ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

Полезная модель относится к индивидуальным средствам передвижения, специально предназначенным для инвалидов или больных людей с ограниченными возможностями в движении, преимущественно, к подъемникам с приспособлениями для перемещения лежачих больных с использованием ассистента [A61G 5/00, A61G 5/14].
В зависимости от применяемых подвесов и приспособлений может использоваться для поднятия, опускания и перемещения на определенное расстояние как лежачих больных, переворачивание которых по медицинским показаниям противопоказано, так и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Известен подъемник для перемещения больных, содержащий установленное на колесах основание, смонтированную на основании и имеющую прямоугольное поперечное сечение вертикальную стойку с приводной кареткой, несущий кронштейн, на одном конце которого закреплено сиденье, и рукоятку для управления перемещением, дополнительно снабжен винтовым домкратом, связывающим другой конец кронштейна со стойкой, а каретка с приводом размещена в полости стойки и шарнирно связана с кронштейном, при этом каретка установлена на системе колес, включающей верхнюю и нижнюю пару колес, установленных по разные стороны от оси стойки и контактирующих с ее двумя противоположными опорными стенками, и дополнительное колесо, смонтированное между верхней и нижней парой колес и контактирующее с двумя другими противоположными опорными стенками, а рукоятка закреплена на стойке. При этом привод каретки представляет собой гидравлический домкрат.(RU 33500 U1, A61G 3/06, опубл.: 27.10.2003). Это устройство громоздко и конструктивно сложно, имеет большой вес.
Устройство имеет избыточные габариты, слабо устойчиво, может не проехать через узкие дверные проемы. Недостатком решения является также то, что подъемник невозможно использовать для лежачих больных, переворачивание которых по медицинским показаниям противопоказано.
Наиболее близким аналогом является подъемник типа GOLVO [http://biomir21.ru/?id=143&cat=16; http://biomir21.ru/img_cat/img_422.jpg], опубл.: ноябрь 2014. Решение описывает подъемник для перемещения лежачих больных, выполненный на подвижной опоре, содержащий установленное на колесах основание, смонтированную на основании и имеющую прямоугольное поперечное сечение вертикальную стойку, подвес для лежачего больного, содержит стрелу; к стойке прикреплены две раздвигаемые по ширине опоры, на концах которых установлены колеса, к концу стрелы закреплена рама для лежачего больного, выполненная прямоугольной формы с ремнями, зафиксированными с противоположных сторон рамы. Недостатком решения является то, что подъемник невозможно использовать для лежачих больных, переворачивание которых по медицинским показаниям противопоказано. Подъемник громоздок и тяжел.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое решение, является устранение недостатков прототипа.
Техническим результатом является обеспечение возможности использования подъемника для поднятия и опускания лежачих больных, переворачивание которых по медицинским показаниям противопоказано.
Указанный технический результат достигается за счет того, что заявлен подъемник для перемещения лежачих больных, выполненный на подвижной опоре, содержащий установленное на колесах основание, смонтированную на основании и имеющую прямоугольное поперечное сечение вертикальную стойку, подвес для лежачего больного, содержит стрелу; к стойке прикреплены две раздвигаемые по ширине опоры, на концах которых установлены колеса, к концу стрелы закреплена рама для лежачего больного, выполненная прямоугольной формы с ремнями, зафиксированными с противоположных сторон рамы, отличающийся тем, что содержит гидроцилиндр, который шарнирно соединен со стойкой и стрелой; со стрелой подвижно соединен кронштейн, в который вставлена балка, выполненная с возможностью изменения положения и последующим креплением с помощью стопорных винтов; при помощи карабинов, рым-гаек и строп рама соединена с балкой; к концу ремней, имеющих специальные для этого отверстия, привязаны шнурки, функцией которых является протяжка ремней под больного.
Шнурки выполнены из материала, не раздражающего и не повреждающего кожу человека при их длительном непосредственном соприкосновении с ней или протягивании шнурков под телом человека, предпочтительно из тонких мягких хлопчатобумажных нитей. Два задних колеса, предпочтительно, имеют тормоза.
К балке закреплены две рым-гайки, представляющие собой кольцо с цилиндрическим утолщением в одной части кольца, по центру которого проходит отверстие с резьбой, и четыре такие же рым-гайки установлены на раме.
Полезная модель поясняется чертежами: Фиг. 1 - Фиг. 6.
Осуществление полезной модели
Каркас подъемника изготовлен из стального профиля, оснащен гидроцилиндром со встроенным насосом и самоориентирующимися колесными опорами. Две задних колесных опоры могут быть оснащены тормозом.
Расстояние между передними колесами по осям может меняться благодаря возможности раздвижения опор с колесными парами. Это раздвижение позволяет повысить устойчивость подъемника в положении раздвинутых опор, а с другой стороны позволяет ввозить подъемник через узкий дверной проем, когда опоры с колесными парами максимально сближаются.
Благодаря выполнению подъемника только из каркасных элементов подъемник в целом обладает более малым весом в сравнении с известными аналогами.
