ПОДКОЖНЫЙ ЭЛЕКТРОНОЖ

ПОДКОЖНЫЙ ЭЛЕКТРОНОЖ.
Полезная модель относится к медицине, а именно к хирургическому инструменту, применяемому в пластической хирургии.
В последние годы, в связи с ростом эстетических требований к внешнему виду, одним из главнейших критериев эффективности пластической операции считается восстановление формы и контуров лица и тела. Однако, любые хирургические вмешательства включают разрез кожи с последуюшим кровотечением, наложением швов, ожидания закрытия и заживления раны, некоторый риск инфекции, выраженные или просто заметные послеоперационные рубцы, долгий реабилитационный период.
В качестве аналога авторы предлагают устройство, позволяюшее рассекать мягкие ткани без наружного разреза кожи, применяющееся в пластической хирургии (М.А.Суламанидзе, Д.Салти, Д.М.Мачетти, Р.Рене, Г.М.Михайлов. Устранение моршин лица методом подкожного рассечения мягких тканей. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, №3,4,1999.-с.29-36.). Такое устройство содержит режуший орган, выполненный в виде проволоки, закреплённой с одной стороны в держалку, с другой - в иглу. Некоторый недостаток такого инструменту в том, что
г :T-6 - o i 4™  - - период, так как на 1-2недели для полной
остановки кровотечения накладывается давящая гипотермическая повязка.
Прототипом электрохирургических устройств, применяющихся в хирургии (С.Я.Долецкий, Р.Л.Драбкин, А.Н.Лёнюшкин. Высокочастотная электрохирургия. М.,Медицина ГЭОТАР.-1997.-С.27-3 1.) являются устройства, которые содержат электрохирургический генератор, активный (по форме различают лезвийные, игольчатые и щариковые), вставляюшийсяв электродержатель - рукоятку в форме карандаща и пассивный электрод-ы.
Некоторый недостаток такого инструмента в том, что при пользовании им предварительно необходимо произвести наружный разрез кожи. А случайные соприкосновения активного электрода с кожей приводят к появлению коагуляционного некроза её. Так же при разрезе выделяется кровь, а после зашивания раны остаются швы и рубцы. .
Авторы предлагают инструмент для подкожного расслоения мягких тканей, при использовании которого снижается травматичность и, появляется возможность
регламентированного характером операции рассечения ткани по глубине и обширности, а так же полное отсутствие потери крови, так как происходит одномоментная коагуляция повреждённых сосудов, и отсутствие наружных следов операции, то есть швов и рубцов.
2
. т : J  - с этой целью режущий орган (активный электрод)
выполнен из нержавеющего металла в виде иглы, длина и форма которой соответствует характеру операции. Игла, диаметром от 0,1 до 0,5 мм, покрыта специальным изолирующим лазерным напылением, предохраняющим кожу от повреждения в точке вкола. Кончик иглы от напыления свободен, что позволяет расслаивать ткани и одновременно коагулировать повреждённые сосуды. Площадь напыления соответствует характеру операции. Принципом действия подкожного электроножа являются последовательные повороты иглы в стороны при включенном генераторе, что позволяет отслаивать от клетчатки намеченный участок кожи, одномоментно коагулируя повреждённые сосуды. На фиг. 1 Общий вид подкожного электроножа. Он содержит электрохирургический генератор -1, от которого отходят два провода -2,3, к держателю -5, в котором закреплён активный электрод - игла, покрытая лазерным изолирующим напылением -6, кончик иглы от напыления свободен -7, площадь напыления соответствует характеру операции, и к манжетке пассивного электрода -4.
.C//N
3