ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС

Область техники, к которой относится полезная модель
Настоящая полезная модель относится к области разработок или исследований, в частности, разработок или исследований материалов для противопролежневых матрасов.
Уровень техники
Пациенты, которым нужен постельный режим для медицинской терапии или последующий постельный режим в больнице или на дому в течение длительного периода, часто испытывают давление на содержащие кость области тела, например, затылок 1, плечи 2, локти 3, ягодицы 4, пятки 5, икры 6, бедра 7, бока 8 или уши 9, как показано на фиг. 1. Если пациенты не могут переместить свое тело сами, или им нужно оставаться в постели в некотором положении, и им никто не помогает менять положение тела каждые 2 часа, то имеется высокая вероятность появления пролежней в областях сдавления тела в пределах всего лишь 2-3 суток, причем областями тела, в которых наиболее вероятны пролежи, являются копчик, затылок, бедра и пятки и т.д. В области здравоохранения существует конструкция кровати для пациента для предотвращения пролежней с 2 характеристиками:
a) матрас, который обеспечивает перемещение для предотвращения сдавления областей тела в некотором положении в течение длительного периода времени.
b) матрас, который обеспечивает распределение веса для предотвращения чрезмерного сдавления в каком-либо положении, которое вызывает пролежни.
Для матрасов, которые обеспечивают перемещение, были обнаружены некоторые варианты предшествующего уровня техники, например, конструкция кровати пациента с разделением основания кровати на 2 части или более, как указано в публикации заявки на патент США № US5233712, озаглавленной «Pressure relief bed» (Кровать со снятием давления), или как указано в публикации заявки на патент Тайваня №. 0501000630, озаглавленной «Patient bed preventing bedsore» (Противопролежневая кровать пациента), которая относится к конструкции основания кровати, которое попеременно перемещается вверх на одной части и вниз на другой части в каждый указанный промежуток времени от 1 до 30 минут. Система управляет перемещением основания кровати вверх вниз путем использования гидравлической системы, что надежно решает проблему пролежней. Однако ее недостаток состоит в том, что перемещение вверх и вниз основания кровати беспокоит пациентов, и требуется комплект оборудования, что приводит к громоздкой кровати, которую неудобно перемещать и легко сломать. Кроме того, поскольку она является электрической системой, нельзя использовать матрас, когда происходит отключение электросети, и он не подходит для использования в сельской местности, где электричество недоступно.
Матрас, изготовленный из нескольких воздушных мешков, расположенных по порядку, в которые и из которых накачивается/выкачивается воздух для подъема веса пациента в нескольких местах, как указано в заявке на патент Японии № JP2000-189472, озаглавленной «Bedsore prevention apparatus» (Противопролежневое устройство), или заявке на патент США № US5815864, озаглавленной «Microprocessor controller and method of initializing and controlling low air loss floatation mattress» (Микропроцессорный контроллер и способ инициализации и управления матрасом с плавающей поддержкой и низкой потерей воздуха) или заявках на патент США № US4825486, озаглавленной «Bedsore-preventing air mattress controller» (Контроллер воздушного противопролежневого матраса), № 0801004806, озаглавленной «A skid for preventing bedsore with a system controlling pressure and sinking level of patient body» («Сборочная противопролежневая постель с системой управления давлением и уровнем погружения пациента»), причем они относятся к типу противопролежневых матрасов, которые имеются в настоящее время на рынке за счет их малого веса и простого механизма, но недостаток этой системы состоит в том, что она требует электропитания для управления воздушным мешком, и наличие большого числа воздушных мешков затрудняет очистку всех воздушных мешков, и в случае прекращения подачи или отключения электричества воздушные мешки будут сдуваться, и тело пациента будет резко погружаться в воздушный мешок.
