ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ РАСХОДОМЕРА ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА

1. Измерительная секция расходомера газожидкостного потока, состоящая из участка измерения малых водогазовых факторов (ВГФ) на основе резонатора миллиметровых волн, участка измерения скорости потока и участка измерения больших ВГФ на основе закрытого резонатора дециметровых волн, отличающаяся тем, что все три измерительных участка объединены в одну конструкцию - измерительный канал, в качестве резонатора миллиметровых волн используется открытый цилиндрический резонатор (ОЦР), форма измерительного канала, по которому проходит газожидкостный поток, сделана одинаковой на протяжении всей длины измерительной секции: она цилиндрическая и ее диаметр равен внутреннему диаметру ОЦР, а сопряжения стандартного трубопровода с измерительным каналом выполнены гладкими с постепенным и плавным переходом от одного диаметра к другому и с полировкой как самих переходов, так и внутреннего диаметра канала.
2. Измерительная секция по п.1, отличающаяся тем, что внешний диаметр закрытого цилиндрического резонатора сделан равным или меньше внутреннего диаметра корпуса измерительной секции.