ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ СНЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Измерительный стенд относится к области светотехники и может быть использовано в качестве лабораторного оборудования в учебном процессе для снятия электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп.
Известны схемы для снятия электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп с индуктивным и емкостным балластом, включающие выключатель, светильник с люминесцентными лампами, автотрансформатор, ваттметр, переключатели, амперметр, выключатели, вольтметр, кнопочные посты, люксметр с датчиком (П.П.Долгих, Я.А.Кунгс, Н.В.Цугленок Лабораторный практикум и курсовое проектирование по освещению и облучению. Красноярск 2002, с.48, прототип).
Недостатком данной схемы является низкая функциональность, невозможность одновременного снятия электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп при различных балластах и наличия большого числа приборов, которые затрудняют процесс измерения.
Задача полезной модели - расширение функциональных возможностей измерительного стенда путем одновременного снятия электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп с различными балластами.
Поставленная задача, в отличие от прототипа, решается тем, что стенд включает светильник с люминесцентными лампами, автотрансформатор, ваттметр, вольтметр для измерения напряжения на автотрансформаторе, вольтметр для измерения напряжения на люминесцентных лампах, вольтметр для измерения напряжения на индуктивном, или емкостном балластах, амперметр, выключатели, кнопочные посты, люксметр с датчиком притом на
переднюю панель стенда нанесена мнемоническая схема, установлены сигнальная лампа, клеммы и штепсельная розетка для подключения электронного осциллографа и переключатели электрических связей между элементами схемы.
Измерительный стенд содержит переднюю панель 1 (фиг.), с мнемонической схемой 2, светильник 3 с люминесцентными лампами 4 и 5. На передней панели 1 расположены выключатель 6, вольтметр 7 для измерения напряжения на автотрансформаторе 8, вольтметр 9 для измерения напряжения на люминесцентных лампах 4 и 5, клеммы 10 для подключения электронного осциллографа 11, кнопочный выключатель 12, вольтметр 13 для измерения напряжения на индуктивном 14, или емкостном 15 балластах, ваттметр 16 с переключателем 17, амперметр 18, выключатели 19 и 20, переключатель 21, штепсельную розетку 22. Светильник 3, подключается к измерительному стенду с помощью соединительного кабеля 23. Сигнализация о работе измерительного стенда осуществляется сигнальной лампой 24. Для измерения освещенности установлены люксметр 25 с датчиком 26.
Измерительный стенд для снятия характеристик люминесцентных ламп работает следующим образом.
Для подготовки измерительного стенда к работе включают выключатель 6, находящийся на передней панели 1. Загорается сигнальная лампа 24. С помощью автотрансформатора 8 устанавливается номинальное напряжение, которое контролируется с помощью вольтметра 7. Для снятия характеристик люминесцентной лампы 4 с индуктивным балластом 14 переключатель 17 устанавливается в среднее положение А (Фиг.), выключатель 19 в верхнее положение I, а переключатель 21 и выключатель 20 в нижнее положение II. Через каждые 10 В, отслеживаемые с помощью вольтметра 7 и до погасания люминесцентной лампы 4 необходимо измерять силу тока по амперметру 18, потребляемую мощность по ваттметру 16, и напряжение на индуктивном балласте 14 с помощью вольтметра 9. Для снятия характеристик
люминесцентной лампы 5 с емкостным балластом 15 переключатель 17 устанавливается в крайнее правое положение С, выключатель 20 и переключатель 21 устанавливаются в верхнее положение I, а выключатель 19 в нижнее положение II. В положении В переключатель 17 ваттметр 16 измеряет полную мощность схемы. Для облегчения зажигания люминесцентной лампы 5 используется кнопочный выключатель 12. Для снятия значений освещенности используется люксметр 25 с датчиком 26. Динамические вольтамперные характеристики люминесцентных ламп 4 и 5 снимают с помощью электронного осциллографа 11, подключаемого к клеммам 10 и штепсельной розетке 22.
Повышение точности измерения электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп достигается за счет следующих преимуществ:
Наличие мнемонической схемы на передней панели стенда облегчает понимание измерительного процесса.
Расширение функциональных возможностей достигается тем, что измерительный стенд позволяет одновременно проводить изучение электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп при различных балластах, что снижает затраты при его изготовлении.
Расположение всех измерительных приборов на передней панели дает возможность экспериментатору осуществлять все измерения одному.
Измерительный стенд может быть использован в экспериментальных лабораториях и в учебном процессе.