Кроме того, имеются некоторые варианты предшествующего уровня техники относительно других вариантов осуществления противопролежневых матрасов. Например, заявка на патент Китая №. CN203898582, озаглавленная «Pressure sore preventing rolling massage bed» (Противопролежневая роликовая массажная кровать) относится к кровати, выполненной с роликом в основании кровати, что приводит к постоянному смещению несущей нагрузку точки и, одновременно, он действует, как массажер. Заявка на патент Словакии № SK50522016, озаглавленная «Bed-sore preventing electromagnetic cushion» (Противопролежневая электромагнитная подушка) относится к конструкции основания кровати в виде квадрата, в котором каждая часть может подниматься вверх и опускаться вниз при управлении электромагнитной системой. Заявка на патент Кореи № KR101895054, озаглавленная «Bed preventing pressure sore» (Кровать, позволяющая предотвратить пролежни), относится к кровати, позволяющей перевернуть пациента автоматически через указанное время. Заявка на патент Кореи № KR20080075812, озаглавленная «Silicone cushion for preventing bed sore» (Противопролежневая силиконовая подушка) относится к конструкции основания кровати, покрытого силиконовым каучуком, причем силиконовый каучук может надуваться до круглого сечения, что приводит к подъему тела пациента. Однако эти системы требуют электропитания, поэтому они не подходят для использования в сельской местности, где нет электричества.
Что касается кровати, обеспечивающей распределение веса для предотвращения чрезмерного надавливания в каком-либо положении, которое может вызвать пролежни, в этой системе используется поддерживающий материал, который является достаточно мягким или гибким для распределения силы равномерно в каждом положении, не вызывая появления областей высокого давления, которые приводят к остановке кровотока, вследствие чего появляются пролежни. Примеры этой системы следующие:
В заявке на патент Тайваня № 0101002164, озаглавленной «Anti-bedsore mattress» (Противопролежневый матрас), противопролежневый матрас содержит квадратные тканевые мешки, содержащие баллоны, используемые в качестве несущих нагрузку элементов для пациентов вместо кровати с воздухом. Матрас разделен по меньшей мере на 4 камеры. Боковой участок матраса содержит молнию для открывания, чтобы помещать баллоны в матрас, что отрицательно сказывается на том, что баллоны не удерживаются в некотором положении. При нажатии на них они часто выпускают воздух, что вызывает нарушение прочности баллонов. Кроме того, поскольку воздух выходит из баллонов, требуется вынимать баллоны и надувать их воздухом, а также помещать баллоны обратно в матрас. В результате этого постоянного обслуживания объем ежедневных работ возрастает.
В соответствии с заявкой на патент на полезную модель Тайваня № 0503000511, озаглавленной «Anti-bedsore mattress made of square-pocket cloth containing rubber gloves filled with water or air» (Противопролежневый матрас, изготовленный из ткани, имеющей форму квадратного мешка, содержащего резиновые перчатки, заполненные водой или воздухом), противопролежневый матрас, изготовленный из ткани в форме квадратного мешка, содержащий резиновые перчатки, заполненные водой или воздухом, дает отрицательные результаты из-за неправильной формы резиновых перчаток, что приводит к неравномерному расположению в квадратном мешке и неодинаковому сопротивлению. Помимо этого резиновые перчатки очень тонкие, поскольку они не предназначены для цели выдерживать нагрузку. Поэтому они легко дают утечку, что приводит к влажному матрасу, который требует постоянного обслуживания.
В соответствии с заявкой на патент на полезную модель Тайваня № 0903000277, озаглавленной «Waterbed for patients» (Водяная кровать для пациентов), водяная кровать для пациентов изготовлена из гибкой трубки с водой внутри. Трубка служит опорой для пациента и может быть заполнена водой при высоком или низком давлении. Однако, материал, размер и толщина трубки не указаны, также как и давление воды. Поэтому невозможно указать уровень сопротивления давлению кровати. Кроме того, заполнение водой делает матрас тяжелым и является более трудным сменить матрас на кроватях, чем при использовании обычных матрасов.
В соответствии с заявкой на патент на полезную модель Тайваня № 1503000574, озаглавленной «Anti-bedsore waterbed/water bag and healthy sleep for normal user» (Противопролежневая водяная кровать/водяной мешок и здоровый сон для обычного пользователя), водяная кровать предназначена для размещения на обычной кровати, причем водяная кровать содержит верхнюю-нижнюю ткань, пришитую в виде мешка квадратной формы, содержащего карман на молнии для вставки/извлечения водяного пакета, причем водяной пакет представляет собой полимерный пакет или пакет из каучука. Поскольку вода перетекает, не должно быть сопротивления давлению. Тем не менее, при реальном использовании в закрытых емкостях, при давлении на воду объем воды мало меняется, и возникает сопротивление давлению. Поэтому использование воды в качестве опоры для снижения давления подходит только на начальном этапе. Когда поддерживающие емкости (водяные мешки) герметичны, поверхностей емкостей будет регулировать сопротивление давлению. Затем, как ожидается, снижения давления не будет.
