УСТРОЙСТВО ИСПЫТАНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в устройствах испытания конденсаторов при воздействии на конденсатор постоянного и переменного напряжения. Для выявления ненадежных конденсаторов их испытывают также при воздействии других факторов, например воздействием температуры, вибрации с целью их выбраковки.
Известна схема испытания (Розанов Ю.К. Основы силовой электроники. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 296 с.: ил.), которая состоит из испытательного трансформатора, вторичная обмотка которого имеет вывод от средней точки, источника постоянного напряжения, включенного положительным полюсом в среднюю точку вторичной обмотки и включенными параллельно в плечи вторичной обмотки трансформатора батарей испытуемых конденсаторов. Вторичные полуобмотки трансформатора относительно его средней точки создают систему напряжений, сдвинутых относительно друг друга на угол 180°. Трансформатор питается от источника переменного напряжения промышленной частоты 50 Гц. Такую схему испытания конденсаторов называют двухплечевой.
Недостатком известной схемы является то, что при выходе из строя одного из конденсаторов, включенных параллельно в батарею какого либо плеча, нарушается заданный режим испытания всех конденсаторов и становится невозможным получить достоверные данные о состоянии испытуемых конденсаторов.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая модель, является повышение достоверности результатов испытаний конденсаторов.
Поставленная задача решается за счет того, что устройство испытания конденсаторов включает в себя (фиг.1): 1 - блок питания, 2 - генератор синусоидального напряжения с частотой 50 Гц, 3 - блок формирователей, 4 - блок индикации, 5 - испытываемый конденсатор. Блок питания вырабатывает стабилизированные напряжения -15 В и +15 В, которые используются для питания электронных узлов устройства. Также вырабатывается напряжение для питания выходных каскадов формирователей, которое может регулироваться в пределах от +6 В до +40 В. Генератор вырабатывает напряжение синусоидальной формы с частотой 50 Гц, необходимое для создания переменной составляющей напряжения на конденсаторах. В блоке формирователей происходит суммирование постоянного и переменного напряжений, величины которых задаются для данного вида конденсатора. Выходы блока формирователей подключаются к испытываемому конденсатору. В случае превышения тока через данный конденсатор сверх заданной величины, соответствующий блок формирователей отключается. Наличие некондиционного или неисправного конденсатора отображается свечением соответствующего светодиода. Блок формирователей содержит суммирующий операционный усилитель, на инвертирующий вход которого подается постоянное напряжение и переменное синусоидальное частотой 50 Гц, действующее значение которого составляет 20% от величины номинального постоянного напряжения. На выходе операционного усилителя подключается полумостовая схема, состоящая из двух ключевых комплиментарных транзисторов, включенных по схеме с общим эмиттером. На испытываемый конденсатор, подключаемый к коллекторам транзисторов, подается постоянное и переменное напряжение. Заданный режим испытаний определяется цепью обратной отрицательной связи состоящей из резистора R3, который присоединяется одним выводом к инвертирующему входу операционного усилителя, а другим к коллекторам транзисторов VT1 и VT2.
На фиг.1 представлена структурная схема устройства испытания конденсаторов.
На фиг.2 представлена схема блока формирователей устройства испытания конденсаторов.
исп.
Схема блока формирователей устройства испытания конденсаторов включает (фиг.2): DA1 - суммирующий операционный усилитель, назначение которого состоит в формировании постоянного и переменного испытательного напряжения на испытываемом конденсаторе C, VT1 и VT2 - комплиментарные ключевые транзисторы управляемые переменным напряжением поступающим на базу транзисторов с выхода операционного усилителя, R1 и R2 - резисторы ограничивающие ток источников питания на инвертирующем входе операционного усилителя, R3 - резистор включаемый в цепь обратной отрицательной связи операционного усилителя, задающий коэффициент усиления и обеспечивающий заданный режим испытания.
Устройство испытания конденсаторов с суммирующим операционным усилителем работает следующим образом. При подключении источников напряжения постоянного и синусоидального переменного частотой 50 Гц на выходе операционного усилителя появляется переменное напряжение, которое смещено на величину постоянного напряжения, обеспечивая попеременное открывание и закрывание транзисторов VT1 и VT2 проводимости p-n-p и n-p-n, на испытываемом конденсаторе падает смешанное постоянное и переменное напряжение.