УРОВНЕМЕР

Полезная модель относится к контролю и изменению уровня.
Известные уровнемеры, работающие на принципе локации в СВЧ диапазоне /А.с. СССР №114815, кл. G 01 F 23/28, 1957 I, не обеспечивают достаточной точности измерения уровня.
Наиболее близким к полезной модели по своей технической сущности является уровнемер, содержащий антенну, СВЧ генератор, смеситель, генератор пилообразного напряжения, интегратор, избирательный усилитель, формирователи и индикатор /Патент ФРГ №2129290, кл. 42 е 34,19741.
Известный уровнемер в связи со сложностью схемного выполнения имеет ряд недостатков, влияющих в конечном итоге на точность измерения и надежность устройства.
В основу полезной модели поставлена задача - увеличить точность измерения, упростить конструкцию и увеличить надежность.
Данная задача достигается тем, что уровнемер, содержит модулятор, последовательно соединенный с генератором СВЧ, циркулятором и антенной. Циркулятор в свою очередь последовательно соединен с детектором, формирователем импульса, рециркуляционным преобразователем, счетчиком и индикатором.
На фиг.1 показана структурная схема уровнемера.
Схема содержит модулятор 1, соединенный последовательно с генератором СВЧ 2, который подключен через циркулятор 3 к антенне 4. Ко второму выходу циркулятора последовательно подключены детектор 5,
формирователь импульса 6, рециркуляционный преобразователь 7, счетчик 8, индикатор 9.
Работает уровнемер следующим образом.
От генератора СВЧ 2, промодулированный модулятором 1 сигнал через циркулятор 3 поступает на антенну 4 и излучается в сторону контролируемой среды. При излучении сигнал проходит через циркулятор 3 и попадает на детектор 5. Отраженный сигнал поступает на антенну 4 и через циркулятор 3 поступает на детектор 5. Продетектированные первый и второй импульсы последовательно во времени поступают на формирователь импульса 6. Время между двумя импульсами пропорционально расстоянию до контролируемой среды. Формирователь импульса 6 формирует импульс длительностью равной времени между опорным импульсом и отраженным. Далее импульс поступает на рециркуляционный преобразователь 7 длительности импульса в код. Код пропорциональный длительности импульса поступает на счетчик 8, где код преобразуется непосредственно в расстояние и далее информация поступает на индикатор 9.