В соответствии с заявкой на патент на полезную модель Тайваня № 1503000574, озаглавленной «Anti-bedsore mattress» (Противопролежневые матрасы), противопролежневый матрас отличается тем, что пенополиуретан помещен на смонтированный с выпуклостями полимерный лист, который обеспечивает протекание воздуха под ним. Матрас состоит из шести частей, но используются только 5 частей. Последняя часть является запасной в случае замены при чистке. Этот тип пеноматериала перфорирован для протекания воздуха, так что он высыхает быстрее, чем обычный пеноматериал. Преимущество этого матраса состоит в том, что он легкий, быстро высыхает, однако не указывает, каково сопротивление надавливанию пациентов, когда матрас несет весовую нагрузку. Недостатком пенополиуретана является его короткий срок службы. Через 3-6 месяцев использования пена становится плоской и требует частых проверок (Rehabilitation of patients with bedsore (Реабилитация пациентов с пролежнями), Dr. Prachayaporn Khammueanglue, Dept. of rehabilitation medicine, faculty of medicine, Chiangmai University, гл. 3, стр. 75). Помимо этого, использование пенополиуретана в качестве кровати для пациента может привести к быстрому росту колонии микробов, и он не подходит для использования в больнице (Wong Niap Poh, Elastomeric, December 1989, стр. 9).
В соответствии с заявкой на патент Японии № JP2018187055, озаглавленной «Bed sore prevention device» (Устройство для предотвращения пролежней), изготовление материала в форме кольца, присоединенного к одежде пациента в области, где чаще всего возникают пролежни, позволяет предотвратить надавливание в этих областях. Этот способ может вызвать надавливание в областях вокруг кольца и привести к недостаточному кровотоку в этой области, что вызывает дополнительные пролежни или задержку восстановления пролежней.
Из приведенной выше информации очевидно, что все-таки имеются некоторые недостатки в противопролежневых матрасах предшествующего уровня техники, которые вызывают неудобство использования, требуют некоторого оборудования или требуют электропитания, что ограничивает места их использования. В частности, по информации заявки на патент на полезную модель Тайваня № 0503000511, озаглавленной «Anti-bedsore mattress made of square-pocket cloth containing rubber gloves filled with water or air», фактором, вызывающим пролежни является надавливание. Если надавливание в какой-либо области составляет более 35 мм рт. ст., кровоток в этих областях снижается. Надавливание более 70 мм рт. ст. в течение более 2 часов ведет к нехватке питательной среды и кислорода. При надавливании более 80 мм рт. ст. в течение длительного времени ткань умирает, и неизбежно возникают пролежни. Кроме того, в документе, озаглавленном «Rehabilitation of patients with bedsore» (Реабилитация пациентов с пролежнями) д-р Prachayaporn Khammueanglue, отделение реабилитационной медицины, медицинский факультет, университет Чиангмай (Chiangmai), гл. 3, стр. 75, указано, что надавливание на круглое возвышение кости должно быть снижено до менее 60 мм рт. ст., что предполагает значительное надавливание на тело, которое должно быть меньше 70 мм рт. ст. Предпочтительно оно должно быть менее 60 мм рт. ст. В упомянутых ваше вариантах осуществления предшествующего уровня техники ни один из пациентов не сообщил об уровне качества матрасов при уменьшении надавливания на круглое возвышение кости. Следовательно, настоящая полезная модель разработана для решения упомянутых выше проблем, причем она обеспечивает противопролежневый матрас, изготовленный из натурального латекса, указана соответствующая плотность, и он способствует поддержке веса органа в точке надавливания, не вызывая в какой-либо точке надавливания выше 60 мм рт. ст.
