ВЛАГАЛИЩНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ И ОВЕЦ
VAGINAL DILATOR FOR ARTIFICIAL INSEMINATION OF COWS AND SHEEP

Изобретение относится к ветеринарии и может быть использовано в искусственном осеменении и гинекологии коров, овец.
Известны трубчатые влагалищные расширители для гинекологического обследования и искусственного осеменения коров и овец, включающие цилиндрический корпус с рукояткой (1). Предлагаемый расширитель обеспечивает одновременно фиксацию шейки матки и расширение свода влагалища, исключая травмирование слизистой оболочки, а вводимый конец расширителя эластичен и имеет вырез, повторяющий форму шейки матки.
Недостатком этого расширителя является отсутствие освещенности слизистой оболочки шейки матки, что не дает возможности отличить воспалительный процесс от нормы и определить характер (серозные, катаральные, гнойные) вытекающей слизи из шейки матки, невозможно установить на какую глубину была введена доза спермы, лекарственного вещества, от этого зависит эффективность оплодотворяемости и лечебных процедур. Вырез, повторяющий шейку матки, имея постоянные размеры, не дает возможности вводить лечебные или осеменительные катетеры на нужную глубину при разной степени открытия канала шейки матки. При использовании этого устройства у животных создаются во время искусственного осеменения стрессовые факторы болевого, тактильного характера, т.к. при визоцервикальном способе используется одновременно влагалищный расширитель и шприц-катетер.
Известна также конструкция металлического влагалищного расширителя, имеющего две лопасти (бранши) и боковой вырез, через который можно оставить осеменительный катетер в канале шейки матки до впрыскивания дозы спермы в складки шейки матки, извлечь металлический влагалищный расширитель, снимая как будто бы этим стрессовые факторы болевого тактильного холодового характера, т.к. этот расширитель изготовлен чаше всего из металла (2).
Недостатком этого расширителя является то, что при введении его во влагалище создаются стрессовые факторы болевого, тактильного, температурного характера, травмирование влагалища шейки матки. Корова или овца при введении расширителя изгибает спину, уклоняется от его введения и стонет от болевых ощущений, шейка спазматически сокращается, что приводит после введения лекарств или дозы спермы к выталкиванию их из шейки матки или влагалища.
Известен также светопроводный влагалищный расширитель для искусственного осеменения овец (3), который принят нами за прототип. Использование которого, при введении спермы или лекарств в канал шейки матки, приводит фиксированию косым срезом корпуса расширителя, который изготовлен из светопроводного материала, электролампочка зафиксирована на верхней стенке у основания корпуса расширителя имеющего рукоятку, в которой помещен электропровод, соединяющий ее с источником питания.
Недостатком конструкции светопроводного влагалищного расширителя является то, что расположенная на корпусе электрическая лампочка не обеспечивает четкую освещаемость патологического состояния слизистой оболочки, патологической слизи во влагалище, шейке матки, степень раскрытия канала шейки матки после отела и в период половой охоты, также не обеспечивает проведение учета глубины введенного лечебного осеменительного катетера в канал шейки матки, в тело матки. Расширитель не имеет автономного источника электрического ток,; трубчатость расширителя в комплексе с лечебным катетером, осеменительным шприцем-катетером во время выполнения осеменительных и лечебных процедур создают стрессовые факторы тактильного, болевого характера, что снижает эффективность осеменительных и лечебных процедур.
Задача изобретения - повышение оплодотворяемости коров и овец при визоцервикальном способе искусственного осеменения и повышение качества диагностических и лечебных процедур при бесплодии коров и овец.
Поставленная цель достигается тем, что влагалищный расширитель удобен в выполнении диагностических, лечебных, осеменительных процедур и является эффективным в профилактике бесплодия у скота.
Проведенный сравнительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается следующими техническо-конструктивными особенностями:
1) указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что рукоятка с трубчатым корпусом воедино соединена под углом 135°;
2) в рукоятке зафиксирована электрическая лампочка вместе с рефлектором, направляющим электрический свет в стенку светопроводного трубчатого корпуса расширителя, обеспечивая светопроводность без потери света и его равномерность распределения в стенках оптиковолоконного светопроводного расширителя, обеспечивая концентрацию светового потока на косом срезе влагалищной трубки при освещаемости в 80-90 люксов. Что позволяет визуально выявить состояние раневой поверхности, кровоизлияние (точечные, разлитые, кольчатые), эрозию шейки матки, оценить качество влагалищно-шеечной слизи (катаральная, гнойная, густая, жидкая);
3) трубчатый корпус расширителя имеет косой срез, расположенный вверх, который является собирателем световых лучей и фиксатором шейки матки, обеспечивая правильное введение осеменительного катетера;
4) в расширителе имеется сквозной продольный боковой вырез, через который имеем возможность извлечь расширитель из влагалища, оставляя шприц-катетер или лечебный катетер в канале шейки или в теле матки, уменьшая этим стрессовые факторы болевого, тактильного характера, исключая этим спазматические сокращения мышц матки.
На чертеже представлена схема влагалищного светопроводного расширителя. Расширитель состоит из корпуса расширителя 1, оканчивающегося косым срезом 2. Корпус расширителя оснащен продольным сквозным боковым вырезом 3, рукояткой 4, лампочкой с рефлектором 5, аккумулятором электрическим 6, пеналом электрическим 7.
