МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

1. Система RF радиочастотного (RF) объемного резонатора для применения в системе магнитно-резонансной (MR) визуализации, при этом система RF объемного резонатора содержит:
- многопортовый RF объемный резонатор (40, 50; 60), содержащий множество портов (P1, P2, …, Pn), которые расположены на резонаторе для возбуждения и/или приема RF/MR сигналов посредством каналов передачи и/или приема, отличающийся тем, что:
- обеспечено множество каналов (TCh1/RCh1, …, TChn/RChn) передачи и/или приема, каждый из которых содержит по меньшей мере двухпозиционный переключатель (S) для соединения и разъединения каждого канала передачи и/или приема с или от каждого из портов (P1, P2, …, Pn) посредством переключения соответствующего двухпозиционного переключателя (S) между включенным и выключенным состояниями, соответственно, причем двухпозиционные переключатели (S) можно переключать между включенным и выключенным состояниями взаимно независимо посредством каждого отдельного переключающего сигнала (D), и
- блок (C) управления для формирования переключающих сигналов (D) для выбора, по меньшей мере, двух из портов RF резонатора для соединения с каждым из каналов передачи и/или приема для возбуждения и/или приема RF/MR сигналов для проведения MR визуализации объекта обследования.
2. Система RF объемного резонатора по п.1, в которой каждый из множества каналов (TCh1/RCh1, …, TChn/RChn) передачи и/или приема содержит согласующую цепь (M) для согласования соответствующего порта RF объемного резонатора (40, 50; 60) с импедансом подсоединенного усилителя мощности или подсоединенного малошумящего усилителя.
3. Система RF объемного резонатора по п.1, в которой блок (C) управления обеспечен для выбора, по меньшей мере, двух портов RF резонатора для соединения с каждым из каналов передачи и/или приема, в зависимости от физических свойств объекта обследования, таким образом, чтобы однородность резонансной RF моды, возбуждаемой RF объемным резонатором (40, 50; 60) была максимальной, и/или полученное значение коэффициента удельного коэффициента поглощения (SAR) объекта обследования было минимальным.
4. Система RF объемного резонатора по п.1, в которой многопортовый RF объемный резонатор (40, 50; 60) является катушкой для всего тела или локальной катушкой.
5. Система RF объемного резонатора по п.1, в которой многопортовый RF объемный резонатор является RF катушкой (60) типа «птичьей клетки» или резонатором типа TEM.
6. Система RF объемного резонатора по п.1, в которой переключатели (S) переключаются во включенное или выключенное состояние многократно в соответствии с предварительно заданной или требуемой последовательностью, которая введена в блок (C) управления.
7. Система RF объемного резонатора по п.1, в которой блок (C) управления обеспечен для предварительного задания или оценки значений амплитуд и/или частот, и/или фаз, и/или форм импульсов RF сигналов передачи, подлежащих формированию теми каналами (TCh/RCh) приема/передачи, которые соединены посредством соответствующего двухпозиционного переключателя (S) во включенном состоянии с портом RF резонатора, при этом упомянутые значения предварительно задаются или оцениваются в зависимости от физических свойств объекта обследования таким образом, чтобы однородность резонансной RF моды, возбуждаемой RF объемным резонатором (40, 50; 60) была максимальной, и/или полученное значение коэффициента SAR объекта обследования было минимальным.
8. Система RF объемного резонатора по п.1, в которой на, по меньшей мере, одном из портов (P1, P2, …, Pn) расположена локальная катушка или измерительная катушка для измерения силы локального RF тока или напряженности локального RF поля.
9. Система RF объемного резонатора по п.1, в которой, по меньшей мере, один из переключателей (S) содержит первый и второй диоды (Dd1, Dd2), которые последовательно включены в каждую соединительную линию между портом RF объемного резонатора и соответствующим каналом (TCh/RCh) приема/передачи, при этом оба диода (Dd1, Dd2) соединены своими полюсами в противоположных направлениях один относительно другого, и первый и второй источники (OD1, OD2) напряжения смещения, каждый из которых подсоединен параллельно первому и второму диодам (Dd1, Dd2), соответственно, для смещения первого и второго диодов (Dd1, Dd2), соответственно, в токопроводящее или непроводящее состояния, причем источники (OD1, OD2) напряжения смещения переключаются упомянутым переключающим сигналом.
10. Способ MR визуализации объекта обследования посредством системы RF объемного резонатора по п.1, в котором MR визуализацию объекта обследования осуществляют подачей переключающих сигналов в переключатели для переключения переключателей во включенное или выключенное состояние в соответствии с последовательностью, которую предварительно задают или выбирают, в каждом случае, в зависимости от физических свойств объекта обследования типа объема, массы, размера и отношения вода/жир, таким образом, чтобы однородность резонансной RF моды, возбуждаемой RF объемным резонатором, была максимальной, и/или полученное значение коэффициента SAR объекта обследования было минимальным.
11. Способ по п.10, содержащий первый этап в виде предварительного сканирования MRI для оценки и сохранения значений амплитуд и/или частот, и/или фаз и/или для оценки и сохранения форм импульсов RF сигналов передачи, подлежащих формированию каждым из каналов приема/передачи, когда данные каналы соединены с соответствующими портами посредством переключателей во включенном состоянии, при этом упомянутые значения оценивают в зависимости от физических свойств объекта обследования таким образом, чтобы полученная однородность резонансной RF моды, возбуждаемой RF резонатором, была максимальной, и/или полученное значение коэффициента SAR объекта обследования было минимальным, и второй этап в виде основного сканирования MRI для MR визуализации объекта обследования посредством переключения переключателей во включенное или выключенное состояние в соответствии с предварительно заданной или требуемой, или оцененной последовательностью.
12. Способ по п.11, в котором значения амплитуд, и/или частот, и/или фаз, и/или форм импульсов RF сигналов передачи, подлежащих формированию каждым из каналов передачи/приема, выбирают для формирования поисковой таблицы в зависимости от физических свойств объекта обследования, которые введены оператором.
13. Система MR визуализации, содержащая систему RF объемного резонатора в соответствии с, по меньшей мере, одним из пп.1-9.
14. Машиночитаемый носитель информации, имеющий сохраненную на нем компьютерную программу, исполняемую в программируемом микропроцессорном средстве, и выполненную с возможностью осуществления способа по одному из пп.10-12.