ИНТЕРФЕЙС "СИНХРОМОДУЛЬ" ДЛЯ ХРОНОФИЗИОТЕРАПИИ

Интерфейс- Синхромодуль для хронофизиотерАпии
Полезная нодель относится к области медицины и касается физиотерапевтических способов лечения припомощи любых физиотерапевтических
устройств. Известно, что случайный выбор фазы. воздействия или воздействие
при поиощи,,так называемого;, белого шума дает положительный эффект в 40% случаев за счет неспецифической активации процессов регенерации,у 50% пациентов этот эффект статистически недостоверен,а у 10% отмечают ухудшение состояния.
Таким образом,путь подбора со случайным угадыванием селективных частот обрекает физиотерапевтов на бесконечный их поиск (Ф.И.Комаров, С.Л.Загускии,С.И„Рапопорт,1994)(1).
Решение данной проблемы было найдено отечественными учеными при разработке биоуправляемой хронофизиотерапии,позволяющей с помощью синхронизации с основными биоритмами модулировать интенсивность физиотерапевтического воздействия и в-автоматическом режиме индивидуально дозировать его непрерывно согласовывая с ритмами микроциркуляции.
Известно устройство для лечения гипертонической болезни,содержащее генератор диадинамических токов и приемник с датчиком пульса,соединенные последовательно.(Г.И.Сидоренко, В.А.Ко6рик,С.11.3лькинд,1979). (2).
Однако, недостатком подобной оптимизации физиотерапевтического воздействия является то,что синхронизация осуществлена только с артериальной составляющей капиллярного кровотока.
Известен подход к оптимизации  физиотерапевтического воздействия в в устройстве для лечения язвенной болезни шелудка и 12-перстной кишки, содержащем не только генератор низкой частоты и датчик пульса, .но также и датчик дыхания,соединенные с генератором лазерного излучения.С Раппопорт С.М.,Расулов М.И.,3агускин С.Л..Малиновская Н.К.,Наборов И.В.,1991) (3).ОНаиболее близким к предлагаемому нами техническому решению является устройство, применянемое для лечения трофических язв и содержащее генератор низкой частоты , а такте датчики пульса и дыхания,обеспечивающие синхронизацию и артериальной (пульс) и венозной (дыхание) .составляющих капиллярного кровотока.(Русаков И.,3агускин С.Л.,Слюсарев С.Л., Бубнов В.И.,1991).(4).
/
ритм мышечного тремора (периферические сердца и ритм элонгации у разных лиц имеет частоту от 7 до 13 Гц, что естесственно не обеспечивает резонансного усвоения навязанного ритма 10 Гц у большого числа пациентов.
Не используются в устройствах (3) и (4) такте околопятиминутные ритмы перераспределения кровотока,т.е.циклические усиления и ослабления его активности
Кроме тогопкак устройство (3),так и устройство (4) относятся к спе/циалийированным физиотерапевтическим аппаратам,использование которых в
качестве интерфе,йса с другими физиотерапевтическими аппаратами возможно, как например,при оптимизации КВЧ-терапии осложненной язвенной болезни,но экономически не оправдано,(Пятакович Ф.А.рЯкунченко Т.И., Загускин С.Л. ,,1993). (5).
Задачей технического решения является разработка универсального устройства,обеспечивающего интерфейс с любым физиотерапевтическим аппаратом и синхронизацию воздействия физическим.фактором с основными биоритмами пациента.
Задача решается так,что воздействие любым физическим фактором осуществляют циклически с периодом 300 ударов пульса (240 ударов-режим работы; 60 ударов-пауза), с модуляцией плавающей частотой.7-13 Гц, равной ритму мышечного тремора и элонгации аминкислот при синтезе белка,а  с импульсной модуляцией по амплитуде ритмами пульса и дыхания.
Реализацию задачи осуществляют при помощи технического устройствауниверсального Синхромодуля (фиг.1).
Синхромодуль содержит: датчик пульса, включающий последовательно соединенные преобразователь пульса 1,усилитель 2,преобразователь-компаратор 3, параллельно цепи датчика пульса включена цепь датчика дыхания содержащая также последовательно соединенные преобразователь дыхания 4, формирователь-повторитель 5.