Раскрытие полезной модели
3
3
3
Противопролежневый матрас включает матрас, изготовленный из натурального латекса, в котором обеспечивается плотность натурального латекса от 65 до 90 кг/м, причем верхняя поверхность обеспечивает пустое пространство по всей указанной стороне поверхности, а нижняя поверхность обеспечивает характеристику плоской поверхности или присоединенный завиток, в котором несущая нагрузку точка разделена на три части, включающие поддерживающую копчик часть из натурального латексного пеноматериала с плотностью от 65 до 90 кг/м и толщиной от 5 до 7,5 см, и верхнюю часть и нижнюю часть из натурального латексного пеноматериала с плотностью от 65 до 85 кг/м и толщиной от 5 до 7,5 см.
Целью настоящей полезной медели является противопролежневый матрас, который помогает поддерживать вес органа в точке надавливания, не вызывая надавливания более 60 мм рт. ст. в какой-либо точке, что помогает предотвратить появление пролежней у пациентов при постельном режиме. Матрас изготовлен из широко распространенных материалов и имеет дистрибьюторов по всей стране. Простота обслуживания облегчает его использование. Также снижены энергозатраты и затраты на обработку, поскольку не требуется электроэнергии для использования противопролежневого матраса по настоящей полезной модели. Следовательно, существует другой способ способствовать развитию национальной экономики, который поможет людям во всех районах получить доступ к эффективному медицинскому обслуживанию.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показан вариант надавливания, возникающего в теле пациента, которое может вызвать пролежни.
На фиг. 2 показан вариант осуществления противопролежневого матраса для пациента, лежащего на спине, по настоящей полезной модели.
На фиг. 3 показан вариант осуществления противопролежневого матраса для пациента, лежащего на боку, по настоящей полезной модели.
На фиг. 4 показан вариант осуществления в отношении плотности пеноматериала из натурального латекса и показателя твердости на вдавливание.
Осуществление полезной модели
3
На фиг. 2 противопролежневый матрас включает матрас, изготовленный из пеноматериала из натурального латекса, который обеспечивает плотность пеноматериала из натурального латекса от 65 до 90 кг/м, причем верхняя поверхность обеспечивает пустое пространство по всей указанной стороне поверхности, а нижняя поверхность обеспечивает характеристику плоской поверхности или соединенный завиток, обеспечивающий поддержку тела пациента. Противопролежневый матрас разделяет несущую нагрузку точку на три части, включающие:
3
Поддерживающая копчик часть 20, действующая, как опора копчика, обеспечена с толщиной меньше или равной толщине верхней части 30 и нижней части 40, причем она предусмотрена с толщиной от 5 до 7,5 см и плотностью пеноматериала из натурального латекса от 65 до 90 кг/м. Поддерживающая копчик часть 20 предпочтительно обладает шириной от 40 до 50 см поддерживающего копчик пространства 20 и расположена около центра матраса по длине и по меньшей мере на 10 см выше центра. Ширина поддерживающего копчик пространства 20 должна быть равна ширине матраса.
3
Верхняя часть 30 действует в качестве опоры для туловища от головы до талии, а нижняя часть 40 действует, как опора для нижней части тела от копчика и талии до ног. Они обладают толщиной от 5 до 7,5 см и плотностью пеноматериала из натурального латекса от 65 до 85 кг/м.
Пустые пространства по всей верхней поверхности противопролежневого матраса предусмотрены с диаметром от 10 до 15 мм и с зазором между каждым пустым пространством в диапазоне от 25 до 35 мм. Эти пространства позволяют распределить давление и способствуют лучшему протеканию воздуха.
3
Противопролежневый матрас по настоящей полезной модели предусматривает дополнительную сборку с поддерживающей подушкой 10, изготовленной из пеноматериала из натурального латекса с плотностью от 55 до 75 кг/м и толщиной от 1,5 до 2,5 см, размещенной на противопролежневом матрасе для снижения неровной текстуры или неудобства в месте сочленения между поддерживающей копчик частью и верхней и нижней частью.
На фиг. 2 показан вариант осуществления противопролежневого матраса, который подходит для пациента, лежащего на спине, поскольку тело пациента развернуто, а также расширяется область надавливания в местах, где тело соприкасается с матрасом. Следовательно, матрас для пациентов, которые лежат на спине, не должен быть толстым.
