УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

Установка для получения лекарственной формы гипохлорита натрия
Полезная модель относится к области электрохимии, в частности к установкам малой нроизводительности для получения лекарственной формы гипохлорита натрия, используемой в медицине и ветеринарии для
лечения людей и животных.
Известна установка для получения лекарственной формы
гипохлорита натрия из раствора хлорида натрия - аппарат для непрямой электрохимической детоксикации организма ЭДО-ЗМ Инструкция по эксплуатации аппарата ЭДО-ЗМ, состоящая из электролизера закрепленной на штативе электрохимической ячейки, включающей стеклянную колбу-корпус с крышкой и электроды, выполненные из титана с нанесенным активным слоем катализатора из платины, блока питания с органами управления и индикации. Установка довольно проста, небольших габаритов.
МГЖ с 25 в 9/00 С 25 В 1/26
Недостатками ее являются:
-отсутствие регулирования такого важного параметра процесса как температура, поскольку известно, что в процессе электролиза происходит нагрев электролита - раствора NaCl. Нагрев до 40 45 С положительно сказывается на процессе образования гипохлорита натрия, при более высокой температуре (более 50 °С) гипохлорит переходит в хлорат Л.А. Кульский, О.С. Савчук и др. Применение электрохимических процессов и аппаратов для обеззараживания воды, обзорная информация, серия 17: Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов УкрНИИ НТИ и ТЭИ, Киев, 1985 г, стр.
-наличие специально изготовляемой стеклянной колбы, закрепляемой на штативе;
-не полностью используемый ресурс электродов. Предлагаемая полезная модель решает задачу создания более
простой с увеличенным ресурсом работы электродов портативной установки, не содержап1;ей специально изготовляемого корпуса электролизера и обеспечиваюш;ей получение лекарственной формы гипохлорита натрия высокой концентрации (2000 мг/л).
Сущность полезной модели заключается в том, что она содержит электролизер, включающий стеклянный корпус с размещенными в нем активированными платиной электродами из титана, крышку.
токоподводящие элементы, блок питания с органами управления и индикации.
В отличие от известной, в предлагаемой установке в качестве корпуса электролизера использована стеклянная стандартная емкость (например 3-х литровая банка), снабженная температурным датчиком. Закрепленные на съемной крышке электроды и температурный датчик соединены с блоком питания силовым и слаботочным кабелями с разъемами.
Наличие в электролизере температурного датчика позволяет контролировать температзфу и прерывать процесс при нагреве раствора хлорида натрия свыше 50 С, обеспечивая таким образом требуемое качество гипохлорита натрия за счет исключения образования хлората. Наличие разъемов у кабелей дает возможность:
-менять полярность присоединенных к силовому кабелю электродов, повышая таким образом общий ресурс установки за счет депассивации электродов;
-в совокупности со съемной крышкой легко осуп ;ествлять сборку, демонтаж, транспортировку установки и уход за электродами;
Использование в качестве корпуса электролизера стандартной стеклянной емкости, например 3-х литровой банки, вместо специально изготовленной колбы, укрепленной на штативе, упрощает и удешевляет
производство таких установок и исключает проблему замены вышедшей из строя колбы.
Суш;ность полезной модели поясняется чертежом (фиг. 1), где показан обилий вид установки в сборке, и фотографией (фиг. 2), позволяющей судить о габаритах установки. Установка для получения лекарственной формы гипохлорита натрия включает:
-электролизер с корпусом 1 в виде стеклянной емкости, внутри которой размеш;ены электроды 2 из активированного платиной титана и температурный датчик 3; емкость закрывается съемной крышкой 4, на которой закреплены электроды 2 и датчик 3;
-блок питания 5 с таймером (на чертеже не показан);
-силовой кабель 6 с разъемом, соединяющий блок питания 5 с электродами 2;
-слаботочный кабель 7 с разъемом, соединяющий блок питания 5 с температурным датчиком 3;
-орган управления 8 (кнопки Сеть, Пуск, Стоп);
-орган индикации 9 (индикаторы: Готов - световой, звуковой, Отказ).
Установка для получения лекарственной формы гипохлорита натрия работает следующим образом.
