ТРАКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОМЕХ РАБОТЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Тракт определения и контроля гидроакустических и электрических помех работе гидроакустических средств
Полезная модель относится к гидроакустической технике, а конкретнее, к трактам определения помех работе гидроакустических средств.
Помеха работе гидроакустических средств содержит как акустическую так и электрическую составляющие.
Известно устройство для определения гидроакустических помех, содержащее приемную антенну, линейный приемно-усилительный канал и вольтметр. Контроль электрических помех в этом случае производится путем измерения напряжения помех на выходе канала при подключении вместо антенны ее электрического эквивалента. ( В.М. Болгов, Д.Д. Плахов, В.Е.Яковлев. Акустические шумы и помехи на судах. Л. Судостроение, 1984.-С.161-164). При этом электрические эквиваленты подключаются непосредственно в блоках предварительных усилителей.
Недостатком устройства является то, что электрические наводки на электроакустические преобразователи и их линии связи с предварительными усилителями, размещаемыми в блоках предварительных усилителей, не контролируются и поэтому их вклад в интегральный уровень электрических помех, измеряемых на выходе приемного тракта, не учитывается.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является «Тракт определения и контроля гидроакустических помех работе гидроакустическому средству согласно свидетельству на полезную модель № 19161.
Этот тракт содержит последовательно соединенные гидроакустическую антенну из электроакустических преобразователей, линейный многоканальный усилитель, формирователь характеристик направленности, спектроанализатор, блок пересчета к эквивалентному уровню, индикатор, также содержит параллельно соединенные п-линейных усилителей, входы которых соединены с электроакустическими преобразователями гидроакустической антенны, а выходы со входами спектроанализатора.
Недостатком тракта, выбранного за устройство-прототип, является отсутствие возможности определения и контроля электрических помех.
Задачей полезной модели является определение и контроль не только гидроакустических помех, но и электрических помех работе гидроакустических средств.
Поставленная задача решается в тракте определения и контроля гидроакустических и электрических помех работе гидроакустических средств путем использования, как и в устройстве прототипе, последовательно соединенных гидроакустической антенны из m электроакустических преобразователей, линейного т-канального усилителя, формирователя хараетеристики направленности, спектроанализатора, блока пересчета к эквивалентному уровню, индикатора, также содержащего параллельно-соединенные п линейных усилителей, входы которых соединены с выходами электроакустических преобразователей гидроакустической антенны, число которых п  т, при этом электроакустические преобразователи имеют раствор характеристик направленности много больший рефракционного минимума шума моря и ось характеристик направленности ориентирована по горизонту, а выходы соединены со входами спектроанализатора.
В тракт дополнительно введены последовательно соединенные блок из m электрических эквивалентов электроакустических преобразователей и тканальный переключатель, входы которого соединены с m электроакустическими преобразователями гидроакустической антенны, ист электрическими эквивалентами, а выходы соединены с линейным т-канальным усилителем, также дополнительно введены параллельно соединенные k линейных усилителей, входы которых соединены с выходами k электрических эквивалентов электроакустических преобразователей, установленных в местах размещения электроакустических преобразователей гидроакустической антенны и невосприимчивых к приему гидроакустических сигналов и шумов, а выходы с k дополнительными входами спектроанализатора, который выполнен (т+п + k + 1) - канальным.
Электрические эквиваленты электроакустических преобразователей гидроакустической антенны, невосприимчивые к приему гидроакустических сигналов и шумов, при применении в них пъезокерамических активных элементов, выполняются из неполяризованной пъезокерамики.
Техническим результатом полезной модели является обеспечение возможности определения и контроля как гидроакустических помех, так и электрических помех работе приемных трактов гидроакустических средств.
На фиг.1 приведена блок-схема тракта определения и контроля гидроакустических и электрических помех работе гидроакустическому средству.
Полезная модель содержит последовательно соединенные гидроакустическую антенну из электроакустических преобразователей 1, 2т-канальный переключатель 2, линейный m-канальный усилитель 3, формирователь характеристик налравленности 4, (n+m+k+1)- канальный спектроанализатор 5, блок пересчета к эквивалентному уровню 6, индикатор 7, также содержит п линейных усилителей 8, входы которых соединены с электроакустическими преобразователями гидроакустической антенны 1, а выходы с (т+1)(m+n)- входами
спектроанализатора 5, также содержит k линейных усилителей 9, входы которых подключены к k выходам электроакустических преобразователей гидроакустической антенны 1 с располяризованными пъезокерамическими преобразователями, а выходы к (m+n+1)(m+n+k) входам (m+n+k+1)-кaнaльнoгo спектроанализатора, также содержит блок из m эквивалентов, подключенных к (т+1)... 2т-канального переключателя 2, также содержит блок управления 11, синхровходы и синхровыходы которых подключены к блокам 2,4,5,6,7.
Работа полезной модели осуществляется следующим образом. Гидроакустические помехи обрабатываются по тракту из блоков 1,2,3,4,5,6,8. Результаты отображаются на индикаторе 7. При переключении входов блока 2 на блок из m эквивалентов 10 обработка производится по тракту 10,2,3,4,5,6. При этом в блоке 6 производиться вычисление по единому для гидроакустических и электрических помех алгоритму
р  (/) VW) fa7(/)VA/ /
где Ju(f} - частотная характеристика среднеквадратического напряжения гидроакустических или электрических помех,
/(/) - частотная характеристика электроакустической чувствительности
тракта из блоков1, 2, 3, 4, 5 или частотная характеристика коэффициента усиления тракта из блоков 10, 2, 3, 4, 5, для усилителей 8 - это электроакустические чувствительности трактов их электроакустических преобразователей и усилителей 8; для усилителей 9 - это частотные характеристики коэффициентов усиления трактов из неполяризованных электроакустических преобразователей и усилителей 9,
Л/ - частотное разрешение спектрального анализа,
. - среднегеометрические частоты полос разрешения спектрального
анализа,
/з„ - частота приведения.
Блок 11 обеспечивает управление и синхронизацию работы всего устройства.
Таким образом, при подключении блока 10 достигается определение акустических эквивалентов электрических помех всей гидроакустической антенны 1, а по трактам из (п + 1)... (п + k) - усилителей определяются акустические эквиваленты электрических помех, обусловленных наводками на неполяризованные электроакустические преобразователи и их линии связи с предварительными усилителями 9.
Таким образом, достигается необходимый технический результат.
Построение блоков известно из гидроакустической техники. Гидроакустические антенны из электроакустических преобразователей описаны, например, в книге М.Д.Смарышев, Ю.Ю.Добровольский «Гидроакустические антенны. Справочник, - Л.: Судостроение, 1984 - 300 с.;
Многоканальные спектроанализаторы описаны, например, в книге С.Л.Марпл мл. «Цифровой спектральный анализ и его приложения. - М.: Мир, 1990-584 с.