УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

УСТРОЙСТВО для ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Полезная модель относится к медицине, а именно к применению электромедицинской аппаратуры в медицинской практике при проведении лекарственного электрофореза.
Известно применение в медицине способа лекарственного электрофореза (1), предложенного В. Росси в 1801 г. Механизм действия лекарственного электрофореза заключается в том, что частицы лекарственного раствора, помещенного на прокладки электродов, под действием тока проникают в толщину кожи и образуют в ней так называемое ионное депо , из которого постепенно вымываются лимфой и кровью. Частным случаем использования способа лекарственного электрофореза является назальный или интерназальный способ, который заключается во введении в каждую ноздрю освобожденного от изоляции конца провода с активным электродом, обернутого слоем ваты, смоченной раствором лекарственного вещества. При этом провод с активным электродом вставляют в гнездо корпуса источника гальванического тока. Предлагаемая полезная модель может быть использована при проведении назального или интерназального электрофореза.
Известно использование для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными целями при проведении лекарственного электрофореза аппарата типа АГН - 1 или Поток -1 (2), характеризующегося при нагрузке 500 Ом максимальным током в цепи пациента - 50 ± 5 мА. Аппарат позволяет регулировать в цепи пациента силу постоянного тока, получаемого путем выпрямления переменного тока. Аппарат Поток -1 содержит источник тока, сглаживающие
A61H 39/00 фильтры, регулятор напряжения и электроды. К недостаткам аппарата Поток -1, выполненного в настольном оформлении, следует отнести его большие габариты (масса прибора в комплекте составляет 2, 4 кг), что затрудняет его использование для проведения электрофореза, например, в домашних условиях. Задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, состоит в создании малогабаритного прибора, используемого для воздействия постоянным током на организм человека при проведении электрофореза. На фиг.1 изображена блок-схема устройства для электрофореза. Согласно заявляемому техническому решению прибор для осуществления электрофореза содержит блок питания 1 (БП), сглаживающие фильтры 1,2 (Ф1 и Ф2), регулятор напряжения 4 (Р), первый усилитель напряжения 5 (УС1), выход которого соединен со входом регулятора напряжения, выход которого соединен с шиной питания второго усилителя напряженияб (УС2), активного и пассивного электродов 7 и 8. При этом все элементы расположены в корпусе в виде футляра , на передней поверхности которого установлен пассивный электрод. Питание прибора осуществляется от батареи Крона ВЦ или аналогичных ей источников питания напряжением 9 В. Малогабаритность заявляемого устройства достигается за счет введения усилителей напряжения и использования автономного источника питания типа батареи Крона ВЦ с пониженным напряжением при одновременном получении выходных электрических параметров, аналогичных выходным электрическим параметрам известных аппаратов, например, аппарату Поток -Г, который при этом имеет большие габариты.
На фиг.2 изображена принципиальная схема устройства для электрофореза.
Устройство содержит автогенераторы на микросхемах МС1 и МС2 (микросхемы на элементах И-НЕ (К561 ЛА7) ; усилительные каскады на транзисторах (КТ 815, КТ 814)
Т1 и Т2, ТЗ и Т4; выпрямительные пары диодов (КД 209) D1 и D2, D3 и D4; сглаживающие фильтры - С6 DR2 С9 и С8 DR4 СЮ (С-конденсаторы50мкф, С24 нф), разделительные фильтры - С5 DR1 и С7 DR3. При этом перечисленные элементы входят соответственно в усилитель УС1 и в усилитель УС2, соединенные между собой резистором R5 (4,7 кОм).
Устройство работает следующим образом. При включении питания на автогенераторе, выполненном по схеме мультивибратора (микросхемы МС1 и МС2), на на выходе автогенератора появляется сигнал частотой около 300 Гц. Сгенерированный сигнал усиливается комплементарным каскадом на паре транзисторов Т1 и Т2, ТЗ и Т4. Далее сигнал вьшрямляется диодами D1 и D2, D3 и D4. После чего на фильтрах С6 DR2 С9 и С8 DR4 СЮ сглаживаются пульсации сигнала. Причем источником питания усилителя УС2 является выходной сигнал усилителя УС1, величииа которого регулируется резистором R5. Разделительные фильтры С5 DR1 и С7 DR3 устраняют нежелательные связи через источник питания и между каскадами. В результате на выходе каскада получается постоянное напряжение приблизительно в 1,8 раза превьпиающее напряжение питания.
При проведении назального электрофореза, устройство работает следующим образом. В гнездо корпуса вставляют провод с активным электродом. Активный электрод с предварительно намотанной на него ватой, смоченной необходимым для пациента лекарством, одним концом вставляют в носовые пазухи пациента, а другим
концом - в гнездо корпуса прнбора. Поверхность пассивного электрода, расположенного на поверхности футляра, закрьшают марлей, предварительно смоченной 24% раствором сернокислой магнезии. Включают прибор, поворачивая ручку управления по часовой стрелке до щелчка. Плавно поворачивая ручку, устанавливают ток силой 0,5 - 2,0 мА, необходимый для проведения процедуры. Величина тока зависит от чувствительности пациента. При этом регулировку тока
производят плавно, имея постоянный контакт с корпусом прибора. Следует иметь в виду, что через 2-3 минуты после включения ток в цепи электродов может несколько увеличиться из-за падения сопротивления эпидермиса кожи. В этом случае необходимо несколько уменьшить величину тока. Максимальная величина тока в цепи пациента - 7 мА при нагрузке 500 Ом и напряжении 27 В. Ток, потребляемый от источника питания при максимальной нагрузке не более 15 мА.
Источники информации:
1.Справочник по физиотерапии. Под редакцией А.Н. Обросова, Москва, Медицина, 1976.
2.Гальванизатор Поток -1 ГЭ-50-2 , паспорт № 95-00-00 ПС.