После стерилизации стеклянной трехлитровой банки 1 и съемной диэлектрической крышки 4, производят заполнение банки 0,9%
изотоническим раствором хлорида натрия объемом 3 л, закрывают банку 1 крышкой 4. С блоком питания 5 соединяют электроды 2 при помощи разъема силового кабеля 6 и температурный датчик 3 при помощи разъема слаботочного кабеля 7. Подключают блок питания 5 к сети, включают кнопки Сеть, Пуск органа управления 8, при этом загорается индикатор Работа органа индикации 9. По окончании заданного таймером времени (90 мин) происходит автоматическое отключение пакета электродов 3 от блока питания 5 и загорается индикатор Готов органа индикации 9 со звуковым сигналом. При аварийной ситуации загорается индикатор Отказ органа индикации 8, отключается питание электродов 2 со звуковым сигналом. При повышении температуры изотонического раствора выше 50 С при помощи температурного датчика отключается питание электродов 2, и включается индикатор Работа органа индикации 9 при последующем понижении температуры раствора. В рабочем режиме при случайном отключении нагрузки, блок переходит в режим Пауза (приостанавливает отсчет времени) и продолжает отсчет времени при возобновлении контакта. При этом индикатор Отказ находится в мигающем режиме и подается звуковой сигнал до момента возобновления контакта. После приготовления лекарственного раствора в количестве Зле концентрацией 2000 мг/л за 90 мин, отсоединяют электроды 2 и температурный датчик 3 от блока питания 5 при помощи разъемов силового 6 и слаботочного 7 кабелей, снимают крышку 4 вместе
с электродами 2 и температурным датчиком 3 и промывают их в дистиллированной воде, обеспечивая их депассивацию. При новом присоединении электродов 2 к блоку питания 5 каждый раз пользователь меняет полярность электродов.
Как показали проведенные исследования ресурс установки при смене полярности электродов увеличивается на 20 %.
%ftm
2. ОПИСАНИЕ АППАРАТА МОД. ЭДО-ЗМ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.
2.1.Аппрат для непрямой электрохимической детоксикации организма мод. ЭДО-ЗМ предназначен для приготовления стерильного окисленного физиологического раствора, содержащего различные дозы активного кислорода в виде гипохлорита натрия (NaClO), используемого для лечения различных видов интоксикации организма путем внутривенного введения или наружного применения.
2.2.Аппарат ЭДО-ЗМ изготовлен в мономодульном исполнении и состоит из двухэлектродной электрохимической ячейки, блока питания с системой установки режимов окисления, индикацией времени работы аппарата в режиме окисления, звуковой индикацией окончания режима окисления и выдвижного кронштейна с зажимами для крепления емкостей с физиологическим раствором.
2.3.Электрохимическая ячейка состоит из стеклянной емкости (колбы) объемом 800 мл и пакета электродов, выполненных из титана с нанесенным активным слоем катализатора из платины.
Электрохимическая ячейка позволяет получить стерильный окисленный физиологический раствор и имеет следующие конструктивные особенности: электроды закреплены на корпусе прибора, а колба выполнена съемной и крепится к корпусу двумя зажимами. Крышка колбы имеет резиновую прокладку для более плотного прилегания к колбе и газоотводную трубку с воздушным фильтром.
2.4.Блок питания состоит из стабилизированного источника постоянного тока, поддерживающего в электрохимической ячейке силу тока, необходимую для  заданной концентрации гипохлорита натрия:
На режиме работы 1300 мл/л
На режиме работы 2600 мл/л
На режиме работы 3900 мл/л
На режиме работы 41500 мл/л
Примечание: Возможна поставка аппаратов ЭДО-ЗМ, имеюпщх режимы 2,
Длительность рабочего цикла - 30 мин.
Текущее время рабочего цикла указывается на табло TIMER@.
Зеленый индикатор (поз. 10) указывает на нормальный процесс, а красный индикатор (поз. 9) - на неисправности в работе электрохимической ячейки.
На режимах работы 1 и 2 светится дополнительное табло I/V (intravenus), указывающее на возможность применения гипохлорита с концентрацией 300 мг/л или 600 мг/л внутривенно.
На окончание рабочего цикла указывают:
-сигнал звукового индикатора, имеющий 4 звуковых сигнала, соответствующих каждому режиму работы.
jfiiex