БИНАУРАЛЬНЫЙ СТЕТОСКОП

Полезная модель относится к медицинской технике и может быть использована для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других естественных звуков, возникающих в организме человека и животных.
Известен простой (твердый) стетоскоп, имеющий форму трубки из дерева, эбонита, и т.п.с воронками разного диаметра на концах. Его преимущество - передача звука не только через столб воздуха, но и через твердую часть стетоскопа и височную кость исследующего. [БСЭ, т.24, кн. 1 («Собаки - Струна») стр.508, Стетоскоп, 3-е изд., М.: Советская энциклопедия, 1976. - 608 с].
Основным недостатком этого стетоскопа является необходимость наклоняться к прослушиваемым частям тела, то есть неудобство использования. Известен бинауральный стетоскоп, содержащий воронку и эластичные трубки, концы которых вставляются в наружные слуховые проходы. Он удобнее жесткого стетоскопа и поэтому получил большее распространение [БСЭ, т.24, кн. 1 («Собаки - Струна») стр.508, Стетоскоп, 3-е изд., М: Советская энциклопедия, 1976. - 608 с].
Основным недостатком этого стетоскопа является необходимость использования двух рук для установки слуховых трубок в наружные слуховые проходы, то есть неудобство использования.
Известен бинауральный стетоскоп, содержащий воронку большого диаметра, установленную на конце эластичной Y-образной трубки и воронки малого диаметра, установленные на концах слуховых, первой и второй бинарных трубок соединенных плоской пружиной, и эластичную Y - образную трубку, надетую на свободные концы слуховых трубок и большую воронку с пластиковой диафрагмой, установленную на нижнем конце Y-образной эластичной трубки. [Стетоскопы LD) (модели LD Рго1-Plus, Prorf-I, Prof-II, LD Prof-Ш, LD Prof-IV) / Руководство по эксплуатации, 2004 (копия прилагается)].
Основным недостатком этого стетоскопа является необходимость использования двух рук для установки бинарной трубки в наружные слуховые проходы, то есть неудобство использования.
Технической задачей полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик бинаурального стетоскопа путем установки бинарной трубки стетоскопа в наружные слуховые проходы одной рукой.
Поставленная техническая задача в полезной модели решается тем, что в конструкцию бинаурального стетоскопа, содержащего воронки малого диаметра, установленные на концах первой и второй слуховых бинарных трубок, на свободных концах которых размещено крепление плоской пружины и Y-образная эластичная трубка, воронку большого диаметра, установленную на свободном конце Y-образной эластичной трубки и плоскую пружину дополнительно введены эргономические рукоятки, закрепленные на первой и второй слуховых бинарных трубках. При этом они выполнены в виде сужающихся в сторону Y-образной эластичной трубки лепестков с эллиптическим округлением свободного конца лепестка, при этом креплением эргономических рукояток на слуховых первой и второй бинарных трубках выполнено с натягом на крепления плоской пружины стетоскопа.
Сущность полезной модели поясняется фигурами. На фиг.1 представлен бинауральный стетоскоп в состоянии хранения. На фиг.2 представлен бинауральный стетоскоп в состоянии установки перовой и второй слуховых бинарных трубок с воронками малого диаметра в наружные слуховые проходы при захвате эргономических рукояток.
Бинауральный стетоскоп содержит воронки малого диаметра 1, 2 установленные на концах слуховых первой и второй бинарных трубок 3, 4 соответственно. На свободных концах первой и второй слуховых бинарных трубок размещены: крепления 5, 6 плоской пружины 7, крепления 8, 9 эргономических рукояток 10, 11 и эластичная Y-образная трубка 12, на свободном конце которой установлена воронка большого диаметра с пластиковой диафрагмой. Позициями показаны: 13 - большой (первый) палец врача; 14 - указательный (второй) палец врача; 15 - средний (третий) палец врача; 16 -безымянный (четвертый палец) врача, 17 - мизинец (пятый палец) врача.
Эргономические рукоятки 10, 11 выполнены в виде сужающихся по направлению к креплению 8, 9 эргономичных рукояток лепестков с эллиптическим округлением свободного конца лепестка. Крепление эргономических рукояток на слуховых первой и второй бинарных трубках 3, 4 выполнено с натягом на крепления 5, 6 плоской пружины 7 стетоскопа.
Работа предлагаемого устройства с учетом вышеприведенного описания заключается в следующем. При установке бинаурального стетоскопа в наружные слуховые проходы врач захватывает бинауральный стетоскоп за эргономические рукоятки 10, 11, закрепленные с помощью крепления 8, 9 эргономических рукояток на первую и вторую слуховые бинарные трубки 3, 4 большим (первым) пальцем 13 и средним (третьим) 15, безымянным (четвертым) 16 и мизинцем (пятым пальцем) 17, указательный (второй) 14 палец при этом покоится на плоской пружине 7, закрепленной с помощью крепления 5, 6 плоской пружины 7, сжимает их, при этом первая и вторая слуховые бинарные трубки 3, 4 расходятся, и врач, нащупав наружные слуховые проходы, свободно вводит в них воронки малого диаметра 1, 2 одной рукой.
Применение полезной модели в медицинской практике позволяет улучшить эксплуатационные характеристики бинаурального стетоскопа при манипуляциях с больным человеком путем установки бинарной трубки стетоскопа в наружные слуховые проходы одной рукой.