БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ "АВЕРС-ДЕЗ"

Полезная модель относится к бытовой технике, а именно к средствам личной гигиены.
Важным изобретением человечества в поддержании здорового состояния ротовой полости является зубная щетка. Ежедневная двух-трехразовая обработка полости рта зубной щеткой с применением различных зубных паст позволяет предотвратить развитие заболеваний пародонта. С целью поддержания чистоты зубных щеток их помещают в футляры, которые служат лишь для защиты зубных щеток от внешних загрязнений.
Однако обитающие в полости рта (в частности, в десневых карманах) патогенные микроорганизмы, попадая в щетину зубной щетки в процессе чистки зубов, в атмосфере воздушной среды погибают лишь в течение суток. Таким образом, каждому человеку необходимо иметь 2-3 зубные щетки, чтобы не возвращать в полость рта выведенные ранее микроорганизмы, что крайне неудобно.
Известны бактерицидные очистители (стерилизаторы) зубных щеток, такие как ESA-600, ESA-555 ESA-300 ESA-100 и другие, основанные на использовании УФ-излучения.
УФ-излучение в интервале длин волн 205-315 нм обладает высоким антимикробным действием, а излучение с длинами волн менее 200 нм образует в воздушной среде аллотропическое видоизменение кислорода - озон, который, в свою очередь, тоже обладает сильными антимикробными свойствами (Вассерман А.Л. с соавт. // Ультрафиолетовое излучение в профилактике инфекционных заболеваний. М: Медицина. 2003).
Наиболее близким аналогом предлагаемой полезной модели является бактерицидный очиститель зубной щетки марки VS100, выпускаемый фирмой VIOlight, представляющий собой подставку для зубных щеток с ультрафиолетовой дезинфицирующей системой.
VS100 позволяет не только хранить щетки, но и попутно дезинфицировать их при помощи источника ультрафиолетового света, который, как известно, убивает бактерии.
Однако известный бактерицидный очиститель основан на использовании только УФ-излучения, что снижает его эффективность.
Технической задачей полезной модели является создание нового эффективного устройства для ежедневной дезинфекции зубной щетки с целью предупреждения заболеваний пародонта.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в повышении эффективности бактерицидной очистки зубной щетки.
Указанный технический результат достигается тем, что бактерицидный очиститель зубной щетки, включающий пластмассовый корпус, выполненный в виде полого цилиндра с крышкой, вентиляционным отверстием и полостью для зубной щетки, кнопку запуска, блок управления, элементы питания и монохроматические излучатели, имеет расположенные в шахматном порядке по внутреннему периметру полого цилиндра излучатели УФ-, ИК- спектров и видимого спектра синего цвета, причем в качестве излучателей используют светодиоды различных длин волн одного спектра.
Возможность достижения технического результата подтверждается следующим.
Известно, что синий спектр видимого света очень эффективен для уничтожения бактерий, в том числе, железосодержащих бактерий, вызывающих заболевания пародонта. Железосодержащие бактери погибают под действием синего света в течение нескольких минут (Журнал Antimicrobical Agents and Chemotherapy (2005 г., №49, с.1391-1396).
Инфракрасное излучение (более 780 нм) является тепловым излучением и приводит к повышению функциональной активности молекул вплоть до их разрушения. (Либерман Д. // Свет-лекарство будущего. «Санта-Фе», 1991).
В предлагаемой полезной модели используются все перечисленные виды облучения, а именно: облучение щетины зубной щетки УФ-, ИК- излучениями и видимым спектром синего света.
Кроме того, излучатели одного спектра имеют различную длину волны и расположены таким образом, что обеспечивают равномерное облучение всей поверхности верхней части зубной щетки.
Применение различных длин волн в одном спектре (УФ - 160-390 нм, синий - 420-470 нм, ИК - 800-1500 нм) реализует II закон фототерапии: «Действуют те световые волны, которые поглощаются изменяющимся телом».
Применение монохроматических излучателей различных длин волн в одном спектре позволяет получить антимикробный эффект различных штаммов (Вассерман А.Л. с соавт. // Ультрафиолетовое излучение в профилактике инфекционных заболеваний. М.: Медицина, 2003; Карандашов В.И. с соавт. // Квантовая терапия. М.: Медицина, 2004).
В полезной модели используются светодиоды предпочтительно НПО «Платан» (Россия) или аналоги других фирм-производителей. Их количество может меняться в широких пределах, в зависимости от величины корпуса, который может быть предназначен для бактерицидного очищения одной или более щеток различного размера. Предпочтительно, количество светодиодов 24.
Общий вид устройства представлен на Фиг.1 (А - вид с боку в разрезе; Б - вид сверху в собранном состоянии).
Устройство состоит из пластмассового корпуса (1), кнопки запуска (2), блока управления (3), элементов питания (4), полости для зубной щетки (5), светодиодов (6), отсека элементов питания (7), крышки (8) и вентиляционного отверстия (9).
При необходимости устройство может легко стерилизоваться.
Предлагаемая полезная модель работает следующим образом.
Отвинчивается герметичная крышка (8) вставляются элементы питания, например, типа ААА, MN 2400 (4), завинчивается крышка (8), нажатием
кнопки запуска (2) включаются все светодиоды (6) и в полость (5) вставляется зубная щетка со щетиной. По истечении запрограммированного времени (5-20 мин.) блок управления (3) отключает все светодиоды, вентиляционное отверстие (9) позволяет сохнуть щетине щетки, которую можно не вынимать до следующего применения по назначению.
Предполагаемое устройство имеет следующие преимущества:
использование в изделии помимо УФ-излучения ИК-излучения и излучения видимого спектра синего света обеспечивает эффективную дезинфекцию зубной щетки,
легкое изготовление делает изделие недорогим,
устройство может применяться в индивидуальном использовании как в бытовых условиях, так и, например, на транспорте.