КОМПЛЕКСНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР

Полезная модель относится к тренировочным устройствам, специально предназначенным для упражнения отдельных частей тела, а именно для развития вагинальных (интимных) мышц женщин или профилактики простатита у мужчин.
Известен комплексный многофункциональный тренажер, содержащий упругую камеру, заполняемую воздухом под давлением от компрессора и имеющую фиксируемый профиль (патент RU 44059). Недостатком известного устройства является необходимость постоянного контроля давления и невозможность варьировать режимы тренировки.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков и создание тренажера, предназначенного для индивидуального развития и укрепления вагинальных или простатных мышц, а также для приобретения необходимых функциональных навыков. Техническим результатом является повышение комфортности устройства и эффективности тренировок, а так же расширение ряда функциональных возможностей тренажера.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что комплексный многофункциональный тренажер содержит набор сменных эластичных упругих камер, заполняемых воздухом под давлением от компрессора и имеющих фиксируемый профиль. Тренажер также снабжен блоком регулирования потоком воздуха, включающим микропроцессор, таймер, электромагнитный клапан, датчик давления и клапан быстрого сброса давления. При этом в микропроцессоре предусмотрены функции автоматического закрытия электромагнитного клапана при достижении заданного давления в камере и обеспечения установленных режимов работы, в том числе пульсирующего. Камеры в наборе могут быть выполнены разной величины и формы. Оболочка камеры может быть выполнена из гиппоалергенного материала, например, силикона или медицинского
пластика. Компрессор может работать от источника питания 12 или 220 В. В качестве датчика давления может быть использован манометр.
На чертеже изображена схема устройства.
Тренажер содержит камеру 1, компрессор 2, и блок регулирования потоком газа. Указанный блок в свою очередь состоит из микропрцессора 3, таймера 4, электромагнитного клапана 5, датчика давления 6 и клапана 7 быстрого сброса давления. Толстые линии соответствуют пневматической связи, а тонкие - электрической.
Устройство работает следующим образом.
Компрессор 2 подключают к источнику питания и вводят рабочую камеру 1 по назначению. Задают программу работы микропроцессора 3 в соответствии с выбранным режимом тренировки (например, для тренировки вагинальных мышц на сжатие давление поддерживают постоянным, а на сопротивление - настраивают микропроцессор на пульсирующий режим работы). Для удобства пользователя микропроцессор 3 может быть оснащен пультом дистанционного управления. Компрессор 2 через электромагнитный клапан 5, контролируемый процессором 3, накачивает камеру 1 сжатым воздухом. При достижении заданного давления, контролируемого датчиком давления 6 (манометром), микропроцессор 3 автоматически подает сигнал на закрытие электромагнитного клапана 5. В случае пульсирующего режима микропроцессор 3 через клапан 7 быстрого сброса давления обеспечивает снижение давление в камере 1 на определенное время с последующей подкачкой до заданной величины с помощью компрессора 2. Пользователь путем сокращения соответствующих мышц сжимает рабочую камеру 3, увеличивая внешнее давление. Величина создаваемого усилия контролируется показаниями датчика давления 6 (манометра). По окончании тренировки через клапан 7 осуществляют полный сброс давления. Тренажер может быть настроен на автоматическое отключение через определенное время с помощью таймера 4 или быть отключен по команде пользователя.
Наличие набора сменных эластичных упругих камер, имеющих фиксированный профиль, позволяет легко и быстро адаптировать устройство к различным видам тренировок путем замены используемой камеры. В зависимости от формы и размера камеры тренажер может использоваться при физиологической подготовке к родам (учиться потугам), восстановлении организма в послеродовой период, лечении и профилактике аноргазмии, профилактике недержания мочи и т.д. Устройство может быть также использовано мужчинами для профилактики и лечения простатита.
Использование таких гиппоалергенных материалов как силикон или медицинский пластик позволяет изготовить камеру, которая будет, с одной стороны, достаточно эластичной и упругой, чтобы обеспечить эффективность передачи давления от компенсатора без потери прочности, а, с другой стороны, позволит избежать неприятных ощущений, вызванных соприкосновением слизистой оболочки с агрессивным материалом, таким как, например, резина.
Компрессор может работать как от сети (220 В), так и от элементов питания (12 В). Это позволяет пользоваться тренажером не только в непосредственной близости от электрической розетки, но и в любом удобном для потребителя месте. Рабочее давление в камере может варьироваться от 0 до 330 мм рт.ст.