Штамп-пробойник для образования лунок в агаре

Штамп-пробойник для образования лунок в агаре
Полезная модель относится к области изготовления изделий для получения отверстий, в частности, пробойников, как инструментов для диагностики и может быть использована в ветеринарии при серологическом методе исследования сыворотки крови с применением агара.
Основу первичной диагностики лейкоза КРС в лабораторных условиях составляет серологический метод исследования - реакция иммунодиффузиии (РИД). Сущность метода заключается в выявлении при помощи РИД в сыворотке крови животных специфических антител к вирусу лейкоза КРС.
Для постановки РИД требуется определенный набор оборудования, в состав которого входят и штампы-пробойники для прорезания лунок для тестсистем в затвердевшем агаре, предварительно разлитом в чашки Петри, установленные в горизонтальном положении. Для каждой тест-системы требуется семь лунок диаметром 5-7 мм: одна в центре и шесть по периферии, расстояние между лунками соответственно 2,5-3 мм (схему тест-системы см. фиг.2). В соответствии с методикой и использованием для диагностики стандартных чашек Петри, в которых помещается 7 тест-систем, т.е.49 лунок, возможно исследование сыворотки крови от 28 голов КРС
Известен пробойник, состоящий из металлического основания, на котором размещено 7 полых металлических трубок - лункообразователей, диаметр и расстояние между которыми соответствуют диметру лунок и расстоянию между ними той или иной тест-системы (Диагностика лейкоза крупного рогатого скота. Методические указания. М., ВО «Агропромиздат, 1989, с. 7-9).
Расплавленный агаровый гель, имеющий температуру 50-65 С, разливают слоем 2-3 мм в обезжиренные чашки Петри и оставляют их при комнатной температуре на 1 час для застывания. В затвердевшем агаре с помощью штампа-пробойника прорезают лунки для 6-7 тест-систем. Образовавшиеся при этом агаровые пробки удаляют из лунок с помощью водоструйного насоса или кровобрательной иглы. Тщательность удаления агара из лунки определяется визуально при ярком освещении лампой. При
МПК:7В21 К 5/08, А 61 В 10/00, А 61 85/145
воздействии на слой агара пробойником и струей воды, он может отслоиться от дна чашки, т.е. приподняться, что недопустимо, т.к. реагенты могут затечь под слой агара. Для обеспечения плотного прилегания агара к чашке, после удаления пробок из лунок, чашки подогревают в сушильном шкафу. После этого лунки заполняют соответствующим образом пробами крови и необходимыми реагентами и проводят исследование крови КРС.
Основной недостаток используемого пробойника заключается в трудоемкости нанесения лунок на агар. Необходимо нанести 6-7 тест-систем. Тщательность обработки лунок от пробок агара требует визуального напряжения лаборанта и вносит некоторую субъективность и, как следствие, неточность в анализ. В диагностическом наборе оборудования нужно иметь водоструйный насос, сушильный шкаф, светильник, что усложняет и без того непростое исследование.
Ставится задача усовершенствования штампа-пробойника с тем, чтобы можно было одновременно наносить необходимое количество лунок без необходимости их очистки.
Для этого известный пробойник, включающий основание с расположенными на нем лункообразователями, диаметр и расположение которых соответствуют диаметру и расположению лунок в схеме одной тестсистемы, выполнен из эластичной резины, диаметр основания которого соответствует диаметру чашки Петри, а количество и расположение лункообразователей, выполненных в виде стержней, соответствует количеству и расположению лунок 7 тест-систем.
Исполнение лункообразователей в виде резиновых стержней позволяет формировать лунки, помещая пробойник в жидкий, горячий агар. По мере затвердевания агар не сцепляется с резиновой поверхностью стержней. Легко вынув пробойник из слоя затвердевшего агара, сразу получаем готовые лунки, не требующие дополнительной очистки. При этом слой агара не отходит от дна чашки и потому не требуется его дополнительный подогрев в сушильном шкафу.
На фиг. 1 изображен предлагаемый штамп-пробойник,
Прробойник состоит из основания 1, на котором с одной стороны размещены стержни 2, а с другой ручки 3 для удобства обращения с ним.
Штамп-пробойник, содержащий 49 стержней, соответствующих количеству лунок 7 тест-систем, помещают в расплавленный агар в чашку Петри. В зависимости от температуры в помещении агар .затвердевает в течении 30-50 мин. После этого пробойник удаляют. Агар с 49 лунками далее используют для анализа сыворотки крови 28 голов КРС. Экспериментально были установлены оптимальные вид материала и высота стержней, при которых не отслаивается агар от дна чашки и не происходит его прилипание к поверхности выступов. Для серологической диагностики лейкоза КРС
оптимальным оказался пробойник, изготовленный из эластичной резины с
высотой  8-9 мм.
Таким образом, замена металла, как материала для изготовления штампов-пробойников, на резину позволило изготовить штамп-пробойник для одновременного нанесения 6-7 тест-систем на чашку Петри, исключить субъективный фактор в оценке качества получаемых лунок, упростить набор оборудования для диагностики, исключив из него светильник, сушильный шкаф, водоструйный насос и тем самым значительно упростить диагностику в целом и повысить ее достоверность.