МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ТОМОГРАФ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

Магнитно-резонансный томографический модуль для диагностики внутренних болезней относится к области медицинской техники и может найти применение в медицинской практике.
В настоящее время известны различные конструкции ЯМР томографов, с помощью которых измеряют или регистрируют для диагностических целей функциональное состояние исследуемых пациентов. Конструкция таких томографов обеспечивает получение изображения с помощью ядерно-магнитного или электронного резонанса с применением вычислительной техники. См., например, патенты США № 5.374.679 от 03.01.95.г.; № 5.398.686 от 21.03.95 г.; № 5.406.947 от 18.04..96г..
В результате анализа патентных материалов выяснилось, что ближе всего к заявляемому объекту относится отечественный патент № 2.045.225, опубликованный в бюллетене № 28 от 10.10.95 г.: «ЯМР томограф для диагностики внутренних болезней. Он содержит последовательно соединенные пульт управления, персональную электронно-вычислительнуюмашину,электронныйблок,
тела и головы, источник питания электромагнита с дросселем с управляемой обмоткой, делитель напряжения, состоящий из резистора и потенциометров, источники питания градиентных катушек, стол пациента, систему охлаждения, передатчик и предусилитель.
Перед началом работы - процессом сканирования томограф приводится в исходное состояние. Одновременно с подготовкой томографа производится подготовка больного к исследованию. Он располагается неподвижно на столе и после этого вместе с подвижной частью стола перемещается настолько, чтобы интересующая врача область тела оказалась в зоне равномерного поля электромагнита. В томографе предусмотрена возможность при необходимости подстраивать поле электромагнита.
Относительным недостатком используемых зарубежных томографов и, в частности, томографа-прототипа является то, что это стационарные устройства, достаточно дорогостоящие, которые имеются в наличии только в центральных лечебно-профилактических учреждениях крупных городов (Москва, Санкт-Петербург и некоторые республиканские, краевые и областные центры). Поэтому доступность более широкого круги нуждающихся в исследованиях пациентов ограничена. Для решения этой проблемы был заключен с Российским авиационно-космическим агентством Государственный контракт № 040-К151/00 от 14.03.2000 г. на
разработку «Комплекса томографического передвижного магнитнорезонансного Торосс-П на базе отечественного ЯМР - томографа.
В качестве такого устройства в процессе разработки предлагается томографический модуль, включающий все функциональные узлы и блоки ЯМР - томографа, смонтировать в закрытом термоизолированном кузове, основанием которого служит сборно-сварная платформа из алюминиевого сплава с немагнитными элементами крепления.
Томографический модуль в совокупности с термоизолированным кузовом и платформой образует комплекс томографический передвижной магнитно-резонансный, который включает в себя также систему кондиционирования и автономный генератор для ее питания. Томографический модуль устанавливается на платформе прицепа и фиксируется быстросъемными креплениями.
На рис. 1 представлена схема передвижного магнитно-резонансного томографа, компоновочная схема которого содержит:
1-электромагнит и стол пациента
2-мотор-генератор 30 кВт
3-замкнутая система охлаждения и кондиционирования
4-система стабилизированного электропитания магнита, градиентов и
шиммов
5-блок электроники, ЭВМ и лазерный принтер
7-теплоизолированный кузов
8-специализированная (не магнитная) платформа
Работает устройство следующим образом. Передвижной магнитнорезонансный томограф обслуживает вахтовым методом несколько региональных клиник в радиусе 300-500 км с собственной постоянной бригадой врачей и инженеров. По прибытии в клинику тягач с магнитнорезонансным томографом останавливается в заранее согласованном месте рядом с базовым зданием клиники. После чего платформа с магнитнорезонансным томографом освобождается от быстросъемных креплений к прицепу тягача и устанавливается на откидных опорных элементах с домкратами, так чтобы прицеп мог свободно выехать из под платформы.
Далее платформа устанавливается в горизонтальное положение с помощью тех же домкратов. Магнитно-резонансный томограф подключается к базовой электросети клиники и проводится настройка его систем. После чего томографический модуль готов к приему пациентов.
Авторы:/jvwA.E. Кангер
A.M. Каменский