СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ С ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕМ, ИМЕЮЩИХ РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. Способ изготовления офтальмологического устройства с энергообеспечением, имеющего режим сохранения электроэнергии, причем способ содержит этапы:
встраивания вставки со средой внутрь офтальмологического устройства с энергообеспечением, причем вставка со средой содержит электрическую схему, причем электрическая схема содержит источник электроэнергии, электрическую нагрузку и первый механизм переключения, причем первый механизм переключения имеет множество режимов, включая первый режим сохранения, переводящий офтальмологическое устройство в заданное состояние низкого энергопотребления, причем первый механизм переключения вводит сопротивление, чтобы ограничить прохождение тока через электрическую нагрузку, когда действует первый режим сохранения, и рабочий режим, причем первый механизм переключения обеспечивает увеличение прохождения тока через электрическую нагрузку, когда действует рабочий режим; и
перевода первого механизма переключения в первый режим сохранения.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы:
герметизации офтальмологического устройства и вставки со средой.
3. Способ по п. 1, в котором первый механизм переключения чувствителен к первому стимулу, внешнему относительно офтальмологического устройства с энергообеспечением.
4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы:
тестирования работы электрической схемы, включенной во вставку со средой, до того, как первый механизм переключения переведен в первый режим сохранения.
5. Способ по п. 3, дополнительно содержащий:
запуск первого изменения режима первого механизма переключения при помощи первого стимула, внешнего относительно офтальмологического устройства, причем первое изменение переводит первый механизм переключения в рабочий режим;
стабилизацию прохождения тока на рабочем уровне;
тестирование работы электрической схемы, включенной во вставку со средой, в тот период, когда первый механизм переключения находится в рабочем режиме;
возврат первого механизма переключения в первый режим сохранения.
6. Способ по п. 5, в котором возвратом первого механизма переключения в первый режим сохранения управляют посредством первого компонента электрической схемы.
7. Способ по п. 1, в котором электрическая схема дополнительно содержит первый блок электронной; схемы, способный выполнять первую функцию сброса первой части электрической нагрузки, причем первый блок содержится в электрической схеме и при активации переводит часть электрической нагрузки в первое заданное состояние энергообеспечения.
8. Способ по п. 5, дополнительно содержащий этапы:
активаций первой функции сброса, когда прохождение тока возрастает до рабочего уровня, причем электрическая схема дополнительно содержит первый блок электронной схемы, способный выполнять первую функцию сброса упомянутой части электрической нагрузки, причем упомянутый блок содержится в электрической схеме, и при активации переводит первую часть электрической нагрузки в первое заданное состояние энергообеспечения.
9. Способ по п. 1, в котором перевод первого механизма переключения в первый режим сохранения происходит до встраивания вставки со средой в офтальмологическое устройство с энергообеспечением для защиты компонентов в электрической схеме.
10. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
упаковку указанного офтальмологического устройства с энергообеспечением в герметичный контейнер.
11. Способ по п. 9, в котором герметичный контейнер содержит физическое свойство для поддержания первого режима сохранения.
12. Способ применения офтальмологического устройства с энергообеспечением, имеющего первый режим сохранения, причем способ содержит этапы:
вскрытия герметичного контейнера, причем герметичный контейнер вмещает по меньшей мере офтальмологическое устройство с энергообеспечением с первым режимом сохранения; и
запуска второго изменения режима первого механизма переключения при помощи второго стимула, внешнего по отношению к офтальмологическому устройству, причем второе изменение режима уменьшает сопротивление первого механизма переключения.
13. Способ по п. 12, дополнительно содержащий этапы:
помещения на глаз офтальмологического устройства с энергообеспечением.
14. Способ по п. 12, дополнительно содержащий этапы:
активации второго блока схемы для выполнения второй функции сброса, когда ток, проходящий через электрическую схему, поднимается до заданного уровня выше уровня режима сохранения, причем вторая функция сброса приводит к переводу офтальмологического устройства во второе заданное состояние энергообеспечения.
15. Способ по п. 14, в котором второе заданное состояние энергообеспечения оптимизировано для первоначального применения офтальмологического устройства и помещения на глаз.
16. Способ по п. 13, дополнительно содержащий этапы:
извлечения из глаза офтальмологического устройства с энергообеспечением;
запуска третьего изменения режима первого механизма переключения, причем третье изменение режима возвращает офтальмологическое устройство в первый режим сохранения путем увеличения сопротивления первого механизма переключения;
хранения указанного офтальмологического устройства с энергообеспечением в герметичном контейнере с по меньшей мере средством стерилизации;
извлечения офтальмологического устройства с энергообеспечением из герметичного контейнера;
запуска третьего изменения режима первого механизма переключения при помощи третьего стимула, внешнего по отношению к офтальмологическому устройству, причем третье изменение режима уменьшает сопротивление первого механизма переключения; и
помещения на глаз офтальмологического устройства с энергообеспечением.
17. Способ по п. 16, в котором возвратом первого механизма переключения в первый режим сохранения управляют посредством второго компонента электрической схемы.
18. Способ по п. 17, в котором второй компонент дополнительно содержит датчик, чувствительный к четвертому стимулу, внешнему по отношению к офтальмологическому устройству с энергообеспечением.
19. Способ по п. 13, в котором первый механизм переключения представляет собой первый одноразовый механизм переключения, причем способ дополнительно содержит этапы:
извлечения из глаза офтальмологического устройства. с энергообеспечением;
запуска первого изменения режима второго одноразового механизма переключения, причем первое изменение режима второго одноразового механизма переключения возвращает офтальмологическое устройство в первый режим сохранения путем увеличения сопротивления второго одноразового механизма переключения;
хранения упомянутого офтальмологического устройства с энергообеспечением в герметичном контейнере с по меньшей мере средством стерилизации;
извлечения офтальмологического устройства с энергообеспечением из герметичного контейнера;
запуска второго изменения режима второго одноразового механизма переключения при помощи четвертого стимула, внешнего по отношению к офтальмологическому устройству, причем второе изменение режима второго одноразового механизма переключения уменьшает сопротивление второго одноразового механизма переключения; и
помещения на глаз офтальмологического устройства с энергообеспечением.
20. Способ по п. 12, в котором электрическая схема дополнительно содержит второй механизм переключения, причем способ дополнительно содержит этапы:
воздействия на герметичный контейнер пятого стимула, внешнего по отношению к офтальмологическому устройству, причем воздействие запускает изменение режима второго механизма переключения и переводит офтальмологическое устройство во второй режим сохранения.
21. Способ по п. 20, в котором второй режим сохранения представляет собой состояние с низким энергопотреблением и позволяет первому механизму переключения начать выборку второго стимула.
22. Способ применения офтальмологического устройства с энергообеспечением, имеющего первый режим сохранения, причем способ содержит этапы:
вскрытия герметичного контейнера, причем герметичный контейнер вмещает по меньшей мере офтальмологическое устройство с энергообеспечением с первым режимом сохранения;
запуска второго изменения режима первого механизма переключения при помощи второго стимула, внешнего по отношению к офтальмологическому устройству, причем второе изменение режима уменьшает сопротивление первого механизма переключения;
помещения мягкой офтальмологической линзы на глаз; и
помещения офтальмологического устройства с энергообеспечением смежно с мягкой офтальмологической линзой.