ЛАЗЕРНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ АППАРАТ "ВЕГА-МВ"

ЛАЗЕРНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ АППАРАТ
Полезная модель относится к ветеринарии и может быть использована для лечения сельскохозяйственных и домашних животных при костно-суставной паталогии, гнойных ранах, ожогах, эндометритах, бронхопневмонии и т.д.
Известен лазерный терапевтический аппарат 1, позволяющий эффективно использовать его для лазерной терапии и диагностики в различных областях экспериментальной медицины, однако одним из существенных недостатков данного аппарата является то, что в нем используется высоковольтный источник питания, который требует соответствующие меры по электробезопасности. В следствие этого его не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью и в полевых условиях.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству, относится лазерный терапевтических аппарат 2.
Аппарат содержит выполненный в цилиндрической корпус, содержащего блок автономного источника питания, соединенного с блоком формирования лазерного излучения, содержащего полупроводниковый излучатель, драйвер, генератор импульсов, устройство индикации и таймер. Кроме того. аппарат содержит накопитель энергии, стабилизатор напряжения питания. Этот аппарат может эксплуатироваться как в стационарных, так и полевых условиях при лечении сельскохозяйственных и домашних животных. Кроме того он обладает достаточной электробезопасностью, в связи с тем, что он питается от внутреннего источника питания, который отвечает условиям элеклоробезопасности.
Существенным недостатком данного аппарата является то, что в нем используется маломощная батарея питания и накопление энергии полупроводникового излучателя происходит в дросселе. При длительной эксплуатации аппарата батарея быстро выходит из строя, что усложняет условия эксплуатации аппарата в полевых условиях, где не всегда возможно быстро зш.1енить батарею.
Задача, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, состоит в том, чтобы аппарат можно было использовать для лечения сельскохозяйственных и домашних животных как в полевых, так и стационарных условиях, производя подзарядку аккумулятора от сети и предусмотрена сигнализация . Кроме того, конструктивное решение аппарата
ВЕГА-МВ
МКИ: A61N 5/06 A61D 7/00 . г
На фигурах представлены: .;,
На фиг 1-,общий вид полезной модели;
На оиг ёлок -схема пЬлезто «юдели;  ,. у
На фиг.4 %роменная диагрш ила работы полезной модёлиГ
На фиг/Мпредставлен общий вид-полезной модели.4|кЬт6рый состоит ,...,,.f   ,
ИЗ цилиндрического корпуса 1, выполненного разъемным, ,состояшего из двух частей, соединенных резьбовым соединением, в одной из которых расположен блок формирования лазерн ого излучения 2 (БФЛИ), а в другой блок автономного источника питания 3 (БИАП). например никель-кадмиевый аккумулятор Д-0.55С. Кроме того БФЛИ 2 соединен с головкой 4, в которой расположен полупроводниковый, лазерный излучатель 5. У БФЛИ;(2);,содержит генератор излучения 6, драйвер 7, полупроводниковый лазерный излучатель 8,  таймер 9, схему звуковой сигнализации 10. и схему световой индик 1ии 11. ,llI :  Блoк-cxe.ia устройство содержит, (фиг. 2): полупроводниковый лазер-,
-- :,,   .; ( - -   . ч/г г; -,
- 2 позволяет выбирать определенные режимы лазерного воздействия на объект, что упрощает условия эксплуатации аппарата. Лазерный портативный ветеринарный аппарат ВЕГА-МВ, выполненн о виде цилиндрического корпуса, содержащего блок автономного источника П1 тания. соединенного с блоком формирования лазерного излучения, содержащего полупроводни :овый излучатель, драйвер, генератор импульсов, устройство индикации и таймер, при этом цилиндрический корпус выполнен из двух частей, соединенных резьбовым соединением, в одной из которых расположен блокГавтономного источника питания, выполненного в виде ак5Г ,  кумуляторной батареи, в другой части корпуса расположен блок формирован11я лазерного ,излучения, в котором полупроводниковый лазерный излучатель, чсрса райвер соединен.с пснсратором излумений и -автономным Ч;   ,:ЩЩЛ  / щж.   , ; . , .,-  олокоп питан1|я,- выход которого в соединен через таймер с устройством световой индик шдии и устройством звуковой сигнализации..,:..
Шизлучени
..«. ЩЙраторомц
ВРЙ|;ИНДИК1
шсмй уетрб
й :---: .
|Шлсния Щ|Ш р
№рШ««« й- ««й$ШШ§Ш ШШ Ш«1
131Соединен|Лвок1рне
шер 5з|таимер|9|ойсгрой зтвок11 светс)Ш
---
--шш|задии.:10.:Пр1 т .
познавf ° Работает/:с едующим образом. Переключатель времени экс, позиции и частоты устанавливается в положение 1 мин и 1 кГц
°- загореться контрольн й ветод сеанс ™«ся в следующих режимах работы устройства:  зкспози
.0 CTLL:Z..--::.
. Жг П изнако,., разряженности батареи является незагорание конто ь« ;«.,ЧоШ т;одиода при.;;вклю;Гёнии-аппарата..
, %    . Ня (ftUn 5 - ,,, L -, ..  блоко. управления 14 и источником звуковых сигналов 15, выполненного а пьозоэломснтс. Таймер 9 и генератор 6 излучений содержат переключаели времени экспозиции и частоты, соответственно 16 и 17. Основные характеристики устройства: Средняя мощность лазерного излучения 10-15 мВт; Длина волны лазерного излучения - 820-870 нм; Расходимость выходного лазерного излучения на взаимно порпендику- ..: .  лярных плоскостях Форма импульсов лазерного излучения Частота следования импульсов ,..VJB -/ экспозиции.,.,i,, , Габаритные  - Лиа14егр  ,  ..«;..... I Bpctm непрерывной рЖты Напряжение первичной сети для зарядки БАИП - 1$Врсмя полной зарядкЙБАИП X -35x16 град; -прямоугольная; 1.0; 1.5; 6 кГц; 1; 2; 5 мин. зоб мм. .70 ми. 8ч; 220 10г(50Гц); 12-14 ч;