Анализатор состояния плода

Анализатор состояния плода.
Предлагаемая полезная модель относится к устройствам для определения состояния плода путем анализа частоты сердечных сокращений, осуществляемого при помощи ультразвукового датчика и предназначенная для практического акушерства.
Известен кардиомонитор «102 А фирмы «Корометрикс (США), где информацию о частоте сердечных сокращений плода получают при помощи ультразвукового датчика, основанного на принципе Допплера, либо прямой электрокардиограммы.
Сигнал с ультразвукового датчика через усилитель попадает в кардиотахометр, а затем на один из каналов 2-канального осциллографа, сигнал с тензометрического датчика, регистрирующего сокращения матки, через усилитель идет на другой канал осциллографа. На передней панели прибора вмонтированы электронно-лучевая трубка с длительным послесвечением для регистрации ЭКГ плода, цифровое табло частоты сердечных и маточных сокращений и записывающее устройство для регистрации кардиотахограммы и маточных сокращений. В приборе имеется также звуковой и световой индикаторы (вспыхивающая лампа), сигнализирующая о каждом из сердечных сокращений. Запись сердечных сокращений осуществляется на специальной термочувствительной бумаге.
Измерение частоты сердечных сокращений осуществляется от «удара к удару на основании анализа интервала времени между отдельными сердечными сокращениями. Интервал времени между двумя последовательными сокращениями сердца преобразуется электронной системой в мгновенную частоту сердечных сокращений, выраженную в ударах в минуту. Максимальная ошибка измерения составляет 4-5 ударов в минуту.
следовательно, остается достаточно субъективной. Кроме того, прибор требует специальной термочувствительной бумаги.
Задача полезной модели - полностью компьютеризированный и автоматизированный кардиомонитор, позволяющий получить наиболее точное представление о состоянии плода независимо от квалификации врача, исключающий использование специальной термочувствительной бумаги.
Поставленная задача рещается предлагаемым анализатором состояния плода (ААМ-04), в котором сигнал с ультразвукового датчика через усилитель попадает в компьютер.
Оценка состояния плода при использовании данного прибора осуществляется на основании автоматизированного анализа частоты сердечных сокращений (ЧСС) с использованием эффекта Допплера по разработанной нами и зарегистрированной программе(свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2003611164).
В процессе исследования на экран дисплея выводятся допплерограмма ( верхний левый квадрат), увеличенная кривая ЧСС за последний 8-минутный интервал (верхний правый квадрат) и кривая ЧСС за 1 час регистрации (нижняя половина экрана). На дисплее отображаются также текущее время, время от начала проведения исследования и ЧСС в реальном масщтабе времени. После окончания исследования на экран дисплея выводится кривая частоты сердечных сокращений плода, базальная линия, отмечаются акцелерации, регистрируются движения плода, а также отображаются все необходимые расчетные показатели, а именно: базальная ЧСС, размах ЧСС, количество акцелерации, максимальная и средняя амплитуда акцелерации, количество и максимальная амплитуда быстрых и медленных децераций, количество щевелений плода и, самое важное, интегральный показатель состояния плода (ПСП). Помимо этого на экране монитора отображаются фамилия.
имя, отчество и возраст пациентки, срок беременности, дата и время проведения исследования. Вся информация с экрана прибора распечатывается на обычной писчей бумаге и заносится в архив компьютера.
Важной особенностью предлагаемого анализатора состояния плода является его способность контролировать двигательную активность плода, осуществлять поправку на сон плода, а также в сомнительных случаях автоматически продлевать исследование на 20-30 минут.
Применение предлагаемого кардиомонитора позволяет повысить точность диагностики состояния плода во время беременности до 88,1%.