п. 4, отличающийся тем, что включает генератор электрического напряжения, меняющегося по синусоидальному закону.
8. Фурье-спектрометр, включающий интерферометр по любому из пп. 1-3.
9. Фурье-спектрометр по п. 8, включающий источник света, фотоприемники, устройство управления зеркалами и регистрации интерферограмм.
10. Фурье-спектрометр по п. 9, отличающийся тем, что в качестве устройства управления зеркалами и регистрации интерферограмм используется устройство приема, обработки и отображения информации.
11. Фурье-спектрометр по п. 10, отличающийся тем, что в качестве устройства приема, обработки и отображения информации используется персональный компьютер, ноутбук или планшет.