Наручный плессиметр для мелких животных

Полезная модель относится к ветеринарной медицине.
Известны плессиметры фирмы Hauptnerand Herberholz для диагностики животных (см.https://www.googl.ru.Плессиметры.Hauptnerand Herberholz), представляющие собой пластину различных размеров в зависимости от группы животных. По одному краю пластина имеет изогнутую форму, плавно переходящую в рукоятку, пластина может быть изогнута по обеим сторонам для удобного удерживания пальцами. Фирма Hauptnerand Herberholz предлагает для крупных и мелких животных пластину (плессиметр)размером 6,5 × 4 см. Однако для, например, мелких собак и кошек плессиметр таких размеров не может быть использован.
A.D. Нirshfеlder для целей ортоперкуссии предложил в 1913 году оригинальный ортоплессиметр, состоящий из фигурного элемента, включающего кольцо, одеваемое на указательный палец и снабженного верхним и нижним лепестками, направленными в одну сторону, который при перкуссии следовало удерживать в положении, строго параллельном оси паренхиматозного органа, во избежание получения ложно-тупого звука (Журнал "Нефрология", 2009 г., том 13, №2, стр. 111, рис. 9). Hirschfelder A.D. советовал своим ученикам упражнять кисть перкутирующей руки каждый день в течение не менее 5 минут. Данный плессиметр выбран в качестве прототипа.
Недостатком данного плессиметра является его неприменимость для получения перкуторного звука при исследовании грудной клетки у животных, поскольку его нижний лепесток не попадает в межреберное пространство и возникающий звук не соответствует состоянию легочной ткани. Техническим результатом предлагаемой полезной модели является разработка наручного плессиметра для мелких животных.
Технический результат достигается тем, что в плоскости, перпендикулярной плоскости кольца, расположены в качестве верхнего и нижнего лепестков пластины прямоугольного сечения, причем верхняя выполнена в виде площадки для простукивания, а ширина нижней пластины соответствует межреберному расстоянию мелкого животного.
Сущность наручного плессиметра для мелких животных представлена чертежах, где на фиг. 1 изображен вид спереди, на фиг. 2 - разрез А - А, на фиг. 3 - вид Б, на фиг. 4 - общий вид.
Наручный плессиметр для мелких животных состоит из металлической пластины, выполненной в виде кольца 1, одеваемого на указательный палец и снабженного верхним и нижним лепестками, направленными в одну сторону и расположенными друг против друга в плоскости, перпендикулярной плоскости кольца 1. В качестве верхнего и нижнего лепестков используются пластины прямоугольного сечения, причем верхняя 2 выполнена в виде площадки для простукивания, а ширина нижней пластины 3 соответствует межреберному расстоянию мелкого животного и не должна превышать 2 мм.
Используют предлагаемый плессиметр следующим образом. Одевают плессиметр на указательный палец левой руки, нижнюю пластину 3 плотно прикладывают к телу животного в области грудной клетки. Затем наносят равномерные удары по верхней площадке 2 плессиметра либо указательным пальцем правой руки, либо перкуторным молоточком. По качеству звука оценивают состояние легочной ткани и плевры обследуемого животного.