Насадка к объективу осветительного устройства аргонового лазера

Насадка К ОБЪЕКТИВУ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
АРГОНОВОГО ЛАЗЕРА
Заявляемая полезная модель относится к области медицины, а точнее к офтальмологии и применяется нри витреоретинальной хирургии на этапе транспупиллярной коагуляции сетчатки, тампонированной жидкими заместителями стекловидного тела (СТ).
Современное хирургическое лечение сетчатки на сегодняшний день во всем мире включает такую технологию, как транспупиллярная коагуляция сетчатки, выполняемую с использованием аргонового лазера (например, модель Argon I/ YAG FL Combi). В осветительном устройстве аргонового лазера - щелевой лампе перед источником света (в самой конструкции) устанавливаются светофильтры (синий, бескрасный). Однако эта конструкция лазера не предусматривает наличия поляризационного светофильтра. А он становится очень необходим в тех случаях, когда СТ удалено, а в полости стекловидного тела находится перфторорганическое соединение (ПФОС) или силиконовое масло. Сильные блики, которые дают эти наполнители полости СТ не позволяют хирургу при выполнении аргонлазерной коагуляции сетчатки хорошо осмотреть глазное дно и выполнить точную фокусировку лазерного луча на сетчатке, что ведет к ее повреждению. Из уровня техники известно как бороться с нежелательными отражениями от блестящих поверхностей, таких, как стекло, вода, масло и т.д. - необходимо использовать поляризационные светофильтры. Однако, сама конструкция лазера не предусматривает наличие поляризационного светофильтра и в источниках литературы нами не обнаружено устройства в виде насадки к лазеру, включающего светофильтр, что позволило бы гасить нежелательные блики и атравматично коагулировать сетчатку, тампонированную жидкими заместителями СТ.
Задачей полезной модели является разработка насадки к объективу осветительного устройства лазера, позволяющей исключить световые блики при выполнении транспупиллярной коагуляции сетчатки, тампонированной жидкими заместителями СТ.
Технический результат состоит в атравматичном коагулировании сетчатки, тампонированной жидкими заместителями стекловидного тела и, как следствие, скорейшая реабилитация пациентов.
МПК 7 А61 F9/00
Указанный технический результат может быть получен, если насадка к объективу осветительного устройства аргонового лазера для транснуниллярного коагулирования сетчатки, тампонированной жидкими заместителями стекловидного тела, состоит из поляризационного светофильтра в оправе и цилиндрической втулки, причем цилиндрическая втулка одним концом соединена резьбовым соединением с оправой фильтра, а другой ее конец имеет внутренний диаметр на 0,2 - 0,4 мм больше диаметра объектива осветительного устройства, при этом длина втулки 10-12 мм. Существенными признаками полезной модели являются:
-поляризационный светофильтр в оправе; цилиндрическая втулка длиной 10-12 мм;
цилиндрическая втулка одним концом соединена резьбовым соединением с оправой фильтра;
-другой конец втулки имеет внутренний диаметр на 0,2-0,4 мм больше диаметра объектива осветительного устройства.
Между совокупностью существенных признаков поленой модели и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь.
Использование поляризационного светофильтра во внутри конструкции осветителя невозможно, так как для осуществления поляризации необходимо смотреть на объект сквозь светофильтр и медленно вращать его до исчезновения бликов, т.е. каждый раз находить для светофильтра ориентировку. Следовательно фильтр должен находиться перед объективом осветительного устройства, и иметь возможность вращения в оси, перпендикулярной отраженному с глазного дна света. Используя стандартный светофильтр - круглый поляризационный светофильтр, применяемый в фотографии, с посадочной резьбой М52 х 0,75 мм, фиксируем его посредством резьбового соединения с пластмассовой втулкой, а другой конец втулки устанавливаем (надеваем) на объектив осветительного устройства (щелевой лампы) с возможностью вращения втулки, а следовательно и поляризационного светофильтра, т.к. они соединены резьбовым соединением (т.е. жестко). Для возможности вращения насадки диаметр втулки необходимо выполнить на 0,2-0,4 мм больше диаметра объектива осветительного устройства. Для того, чтобы конструкция насадки не была громоздкой и, в тоже время, надежно крепилась на объектив, длина втулки должна быть 10-12 мм.
Данная насадка необходима при транспупиллярной коагуляции сетчатки только в тех случаях, когда стекловидное тело заменено на жидкие заместители. При лечении отслоек сетчатки с гигантскими разрывами, диабетической ретинопатии, осложненной отслойкой сетчатки и ряде других заболеваний сетчатки и СТ технологии с замещением
стекловидного тела сегодня во всем мире признаются самыми эффективными. И именно при лечении сетчатки этими технологиями потребуется на этапе транспупиллярной коагуляции сетчатки использовать заявляемую насадку с поляризационным фильтром. Только в этом случае удастся выполнить коагулирование атравматично и эффективно.
Конструкция насадки к объктиву осветительного устройства показана на чертеже.
Позиция 1 - поляризационный фильтр в оправе.
Позиция 2 - втулка, которая одним концом соединена резьбовым соединением с оправой фильтра, а другой ее конец имеет внутренний диаметр на 0,2-0,4 мм больше диаметра объектива осветительного устройства лазера, что позволяет расположить втулку, соединенную с фильтром на объективе осветительного устройства и выполнять вращение относительно объектива, находя такое положение поляризационного фильтра, при котором световые блики исчезнут и хирург сможет быстро, эффективно и качественно выполнить лазерную коагуляцию сетчатки.
В Екатеринбургском Центре МНТК Микрохирургия глаза с использованием насадки данной конструкции пролечено 46 пациентов. Конструкция проста в изготовлении, дает 100% положительный эффект при лечении сетчатки, тампонированной жидкими заместителями стекловидного тела.