ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ СНЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Устройство относится к области светотехники и может быть использовано в качестве лабораторного оборудования в научных исследованиях и учебном процессе для снятия характеристик облучателей и светильников, применяемых в отраслях сельского хозяйства.
Известно оборудование для исследования облучательных установок типа ИКУФ-1 и «Луч» (Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и облучению. М: КолосС 2008, С. 118-120 - аналог), содержащее щит управления с автоматическим выключателем, автотрансформатором, облучатель с эритемными и инфракрасными лампами, переключатель режимов ламп, устройство для изменения высоты подвеса облучателей, координатную сетку в одной четверти приемной поверхности для размещения измерительных приемников оптического излучения, вольтметр, амперметр, ваттметр, люксметр.
Недостатком известного устройства является то, что измерения облученностей можно проводить только в одной четверти облучаемой поверхности, полагая, что распределение потоков симметрично относительно осей X и Y, что приводит к неточным результатам измерений.
Известен измерительный стенд (Патент РФ №53841, кл A01K 29/00, 2006 - прототип) включающий щит управления с автоматическим выключателем, автотрансформатором, облучатель с эритемными и инфракрасными лампами, переключатель режимов ламп, устройство для изменения высоты подвеса облучателей, координатную сетку для размещения измерительных приемников оптического излучения, вольтметр, амперметр, ваттметр, люксметр, кроме того, приемная поверхность выполнена из двух частей черного цвета, одна из которых неподвижна, другая подвижна и снабжена дополнительным упором, а координатная сетка расположена по всей приемной поверхности, притом стенд дополнительно снабжен прибором для измерения инфракрасной облученности, устройством защитного отключения, измерительной линейкой и сигнальной лампой.
Недостатком лабораторного стенда является невысокая точность измерения характеристик источников излучения, а также неудобство эксплуатации.
Задача полезной модели - повысить точность измерения характеристик облучателей и светильников, а также упростить удобство эксплуатации.
Технический результат, в отличие от прототипа, достигается тем, что лабораторный стенд для снятия характеристик излучателей включает щит управления с автоматическим выключателем, источники излучения, переключатель режимов ламп, вольтметр, амперметр, приемную поверхность притом, что приемная поверхность выполнена подвижной и соединена с передней панелью щита управления посредством раздвижной штанги, а стенд дополнительно снабжен потенциометром с термопарой и осциллографом.
На фиг. представлен лабораторный стенд для снятия характеристик излучателей.
Лабораторный стенд содержит переднюю панель щита управления 7 (фиг.) с закрепленной к ней при помощи раздвижной штанги 17 подвижной приемной поверхности 2. На передней панели 7 расположена мнемоническая схема 3 с автоматическим выключателем 4, вольтметром 5, амперметром 6, основным источником излучения 7 (например, лампа ИКЗ 220-250), патрон для крепления источника излучения 8, выключатель источника излучения 9, выключатель потенциометра 10, выключатель термопары 77. На передней панели 7 находится сигнальная лампа 12, сменный «темный» источник излучения 13 (например, ЭИС), сменный «светлый» источник излучения 14 (например, ИКЗК 220-250, либо тепличный излучатель), осциллограф 15. Приемная поверхность 2 содержит термопары 16, расположенные под покрытием из натуральной кожи 18.
Лабораторный стенд для снятия характеристик излучателей работает следующим образом.
1
2
Для подготовки лабораторного стенда к работе включают автоматический выключатель 4, находящийся на передней панели щита управления 1. Загорается сигнальная лампа 12. Перед началом проведения измерений включают выключатель источника излучения 9 и основной источник излучения 7, выходит на рабочий режим, который отслеживается по показаниям вольтметра 5 и амперметра 6. Затем подвижную приемную поверхность 2 с помощью раздвижной штанги 17 опускают на расстояние h (фиг.) и далее с помощью выключателя потенциометра 10 включается потенциометр 19, а выключателем термопары 11 включают термопары 16. Осциллограф 15 начинает регистрировать показания. После этого с помощью раздвижной штанги 17 подвижную приемную поверхность 2 опускают на расстояние h и опыт повторяют. При необходимости проведения эксперимента с другим источником излучения основной источник излучения 7 заменяется на сменный «темный» источник излучения 13 или сменный «светлый» источник излучения 14 путем извлечения из патрона для крепления источника излучения 8, и эксперимент продолжают.
Повышение точности измерения характеристик облучателей, а также упрощение удобства эксплуатации достигаются за счет следующих преимуществ:
1. Приемная поверхность выполнена подвижной в вертикальной плоскости, что позволяет производить измерения, имитируя изменения положения животного во время его содержания.
2. Наличие нескольких сменных источников излучения на одном лабораторной стенде позволяет производить непрерывный эксперимент по оценке их эффективности, не прибегая к дополнительным приборам и оборудованию.
3. Снятие характеристик с помощь осциллографа позволяет получать точные динамические характеристики и регистрировать их на бумажном носителе для дальнейшего использования.
4. Расположение термопар под покрытием, имитирующем приемник излучения (например, натуральная кожа), позволяет точно учитывать при измерениях характеристику приемника излучения.
Лабораторный стенд для снятия характеристик излучателей прост по конструкции, надежен в эксплуатации и может быть использован в сельскохозяйственном производстве в экспериментальных лабораториях и в учебном процессе.