Подвес подъемника и приспособления для ухода за больным или инвалидом подбираются с учетом их состояния (тяжесть и вид заболевания, вес, рост, пол и т.п.) или могут быть изготовлены под заказ по индивидуальным требованиям.
Подъемник состоит из следующих основных частей (см. Фиг. 1 - Фиг. 5): гидроцилиндра 1, который шарнирно соединяется со стойкой 2, и стрелой 3. К стойке 2 прикреплены две раздвигаемые по ширине опоры 4, на концах которых установлены четыре колеса (поз. 5 и 6), два задних из них имеют тормоза. Со стрелой 3 подвижно соединен кронштейн 10. В кронштейн 10 вставлена балка 7, положение которой по мере необходимости может изменяться передвижением ее в направлении стрелок и последующим креплением с помощью барашковых винтов 11 (винтов с округлыми лепестками).
К балке 7 крепятся болтами две рым-гайки 13, представляющие собой кольцо с цилиндрическим утолщением в одной части кольца, по центру которого проходит отверстие с резьбой. Четыре такие же рым-гайки установлены на раме 8. При помощи карабинов 12, рым-гаек 13 и строп 14 рама 8 соединяется с балкой 7. На раме 8 установлены крючки 21 для зацепления ремней 20 (см. Фиг. 2 и Фиг. 6). Раздвигание и сближение опор 4 осуществляется путем перемещения рычага 9 в направлении от гидроцилиндра (к себе) или соответственно к гидроцилиндру (от себя). Для фиксации выбранного положения опор 4 необходимо закрутить барашковую гайку 17, при этом качающийся упор 18 крепко подтягивается к рычагу 9 и препятствует его перемещению (см. Фиг. 1, Фиг. 3, Фиг. 4). Для перевозки подъемника в помещении предусмотрена ручка 17 с обрезиненными концами. До начала выполнения подъема следует закрыть выпускной клапан поворотом винта 22 по часовой стрелке (см. Фиг. 4 и Фиг. 5). При качании ручки насоса 16 вверх и вниз (см. Фиг. 3) в гидроцилиндр нагнетается масло и создается необходимое давление вследствие чего поршень, выдвигаясь из гидроцилиндра, поднимает стрелу 3 подъемника. Для опускания больного необходимо вынуть ручку 16 из гнезда насоса и с ее помощью (или вручную) открыть выпускной клапан поворотом винта 22 против часовой стрелки (см. Фиг. 4 и Фиг. 5). Скорость опускания больного зависит от угла поворота винта 22. Для ограничения скорости опускания стрелы подъемника на винте 22 закреплен упор 19, который ограничивает угол поворота винта.
Подъемник может транспортироваться как в собранном, так и для удобства транспортировки в частично разобранном виде.
Для транспортировки в частично разобранном виде от подъемника отделяются гидроцилиндр 1, опоры 4, балка 7, а также защитная прокладка (на чертежах не показана), устанавливаемая между балкой 7 и барашковыми винтами 11 внутри кронштейна 10. Защитная прокладка вставляется в зазор между балкой 7 и кронштейном 10 отогнутыми концами в сторону барашковых винтов 11.
Принцип работы подъемника состоит в следующем.
Для ухода за лежачими больными предлагается подвес, выполненный в форме прямоугольной рамы с ремнями. Конструкция рамы предусматривает крепление к ней до 15 ремней, количество которых выбирается по ситуации, избегая восприимчивых к боли участков тела и ран. Обычно используется от 8 до 12 ремней. Уход за лежачим больным (смена постельного белья, гигиеническая обработка и т.п.) без особых усилий может выполняться одним человеком. Приподняв лежачего больного, застелив постель водонепроницаемой пленкой (например, полиэтиленовой) и подставив под него небольшие ванночки (лотки) нужного размера, можно легко осуществить его помывку прямо над постелью.
В поднятом состоянии можно осмотреть и обработать тело больного со стороны спины, сменить постельное белье или переместить больного, к примеру, на каталку. Первоначально больного надо уложить на постель, где уже должна находиться рама с закрепленными ремнями. Далее к концу ремней, имеющих специальные для этого отверстия, привязываются шнурки, с помощью которых ремни впоследствии протягиваются под больного. При вытягивании ремней из-под больного привязанные к ремням шнурки втягиваются под него. Шнурки должны постоянно находиться под больным и по мере необходимости заменяться на чистые или стерильные.
Чтобы больной в поднятом состоянии находился в горизонтальном положении, а не под наклоном в ту или другую сторону, необходимо подъемник (именно подъемник, а не просто балку 7) вместе с балкой 7 передвинуть в направлении стрелок таким образом, чтобы конец стрелы 3 (см. Фиг. 1) находился над центром тяжести больного. Центр тяжести лежачего человека находится приблизительно немного ниже солнечного сплетения. При перемещении подъемника больной должен лежать на постели, а не быть в подвешенном состоянии. После установки подъемника в правильное положение балку 7, передвинутую вместе с подъемником, ослабив винты 11, перемещают в первоначальное положение и вновь затягивают винты 11.