Влагалищный расширитель в работе используют следующим образом. Перед искусственным осеменением коровы, овцы из рукоятки извлекаем осветительный пенал. Расширитель помещаем в стериллизатор на 10 минут (Т-100°С), через 10 минут извлекаем расширитель. После стерилизации расширитель орошаем физраствором и вводим его во влагалище корове или овце.
Апробация влагалищного расширителя проводилась следующим образом.
Расширитель полувращающимся движением вводят во влагалище, обращая внимание на состояние слизистой оболочки преддверия влагалища, шейки матки. При правильном введении расширителя во влагалище животное не должно беспокоиться, так как расширитель теплый и трубчатой формой соответствует топографии влагалищной трубки.
Боковой вырез в трубчатом расширителе позволяет безболезненно извлечь его из влагалища после введения шприца-катетера в канал шейки матки, а через 10-15 с ввести дозу спермы. Влагалищный расширитель после этого подвергают стерилизации любым из вышеописанных методов.
Пластмассовые светопроводные влагалищные расширители, фиксаторы влагалища, изготовленные из термостойких пластмасс - макролона (+100°С), поликарбоната (+200°С), пластмасс ДЭК-БАК, макролона (ФРГ +300°С), дакрила 4Б, - можно кипятить при обеззараживании в течение 5-10 мин.
Влагалищные расширители мы применяли в искусственном осеменении 468 овец в совхозе «Буратиновский» Ики-Бурульского района (техники-осеменаторы А.С.Бодмаева, М.С.Рахметов), в колхозе им. Ильича, в совхозе им.Чапаева Республики Калмыкия (техники-осеменаторы С.П.Искам, М.Н.Дадаев, А.И.Тюнин).
Изготовленные инструменты мы использовали в производственных условиях. Результаты искусственного осеменения овец с помощью инструментов отражены в табл.1.
Таблица 1Результаты визоцервикального искусственного осеменения овец в зависимости от конструкции влагалищных расширителей
Конструкция расширителя
Осеменено овец (всего)
Из них объягнилось
число
%
Трубчатый светопроводный расширитель
102
80
78±4
Металлическое двухлопастное зеркало (контроль)
110
72
65±4,5
Из табл.1 видно, что при искусственном осеменении овец визоцервикальным способом благодаря конструктивным особенностям расширителей были созданы условия хорошей освещенности шейки матки, влагалища, что позволило свободно производить манипуляции шприцем-катетером и обеспечило глубокоцервикальное введение спермы. Это предопределило хорошие результаты, хотя они статистически близки к достоверным. Металлическими влагалищными расширителями в связи с конструктивными особенностями во время осеменения наносят болевые и температурные раздражения стенкам влагалища. Эти два фактора снизили эффективность осеменения, так как раздражения способствуют перистальтическому сокращению гладких мышц шейки матки и выбрасыванию введенной дозы спермы из канала шейки матки во влагалище.
Стрессовые факторы болевого, температурного, тактильного характера во время искусственного осеменения овец мы регистрировали электрокардиографом, оценивая, как влияют разные конструкции на работу сердца.
Электрокардиография при испытании влагалищных расширителей на 710 овцах показали, что конструктивные особенности и материал, из которого они изготовлены, различным образом влияют при манипуляциях расширителем во влагалище на пульс и электрическую возбудимость сердца.
Результаты электрокардиографического обследования во время искусственного осеменения овец, когда использовали влагалищные расширители различной конструкции, отражены в таблице 2.
Таблица 2Влияние влагалищных расширителей во время искусственного осеменения овец на сердечную деятельность овцематок
Конструкции влагалищного расширителя
Электрическая возбудимость сердца, с
Пульс
Расширитель ВИЖ
0,52
133
Расширитель ВНИИПЛЕМ
0,58
100
Светопроводный со светособирающей конической призмой фиксатор влагалища
0,14
85
Металлический двухлопастной (контроль)
0,58
120
Исходные данные
0,16
82-92
Из таблицы 2 видно, что ЭКГ производили на овцах в нежаркую погоду, утром и учитывая стадность, в присутствии овец, фиксируя ее в станке и не применяя физических насилий при фиксации. Поэтому исходные данные пульса были в пределах 82-92 ударов в минуту. Введения металлического двухлопастного расширителя овце увеличило пульс до 120 ударов в минуту. Что оказалось на уровне применения влагалищных расширителей конструкции ВНИИПЛЕМ, ВИЖ. При испытании которых электровозбудимость сердечной мышцы была в пределах 0,52-0,58 с, пульс 100-133 удара в минуту. Это почти такие же показатели, которые получились при искусственном осеменении овец, когда применяли металлический двухлопастный влагалищный расширитель. Конструктивные особенности этих расширителей, раздражая слизистую оболочку, создавали во влагалище овцы стрессовые факторы, что естественно снизило благоприятные условия оплодотворения. Применение же пластмассовых влагалищных расширителей, судя по данным ЭКГ в период искусственного осеменения овец, показало, что пульс и электрическая возбудимость сердца осемененной овцы была почти в пределах исходных данных (электровозбудимость сердца 0,14; пульс 85 ударов в 1 минуту).
Используемая литература
1. Небогатиков Г.В. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехники размножения животных. 2005 г. Москва, издательство Мир, стр.245.
2 Небогатиков Г.В Об искусственном осеменении овец новыми инструментами. Труды челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства, вып. 60, Челябинск 1973 г. Стр.212-219, рис.3, стр.214.