Термопреобразователь сопротивления

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для измерения температуры поверхностей твердых тел, например подшипников, сыпучих, жидких и газообразных сред.
Известен термопреобразователь сопротивления (ТС), предназначенный для измерения температуры подшипников и поверхности твердых тел ТСП-1388 и ТСМ-1388, содержащие проволочный чувствительный элемент в виде катушки с выводами из провода типа МГТФ с изоляцией из фторопластовой ленты, в качестве заполнителя использован неэлектропроводящий порошок, термопреобразователь герметизирован эпоксидной смолой (каталог, НПП ТОЧПРИБОР, 2016 г., Контрольно-измерительные приборы. Измерение температуры).
Недостатками термометра являются - низкая стойкость к вибрационным воздействиям, негерметичность выводов термометра сопротивления, низкая стойкость к агрессивным воздействиям, узкий диапазон измерения температуры от 0°С до 120°С.
Задачей полезной модели является расширение возможности применения термопреобразователей сопротивления за счет повышения надежности их работы.
Техническим результатом, получаемым от внедрения полезной модели, является повышение стабильности работы ТС, стойкости к вибрационным, агрессивным воздействиям, увеличение пыле- и влагозащищенности.
Указанный технический результат достигается за счет того, что термопреобразователь сопротивления состоит из пленочного чувствительного элемента и средств подсоединения его к измерительному устройству, размещенных в корпусе, выполненном из металлической трубки, заглушенной с одной стороны приваренным дном. Средства подсоединения чувствительного элемента к измерительному устройству выполнены в виде кабеля с монолитной изоляцией из фторопласта. В корпусе установлена печатная плата, на которую запаяны выводы пленочного чувствительного элемента и выводы изолированного кабеля для связи с измерительным устройством. Корпус герметизирован путем заполнения его полости кремнийорганическим компаундом и механически зафиксирован методом обжатия со стороны входа кабеля, что дополнительно защищает ТС от агрессивных воздействий, увеличивает его пыле- и влагозащищенность.
Пленочный чувствительный элемент может быть запаян на печатную плату высокотемпературным припоем.
Чувствительный элемент также может быть зафиксирован лаком.
Конструкция термопреобразователя изображена на фиг. 1.
Термометр сопротивления состоит из 1 - кабеля в монолитной изоляции из фторопласта, 2 - корпуса в виде металлической трубки с приваренным дном, 3 - печатной платы из фольгированного стеклотекстолита, 4 - пленочного чувствительного элемента, 5 - кремнийорганического компаунда, обеспечивающего герметичность термометра и изоляцию чувствительного элемента от корпуса термометра.
Термопреобразователь сопротивления работает следующим образом.
Перед измерением температуры термопреобразователь сопротивления помещают в измеряемую среду на глубину не менее 20 мм. Принцип работы термопреобразователя сопротивления основан на зависимости сопротивления чувствительного элемента от температуры. При измерении температуры через чувствительный элемент пропускается измерительный ток. Кабель соединяет чувствительный элемент с измерительным устройством.
Таким образом, использование ТС предложенной конструкции позволяет повысить стабильность работы ТС, стойкость к вибрационным, агрессивным воздействиям, увеличить пыле- и влагозащищенность. Этим и достигается заявленный полезной моделью технический результат.