3
На фиг. 3 показан противопролежневый матрас, который подходит для пациентов, которые лежат на боку, что предусматривает наличие дополнительной поддерживающей подушки 50 под матрасом, причем поддерживающая подушка 50 изготовлена из натурального латекса с плотностью от 75 до 85 кг/м и толщиной от 2,5 до 7,5 см. Поскольку давление на копчик больше, когда пациенты лежат на боку, требуется поднять другие части тела для распределения давления, чтобы снизить давление на копчик, причем верхняя часть 40 и нижняя часть 30 матраса жестче, чем поддерживающая копчик часть 20.
Кроме того, противопролежневый матрас предусматривает дополнительную сборку с чехлом на матрас, изготовленным из водонепроницаемых материалов, которые могут быть выбраны из любого из одного или двух вместе из ткани и синтетической кожи для предотвращения жесткости противопролежневого матраса, которая может привести к гораздо большему давлению.
3
При использовании нужно положить противопролежневый матрас вниз и покрыть верхнюю часть поддерживающей подушкой 10. Затем надеть чехол на матрас. При использовании для пациентов, которые лежат на боку, нужно положить вниз поддерживающую подушку 50, а затем сверху положить противопролежневый матрас. Также предусматривается дополнительная сборка с подушкой, изготовленной из натурального латекса с плотностью латекса от 50 до 65 кг/м и толщиной от 4 до 15 см, используемой для опоры головы пациента.
Примеры по настоящему документу иллюстрируют разработку противопролежневого матраса по настоящей полезной модели, которая не ограничивается только примерами, приведенными в настоящем документе, и они не подразумевают ограничения настоящей полезной модели ими.
Выбор материалов для изготовления противопролежневого матраса
3
Выбранные испытуемые материалы представляют собой многослойную мягкую ткань, полиуретановый гель разной толщины и с различной мягкостью, мешок с камерой, изготовленный в виде трубки трех различных размеров для заполнения водой и воздухом, и пеноматериал из натурального латекса. Эти материалы будут измерены на жесткость поверхности сначала путем использования измерителя жесткости пеноматериала, называемого дурометром Durometer Hardness Asker F, изготовленного компанией Kobunshi Keiki Co., Ltd., обладающего диаметром пресса 25,2 мм. Пружина используется в качестве сопротивления, и круговая шкала показывает результат в виде показаний от 0 до 100, причем 0 точка обладает сопротивлением 55 грамм-силы сопротивления, а точка 100 обладает сопротивлением 455 грамм-силы. В отношении пеноматериала из натурального латекса, помимо измерения жесткости поверхности, также рассчитывается плотность (кг/м) и показатель твердости на вдавливание (Н) по стандарту ASTM D-1055-90.
Для первичного испытания голову манекена 3,8 кг прижимали к поддерживающим материалам для расчета давления. Результаты испытаний приведены в следующей таблице:
Поддерживающий материал
Характеристики
Жесткость поверхности, Asker F
Давление (мм рт. ст.)
Прим.
Нет
-
-
221
Многослойная мягкая ткань
Толщиной 2,5 см
19
185
Полиуретановый гель
10 мм
50
164
Полиуретановый гель
20 мм
45
157
Полиуретановый гель
30 мм
42
131
Полиуретановый гель
40 мм
28
100
Полиуретановый гель
40 мм
6-7
229
(Слишком водянистый, чтобы прибор прикасался к жесткому основанию)
Баллоны с водой, расположенные по порядку в тканевых мешках
Цилиндр диаметром 3,5 см
51
146
Цилиндр диаметром 7,0 см
48
90
Цилиндр диаметром 10,0 см
55
95
Баллоны с воздухом, расположенные по порядку в тканевых мешках
Цилиндр диаметром 3,5 см
58
148
Цилиндр диаметром 7,0 см
53
105
Цилиндр диаметром 10,0 см
55
79
Подушка из латексного пеноматериала
Толщина 6,3 смПлотность 63,5 кг/м<sup>3</sup>Показатель вдавливания 68,6 Н
6
57
Подушка из латексного пеноматериала
Толщина 12 смПлотность 63,5 кг/м<sup>3</sup>Показатель вдавливания 68,6 Н
5
34
Подушка из латексного пеноматериала, покрытая эластичной тканью
Толщина 12 смПлотность 63,5 кг/м<sup>3</sup>Показатель вдавливания 68,6 Н
8
43
По результатам первичных испытаний очевидно, что наилучшим поддерживающим материалом является пеноматериал из натурального латекса. Поэтому следующим испытанием будет испытание только с пеноматериалом из натурального латекса, и ожидаемые связанные с надавливанием данные относятся к пользователю и поддерживающей подушке.
