Прибор для тензиометрической оценки прочности сращения раны

Полезная модель относится к области ветеринарии, а именно к проведению исследований процесса заживления и влияния на него разных факторов, а также объективной оценке механической прочности сращения раны.
2
Из существующего уровня техники известно, что прочность операционной или случайной раны становится объективным моментом оценки процесса заживления. Важность этого приёма представляется возможностью изучения как самого раневого процесса, так и влияния на него разных факторов. В 1957 г. Л.С. Журавский и М.Б. Мишина разработали и предложили для использования в клинике оригинальный метод измерения прочности сращения линейных послеоперационных ран. Предлагаемый авторами прибор состоит из пружинных весов со шкалой и указателем, соединенным с пружиной, к которой прикреплен крючок. Плоские прямоугольные петли в 0,5 см с кольцом для крючка весов изготовлены из бронзово-алюминиевой проволоки диаметром 0,4 мм. Это один из инвазивных методов замера прочности заживления ран с помощью вживления между швами специальной проволочной петли с последующим извлечением пружинным динамометром, где определяется сила в граммах.
3
Бушмелёвым В.А. и Шимляевым В.Н. в 1989 г. предложен ранотензиометр, содержащий узел нагружения, измерительный блок, подвижные и неподвижные элементы с фиксаторами. Отличающийся тем, что  с целью обеспечения возможности измерения линейной деформации краёв раны в течение всего процесса нагружения, он снабжён кронштейном, направляющими, двумя рамами, закреплённых на кронштейне тягой с силовым элементом нагружения, при этом подвижные и неподвижные элементы соединены между собой посредством направляющих, узел нагружения состоит их упругого пружинного элемента, с одной стороны соединённого с фиксатором одного из подвижных элементов, с другой стороны - с тягой. Измерительный блок выполнен в виде реостатных датчиков  перемещения и усилия со скользящими ползунами, при этом датчик перемещения закреплён неподвижно на направляющих, а его скользящий ползун жёстко связан с соотвествующим подвижным элементом. Датчик усилий жёстко связан с другим подвижным элементом, а его скользящий ползун установлен между упругим пружинным элементом и тягой и жёстко связан с ней (SU №1459660, А61В 17/02, опубл. 23.02.1989). Предложенный прибор слишком громоздкий, в условиях научно-производственного опыта трудно применим.  Для испытания текстильных материалов применяют машины РТМ-1 с устройством для записи диаграммы в координатах нагрузка - деформация. При растяжении пробы материала возникает усилие, которое через верхний зажим и рычаг отклоняет маятник. Маятник перемещает рейку, которая вращает рабочую стрелку, показывающую усилие на шкале нагрузок. Наиболее близким по своей технической сущности является механический ранотензиометр (RU 163084 U1, МПК A61B 17/02, опубл. 10.07.2016) для экспериментального изучения тензиометрических измерений линейных ран, содержащий подвижный элемент и неподвижный элемент с фиксаторами на концах, отличающийся тем, что дополнительно содержит основание с закрепленными электронными весами и подвижную платформу с макровинтом, причем фиксацию кожного лоскута осуществляют линейно с помощью двух элементов крепления, выполненных в виде плоских прямоугольных металлических пластин, скрепленных двумя болтами с гайками. Однако устройство обладает существенным недостатком, заключающимся в том, что оно громоздко, пластины-фиксаторы необходимо подшивать к краям раны, поэтому наше изобретение более просто и надежно. Техническая задача - провести тензиометрическую оценку заживления раны неинвазивным методом. Технический результат достигается моделью тензиометра со съёмными лапками, прикрепляющимися к объекту исследования клеем. Заявленный ранотензиометр состоит из цилиндра-ресивера 50 см, поршня-штока, хомутов, съёмных лапок, винтов, манометра, резиновой груши с клапаном,  резиновой трубки, тройника. На чертеже изображён ранотензиометр в общем виде. 1. Цилиндр-ресивер; 2. Поршень-шток; 3. Хомуты; 4. Съёмные лапки; 5. Винты; 6. Манометр; 7. Резиновая груша с клапаном; 8. Резиновая трубка; 9. Тройник.
Прибор работает следующим образом. На ранотензиометр надевали лапки, их обезжиривали, после высыхания растворителя наносили клей и фиксировали на края раны в подготовленном месте, создавали давление воздуха в ресивере при помощи резиновой груши, которое приводило в движение поршень-шток с лапками, расхождение краёв кожной раны отмечали на манометре.