Акустический метод измерения расхода и количества продукта в трубопроводе

1. Акустический метод измерения расхода и количества продукта в трубопроводе, основывающийся на измерении скорости распространения акустических колебаний в направлениях по потоку и против него, вычислении скорости потока и использовании скорости потока для вычисления расхода и количества продукта, отличающийся тем, что применяют датчики акустического сигнала, работающие в акустическом диапазоне от 0,001 до 1000 Гц или установленные на расстоянии более пяти метров друг от друга.
2. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что использует установку n-датчиков, при этом расстояние между каждой парой случайно выбранных датчиков составляет более пяти метров.
3. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что для вычисления объемного расхода продукта в нормальных условиях дополнительно используют измеренные величины давления, температуры и других физических параметров продукта.
4. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что в качестве датчиков акустического сигнала применяют инфразвуковые датчики.
5. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что в качестве датчиков акустического сигнала применяют датчики давления, другие датчики.
6. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что в качестве датчиков акустического сигнала применяют оптоволоконные датчики.
7. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что в качестве источника инфразвукового сигнала используют сигнал от внешних источников, в том числе от перекачивающих станций, месторождений и других источников.
8. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что в качестве источника инфразвукового сигнала используют сигнал от дополнительных излучателей, работающих в акустическом диапазоне частот.
9. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что его применяют для измерения расхода и количества газов.
10. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что его применяют для измерения расхода и количества жидкостей.
11. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что его применяют для измерения расхода и количества неоднородных многофазных продуктов.
12. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно используют измеритель плотности среды для вычисления массового расхода перекачиваемого продукта.
13. Акустический метод по п. 1, отличающийся тем, что вычисление объемного расхода и количества продукта определяют по формуле:
Q(L,t,D)=V(L,t)⋅S(D), где
V - скорость потока;
D - эффективный внутренний диаметр трубопровода;
L - расстояние между датчиками;
t - время движения потока между датчиками;
S - площадь эффективного поперечного внутреннего сечения на участке трубопровода, ограниченного датчиками.