2
Для пользователя существуют 2 фактора, которыми являются a) конкретные характеристики каждого пациента (вес, рост для расчета индекса массы тела). Индекс массы тела или индикатор жира рассчитывается, как вес/рост, и b) характеристики в положении лежа (лежа на спине и лежа на боку).
Для поддерживающей подушки, натуральный латекс, существуют 2 фактора, которыми являются толщина подушки и мягкость/жесткость.
Испытание нагружением противопролежневого матраса при различных факторах
й
й
Выборку из 34 человек брали для испытаний, чтобы обнаружить конкретные характеристики путем измерения веса, роста и расчета индекса массы тела (BMI), причем вес в выборке составлял 43-87 кг, рост – 1,45-1,70 м, и BMI – от 18,2 до 36,9. Затем их разделяли на 5 групп, среди которых были худые с BMI ниже 18,5, норма с BMI от 18,5 до 24,9, полные с BMI от 25,0 до 29,9, и с ожирением, если BMI был более 30. Затем брали выборку из 9 человек для испытаний для обнаружения величины давления, деленной на индекс массы тела, как в таблице внизу, в которой 1 человек рассматривался, как самый худой в группе, а 9 человек рассматривался, как самый полный в группе.
Пациент
Вес тела (кг)
Рост (м)
BMI
1
50,9
1,67
18,2
2
43,6
1,50
19,4
3
60,0
1,70
20,8
4
51,5
1,52
22,3
5
62,0
1,60
24,2
6
68,9
1,60
26,9
7
59,3
1,45
28,2
8
82,1
1,55
34,2
9
86,3
1,53
36,9
3
Что касается пеноматериала из натурального латекса, были представлены материалы толщиной от 1 до 3 дюймов и плотностью от 65 до 110 кг/м. Пеноматериал из натурального латекса высокой плотности обладает высоким уровнем жесткости или индексом вдавливания, как показано на фиг. 2.
3
При испытаниях в положении лежа имеется подушка из пеноматериала из натурального латекса толщиной 6,3 см и плотностью от 60 до 65 кг/м для опоры головы, чтобы снизить давление в области головы и поддерживать его низким на протяжении всех испытаний для исследования давления в конкретных областях матраса ниже области головы.
Для влияния положения лежа на тело было обнаружено, что тело больше развертывается в положении лежа на спине, чем на боку, что приводит к меньшему давлению в этом положении, чем в положении на боку. Давление, возникающее в положении лежа на спине, часто возникает в области плеч, копчика и пяток. В положении лежа на боку оно возникает в области плеч и бедер, как показано в таблице внизу:
Пациент
Тип используемого латексного пеноматериала
Положение лежа на спине
Положение лежа на боку
Голова
Плечи
Копчик
Пятки
Голова
Плечи
Бедра
1
Латексный пеноматериал D65 толщиной 1 дюйм
46
65
49
49
34
65
154
Латексный пеноматериал D65 толщиной 2 дюйма
40
47
49
43
35
49
138
Латексный пеноматериал D65 толщиной 3 дюйма
38
49
47
40
26
62
101
5
Латексный пеноматериал D65 толщиной 1 дюйм
35
37
52
48
49
65
78
Латексный пеноматериал D65 толщиной 2 дюйма
25
31
54
42
36
57
49
Латексный пеноматериал D65 толщиной 3 дюйма
32
29
42
27
30
42
50
8
Латексный пеноматериал D65 толщиной 1 дюйм
37
41
67
41
30
69
84
Латексный пеноматериал D65 толщиной 2 дюйма
43
44
57
45
38
55
56
Латексный пеноматериал D65 толщиной 3 дюйма
47
39
43
36
33
53
62
*Приведенные значения указывают величину давления в мм рт. ст.