Синхромодуль имеет так|«е блок генераторов,включающей последовательно соединенные генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) 6,генератор низкой частоты (НЧ) 7,делитель частоты 8,выход с которого соединен с входом сумматора 9, на который также включены преобразователькомпаратор 3, формирователь-повторитель 5„
Синхромодуль включает и ЁЛОК биологического таймера,состоящего из счетчика импульсов 10,дешифратора 11-двухстасорока ударов пульса,дешифратора 12-трехста ударов пульса, задатчика циклов 13, индикатора циклов 14, при этом на вход счетчика импульсов 10 включен выход преобразователя-компаратора 3 датчика пульса,кроме того, через сумматор 9 счетчик импульсов 10 связан также с формирователем-повторителем 5 датчика дыхаи делителей частоты 8 блока генераторов.Первый выход счетчика импульсов 10 соединен со входом дещифратора 11-двухстасорока ударов пульса,второй
-t-
его выход включен на вхоа дешифратора 12-трехста удгфов пульса, третий выход соединен с последовательно включенными эадатчиком циклов 13 .и индикаторои циклов 14.Выход дешифратора 12 трехста ударов пульса связан с последовательно соединенными усилителем мощности 15 и согласующим .блоком 16..
Синхромодуль снабжен блоком индикации в который входят последовательно соединенные анапого цифровой преобразователь (АЦП) 17, дешифратор 18 м светодиодная линейка 19., при зтом вход АЦП 17 соединен с выходом сумматора 9 и выходом дешифратора И-двухстасорока ударов пу-льса.
Синхромодуль работает следующим образом.По каналу сигнала пульса с прео6 азователн пульса 1 оптронного типа формируется интегрированный сигнал на усилителе 2 и преобразователе-компараторе 3. Через оптронную гальваническу-в развязку практически прямоугольный импульс подается на ВХОД  сумматора 9,обеспечивая при этом регулировку амплитуды импульса.
На вход сумматора 9 подается также сигнал с преобразователя дыхания 4 через формирователь-повторитель 5.Одновременно на вход сумматора 9 подается сигнал, изменяющийся по частоте в пределах 7-13 Гц с амплитудой +5В„ Этот сигнал генерируется двумя генераторамигГЛИН 6 и генератором НЧ 7„Генератор ГЛИН 6 генерирует пилообразное напряжение амплитудой +5 В и длительностью импульса 2 с, которое управляет работой генератора 7,выдающего треугольно-синусоидальные импульсы амплитудой -f-S 6 и частотой 140-260 ГЦй
Эти импульсы плавающей частоты подаются на делитель частоты8 (деление на 20) и с делителя сигналы частотой 7-13 Гц подводятся на вход сумматора 9.
С сумматора 9 аналоговый сигнал дыхания.,заполненный прямоугольными
сигналами пульса и пилообразными сигналами плавающей частоты 7-13 Гц, подается на усилитель мощности 15 и далее на согласующий блок 16 и затем на любой физиотерапевтический аппарат.
Синхромодуль обеспечивает возможность автоматически циклично воздействовать на, агрегируемый с ним, любой физиотерапевтический аппарат с временным интервалом цикла в 300 ударов пульса: продолжительность воздействия 240 ударов пульса и пауза 60 ударов пульса.Количество повторов циклов задается в зависимости от длительности процедуры; 1-6 повторов ( 5-30 минут),
Это осуществляется с помощью блока биологического таймера 10-14, который функционирует следующим образом: пульсовая частота сигналов с компаратора 3 подается на счетчик импульсов 10 и затем на дешифраторы 11 и 12,
усилитель нощности 15 и,соответственно,воздействующий физический фйктор.
При дальнейшем счете импульсов дешифратор 12 фиксирует , трехсотый инпульс, который с&рАсывает счетчик 10 в исходное состояние и включает усилитель мощности 15 на агрегируемый физиотерапевтический Аппарат. Такии ке образом повторяется следующий цикл.
Схема таймера обеспечивает возмо «ность программирования количества циклов с использованием одной кнопки,, которой и устанавливают через за ..
датчик 13 необходимое количество циклов,
Задатчик циклов 13 включает индикатор 14 из шести светодиодов.При этом количество включенных светодиодов соответствует набранному количеству циклов. - .
По мере отработки циклов, соответственно, уменьшается число светящихся (включенных) диодов индикатора 14. При полной отработке всех циклов отключается подача пульсовых импульсов на вход таймера т.е.на счетчик 10.Процесс, возобновляется при установке задатчика на необходимое количество циклов следующего сеанса.
Синхромодуль обеспечивает такте индикацию постоянной составляющей и размаха амплитуды суммарного сигнала свето4иодной шкалой-линейкой 19, Это осущестБЛяет АЦП 17,, на который подается сигнал с сумматора 9. Цифровой код с АЦП 17 поступает на дешифратор, 18 и преобразуется в набор управляющих сигналов, которые включают соответствующие индикаторы светодиодной линейки 19,,
- и -