УСТРОЙСТВО МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА ИОНОВ КАЛИЯ И НАТРИЯ

Сущность полезной модели.
Задачей полезной модели является увеличение долговечности емкостей с жидкими реагентами и профилактика распространения инфекционных заболеваний, например, ВИЧ-инфекций, вирусных гепатитов, сифилиса и удешевление стоимости исследования на ионы калия и натрия.
Для достижения этой задачи предложено устройство с электролитными растворами многоразового применения для анализатора ионов калия и натрия. Устройство состоит из 4 одинаковых по объему изолированных друг от друга емкостей, изготовленных из светопрозрачной пластмассы для визуального контроля уровня растворов и многоразового заполнения растворами по мере их расходования. Емкости соединены с анализатором ионов калия и натрия трубопроводами, которые обеспечивают движение растворов между емкостями и анализатором:
1.Емкость для стандарта А объемом 100,0 мл бутылочной конфигурации, высотой ПО мм, диаметром 45 мм с завинчивающейся плоской крышкой, имеющей в центре отверстие диаметром 3,0 мм для трубопровода, который соединен к анализатору ионов калия и натрия через отверстие в нише на левой его стороне.
2.Емкость для стандарта В аналогична емкости стандарта А, соединена к анализатору трубопроводом через отверстие в нише на левой его стороне.
3.Емкость для Раствора сравнения аналогична первым двум, соединена к анализатору трубопроводом через отверстие в нише на левой его стороне.
4. Емкость для слива исследованного заразного материала аналогична остальным, соединена к анализатору трубопроводом через отверстие в нише на левой его стороне.
Пластмассовые трубопроводы с наружным диаметром 3,0 мм опускаются на дно емкостей. Графическое изображение заявленного устройства в целом приведено на рис. 1.
Приготовление электролитиых растворов.
1.Стандарт А - это электролитный раствор А. Готовится из химически чистых хлористого натрия и калия.
Отвешиваем 8,766 г хлористого натрия, 0,373 г хлористого калия и растворяем их в дистиллированной воде до объема 1,0 л. В данном растворе концентрация ионов натрия равна 150 ммоль/л, а ионов калия - 5 ммоль/л.
2.Стандарт В - это электролитный раствор В. Отвешиваем 2,922 г хлористого натрия, 0,134 г хлористого калия и растворяем их в дистиллированной воде до объема 1,0 л. В данном растворе концентрация ионов натрия равна 50 моль/л, а ионов калия - 1,8 моль/л.
3.Раствор сравнения - это электролитный Раствор сравнения. Отвешиваем 89,466 г хлористого калия и растворяем в дистиллированной воде до объема 1,0 л. В данном растворе концентрация хлористого калия равна 1,2 моль/л.
4.Емкость для слива на 1/3 объема заливается 9% раствором хлорамина или 18% раствором перекиси водорода и освобождается от исследованного материала согласно ОСТ-а 42-21-2-85 каждый рабочий день.
Приготовление электролитных растворов и заполнение ими емкостей предложенного устройства занимает 2 часа рабочего времени лаборанта со средним образованием. Иными словами, наши расходы составляют 10-12 долларов на 150-160 исследований вместо 120-150 долларов, расходуемых на покупку одной кассеты импортного производства. Кроме того, применение полезной модели способствует санитарному благополучию окружающей среды.
Перечень фигур чертежей и иных материалов.
На странице 4 приводится чертеж предложенной полезной модели. На рисунке 1 Устройство с электролитными растворами многоразового применения для анализатора ионов калия и натрия соединено к анализатору ионов калия и натрия AVL 9120.
Обозначение на рис. 1:
1- отверстие для трубопровода стандарта А;
2- отверстие для трубопровода стандарта В;
3- отверстие для трубопровода слива;
4- отверстие для трубопровода Раствора сравнения;
5- трубопроводы емкостей;
6- крышки емкостей;
7- отверстия в крышке емкостей;
8- емкость для стандарта А;
9- емкость для стандарта В;
10- емкость для слива;
11- емкость для Раствора сравнения.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
Полезная модель является устройством многоразового применения.
Емкости, на рис. 1 - 8, 9, 10, 11 изготовлены из светопрозрачной пластмассы для визуального наблюдения уровня растворов. Кроме того, для профилактики распространения инфекционных заболеваний емкость для слива исследованного заразного материала, на рис.1 - 10, содержит дезинфицирующее средство.
По мере расходования электролитных растворов емкости многократно заполняются свежеприготовленными электролитными растворами, а емкость для слива исследованного заразного материала заливается на 1/3 объема дезинфицируюпдим раствором каждый рабочий день после ее опорожнения.
С использованием полезной модели на анализаторе ионов калия и натрия AVL 9120 исследованы сыворотки крови от 100 больных, подобранных методом случайной выборки, на содержание ионов калия и натрия. У 100 больных тоже методом случайной выборки исследованы концентрации ионов калия и натрия в сыворотке крови кассетным методом (использованы кассеты с жидкими реагентами одноразового пользования).
Все 200 больных находились на лечении в Якутской городской клинической больнице с 23.12.98 г. по 23.03.99 г. В таблице 1 приведен статистический анализ результатов исследований. nZ XXZ dа (S)mр количество исследованных людей; знак суммирования результатов отдельного определения; среднее арифметическое; сумма квадратов отклонений от средней; среднеквадратическое отклонение; стандартная ошибка средних; уровень значитости.
Вывод: Концентрации ионов калия и натрия в сыворотке крови, определенные с использованием полезной модели, достоверно (р  0,05) не отличаются от таковых, определенных кассетным методом.