По данным таблицы очевидно, что давление в некоторых случаях больше 70 мм рт. ст., особенно в области бедер для некоторых образцов, и использование более толстого пеноматериала из натурального латекса будет способствовать снижению давления, и очевидно, что давление больше для худых, чем для полных.
Что касается толщины латексного пеноматериала, она также влияет на давление, т.е. более толстый латексный пеноматериал обеспечивает меньшее давление. Использование латексного пеноматериала толщиной 2 дюйма достаточно для снижения давления некоторых образцов; но для некоторых людей для снижения давления требуется латексный пеноматериал толщиной 3 дюйма, как показано в следующей таблице:
Пациент
Тип используемого латексного пеноматериала
Положение лежа на спине
Положение лежа на боку
Голова
Плечи
Копчик
Пятки
Голова
Плечи
Бедра
5
Латексный пеноматериал D65 толщиной 1 дюйм
35
37
52
48
49
65
78
Латексный пеноматериал D65 толщиной 2 дюйма
25
31
54
42
36
57
49
Латексный пеноматериал D65 толщиной 3 дюйма
32
29
42
27
30
42
50
5
Латексный пеноматериал D75 толщиной 1 дюйм
46
40
58
36
60
52
69
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма
40
39
52
39
45
44
58
Латексный пеноматериал D75 толщиной 3 дюйма
34
38
47
39
36
57
47
8
Латексный пеноматериал D65 толщиной 1 дюйм
37
41
67
41
30
69
84
Латексный пеноматериал D65 толщиной 2 дюйма
43
44
57
45
38
55
56
Латексный пено-материал D65 толщиной 3 дюйма
47
39
43
36
33
54
53
8
Латексный пеноматериал D75 толщиной 1 дюйм
46
47
55
54
33
77
88
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма
49
45
58
37
34
88
54
Латексный пеноматериал D75 толщиной 3 дюйма
30
40
46
35
40
63
53
* Приведенные значения указывают величину давления в мм рт. ст.
Плотность латексного пеноматериала также влияет на давление. У худых недостаточно жира для поддержания тела. При использовании слишком мягкого или тонкого пеноматериала при поддержании веса тела, он давит на опору, что приводит к высокому давлению; но если использовать более толстый пеноматериал и большую плотность, он выдерживает более высокое давление, как показано в следующей таблице:
Пациент
Тип используемого латексного пеноматериала
Положение лежа на спине
Положение лежа на боку
Голова
Плечи
Копчик
Пятки
Голова
Плечи
Бедра
1
Латексный пеноматериал D65 толщиной 1 дюйм
46
65
49
49
34
65
154
Латексный пеноматериал D65 толщиной 2 дюйма
40
47
49
43
34
49
137
Латексный пеноматериал D65 толщиной 3 дюйма
38
49
47
40
26
47
100
1
Латексный пеноматериал D75 толщиной 1 дюйм
44
57
45
63
30
64
153
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма
35
44
61
42
37
90
96
Латексный пеноматериал D75 толщиной 3 дюйма
33
46
42
42
43
69
42
* Приведенные значения указывают величину давления в мм рт. ст.
Однако плотность латексного пеноматериала не должна быть слишком высокой. В противном случае латексный пеноматериал будет тверже и вызовет пролежни, как указано в таблице внизу:
Пациент
Тип используемого латексного пеноматериала
Положение лежа на спине
Положение лежа на боку
Голова
Плечи
Копчик
Пятки
Голова
Плечи
Бедра
5
Латексный пеноматериал D65 толщиной 2 дюйма
25
36
54
41
36
56
50
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма
40
39
49
39
45
44
58
Латексный пеноматериал D95 толщиной 2 дюйма
33
55
52
54
42
57
62
Латексный пеноматериал D110 толщиной 2 дюйма
34
58
62
72
41
76
77
9
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма
51
59
60
67
46
61
56
Латексный пеноматериал D95 толщиной 2 дюйма
39
56
58
49
34
59
92
Латексный пеноматериал D110 толщиной 2 дюйма
23
60
54
81
22
78
50
Латексный пеноматериал D65 толщиной 2 дюйма
32
81
62
95
32
85
72
* Приведенные значения указывают величину давления в мм рт. ст.
