Спектрофотометр-анализатор

обеспечить равенство нулю производной по координате z от функции распределения тока нагрузки в точках его соединения с экраном и полосковым элементом. Указанный выбор базиса дает возможность в явном виде вычислить все интегралы, входящие в выражения для коэффициентов системы.

,

уравнений сведена к СЛАУ, коэффициенты которой вычисляются в явном виде. Определение коэффициентов СЛАУ составляет основную трудность и занимает большую часть машинного времени. Это связано с тем, что коэффициенты СЛАУ представляют собой двойные ряды. Дальнейшее решение задачи заключается в решении СЛАУ и не вызывает затруднений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поставлена и строго решена методом интегральных уравнений с привлечением теории периодических структур трехмерная задача электромагнитного возбуждения микрополосковой решетки с управляемыми нагрузками. Разработаны алгоритм и комплекс программ расчета на ЭВМ характеристик рассеяния микрополосковой решетки. Тестирование алгоритма по известным результатам позволило убедиться в достоверности полученных численных решений. Полученные численные результаты позволяют выработать рекомендации по компоновочным схемам и характеристикам решеток различного назначения: импедансным нагрузкам, поляризаторам, радиолокационным отражателям и т.д.

Результаты настоящей работы могут быть использованы при разработке радиолокационных отражателей для абонентских сетей спутниковой связи, радиолокационных сетей сбора оперативной экологической информации и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Применение средств локации для контроля параметров водной среды / Под ред. К.Е.

. , 1991.

2. Марков Г.Т., Петров Б.М., Грудинская ГЛ. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Сов. радио, 1979.

3. Р. Миттра. Методы анализа плоских частотно-избирательных решеток: Обзор. ТИИЭР. Т.76, №12. 1988.

4. C.H.Chan, R.Mittra. On the Analysis of Frequency-Selective Surfaces Using Subdomain Basis Functions. IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. AP-38, no. 1, pp. 40-50, Jan. 1990.

УДК 543.42.061

. . , . .

СПЕКТРОФОТОМЕТР-АНАЛИЗАТОР

Целью работы является упрощение эксплутационных характеристик спектрофотометра при повышении его быстродействия, снижения габаритно-весовых и энергетических характеристик и обеспечения вывода информации в дискретной , -сителях и оперативной передачи по каналам коммутации.

В результате проведенного патентного поиска выявлено два прибора, наиболее отвечающих по техническим характеристикам требованиям экспресс-

спектрофотометрии. Это атомно-абсорбционный спектрометр [1], содержащий источник света, осветитель, распылительную камеру, горелки, монохроматор и , -, , , , устройство для спектрального анализа элементного состава вещества [2], содержащее лазер с блоком питания, систему фокусировки, оптическую систему, фото, , , ,

.

Поставленную задачу удалось решить разработанным на основе патентного поиска спектрофотометром-анадизатором [3], включающим (см. рис.1) генератор тактовых импульсов (ГИ), датчик излучений (Д), лазер (Л), триггеры (Тр), регистр ( ), ( ), ( ), -рицу групп элементов И (М. гр.&), призму (Пр), распределитель импульсов (РИ), ( ), ( ) , -ной памяти (М.РПП),фокусирующие системы (ФС), блок регистрации (БР), два элемента И (&) и две группы элементов И (Гр.&).

На рис.2 приведен пример работы спектрофотометра-анадизатора, где в строке «а» записан спектр излучения анализируемого объекта, а в строках «б-з» - эталонные спектры в матрице регистров постоянной памяти. Интересующая информация о веществах (элементах) извлекается по фактам совпадения или несовпадения кодов спектров «а» и «б», «в»,..., «з». Так из примера видно, что в спектре «а» « », « », « », « » « », « » « ».

Этот спектрофотометр обладает высоким быстродействием за счет фиксации в регистре оперативной памяти спектра излучаемых объектом с последующим его сравнением с эталонными спектрами, хранящимися в матрице регистров постоянной памяти, в частности, его временные затраты составляют А11~10-1 секунды на обновление содержимого регистра оперативной памяти и А12~10-4 секунды на сравнение содержимого регистра оперативной памяти с содержимым матрицы регистра постоянной памяти. Кроме того, информация в блоке регистрации имеет , -

, -

.

- -

нии, с ограниченными габаритно-весовыми и энергетическими параметрами, может быть выполнен в приемлемом конструктивном исполнении, транспортабельным. Он может быть использован в произвольных условиях эксплуатации геологических и экологических экспедиций, обеспечивает получение экспресс-информации о содержимом веществе пробоотбора в реальном, или близком к ре, .

Рис.1. Спектрофотометр-антизатор

Тр - триггер; Рс - регистр сдвига; РОП - регистр оперативной памяти; Гр.& -группа элементов И; РОП - регистр оперативной памяти; УС - устройство сравнения; М.гр.& - матрица групп элементов И; М.РПП - матрица регистров постоянной ; - ; - ; - ;

- ; - ; - ; - ; -питания; БР - блок регистрации.

*1 12 13 Х4 х5 Яб х7 *8 Яд *10 *11 %12 *13 *14 Хи *16 *17 *18 *19 *20 *21 *22 *23 *24 *25

а 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

б 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

в 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

г 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

Д 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1

е 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1

ж 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0

3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1

Рис.2. Спектр анализируемого вещества и спектры элементов веществ, зафиксированных в блоке памяти

ЛИТЕРАТУРА

1. АС. 142378 (СССР). Атомно-абсорбционный спектрометр /Ю.Б. Атнашев Опубл. в Б.И., 1992. №37.

2. Патент 2007703 (РФ). Способ спектрального анализа элементного состава вещества и устройства для его осуществления /ДА Власов Опубл. в Б.И.,1994. №3.

3. Заявление на изобретение «Спеетрофотометр-анадизатор» №2000101450/ 20(001104), от 17.01.2000.//П.Г. Коренякин., Н.К. Острова, Л.В. Письменов, М.Д. Скубтин

УДК 534.222

А.М. Гаврилов, В.Ю. Медведев

АНАЛИЗАТОР ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДНА И ДОННЫХ ОСАДКОВ В УСЛОВИЯХ МЕЛКОВОДЬЯ

Решение таких задач исследования дна водоемов, как определение профиля и структуры донного грунта, а также геометрических и физических характеристик донных объектов (р^меров, формы, внутренней структуры, плотности, скорости ), , -сигнала эквивалентен прохождению излучаемого сигнала через линейный четы. -стиках объектов локации заключена в комплексной частотной характеристике К (ю) эквивалентного четырехполюсника, которая может быть представлена в виде

К (/ю) = К (ю)-ер(о),

где К (о) - амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) объекта, р(О) - фазочастотная характеристика (ФЧХ) объекта.

Комплексная частотная характеристика К (ю) акустически жестких объектов зависит только от их геометрической формы, а упругих объектов, кроме того, от внутреннего строения и материала.