Кроме того, при использовании латексного пеноматериала в качестве матраса он может быть покрыт тканью, например, эластичной тканью или синтетической кожей, чтобы продлить срок службы латексного пеноматериала, и чтобы его было легче очищать. Также использование синтетической кожи (ткань, покрытая ПВХ) позволяет легче очистить подушку. Это подходит для использования в больницах. Наличие этих двух типов покровной ткани незначительно влияет на давление, как показано в таблице внизу:
Пациент
Тип используемого латексного пеноматериала
Положение лежа на спине
Положение лежа на боку
Голова
Плечи
Копчик
Пятки
Голова
Плечи
Бедра
6
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма без покрытия тканью
36
42
93
36
35
48
66
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма, покрытый эластичной тканью
37
57
79
49
28
55
63
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма, покрытый синтетической кожей
41
42
78
63
24
50
71
6
Латексный пеноматериал D75 толщиной 3 дюйма без покрытия тканью
35
28
59
37
31
52
52
Латексный пеноматериал D75 толщиной 3 дюйма, покрытый эластичной тканью
45
40
52
44
30
54
51
Латексный пеноматериал D75 толщиной 3 дюйма, покрытый синтетической кожей
37
45
57
56
39
98
64
8
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма без покрытия тканью
49
45
58
37
34
88
54
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма, покрытый эластичной тканью
42
43
61
39
31
90
59
Латексный пеноматериал D75 толщиной 2 дюйма, покрытый синтетической кожей
42
46
61
42
28
68
87
8
Латексный пеноматериал D75 толщиной 3 дюйма без покрытия тканью
30
40
46
35
40
63
53
Латексный пеноматериал D75 толщиной 3 дюйма, покрытый эластичной тканью
40
44
48
42
20
47
75
Латексный пеноматериал D75 толщиной 3 дюйма, покрытый синтетической кожей
43
45
52
43
39
52
56
* Приведенные значения указывают величину давления в мм рт. ст.
3
3
3
3
3
Основной вывод состоит в том, что давление возникает в основном у копчика в положении лежа на спине. Поддерживающая подушка из латексного пеноматериала для этой части должна быть самой мягкой с плотностью 65 кг/м и толщиной не менее 5 см для обеспечения того, чтобы копчик в этой области поддерживался мягким латексным пеноматериалом. Ширина подушки для этой части составляет 50 см, в то время как эта часть равна по ширине матрасу, и поддерживающая копчик часть должна быть размещена по меньшей мере на 10 см выше центра матраса. Поддерживающая копчик часть шириной 50 см покрывает часть копчика любого пациента, использующего такой матрас. Верхняя часть и нижняя часть матраса содержат латексный пеноматериал толщиной 5 см плотностью 75 кг/м; и для предотвращения неприятных ощущений на стыке латексного пеноматериала плотностью 65 кг/м и плотностью 75 кг/м, латексный пеноматериал плотностью 65 кг/м должен быть размещен по всей передней стороне подушки, и для дальнейшего использования подушка затем должна быть покрыта тканью. Противопролежневый матрас по настоящей полезной модели был испытан для расчета области давления на копчик с группой выборки с разбросом от худого пациента до толстого, и давление на копчик было ниже 60 мм рт. ст., как показано в таблице внизу:
Пациент
Вес тела (кг)
Рост (см)
BMI
Наибольшее давление на копчик (мм рт. ст.)
1
48,0
150
21,3
46,3
2
50,9
152
22,0
46,7
3
64,6
153
27,6
53,8
4
59,3
145
28,2
42,3
5
72,0
157
29,2
44,8
6
82,1
155
34,2
42,7
Любые модификации или изменения могут быть очевидны и могут быть внесены специалистом в этой области, причем они все попадают в рамки объема и сущности настоящей полезной модели, определяемых формулой полезной модели.
Предпочтительное осуществление настоящей полезной модели
Предпочтительное осуществление настоящей полезной модели указано в подробном описании настоящей полезной модели.