СВЧ-НАГРУЗКА ДЛЯ ВАТТМЕТРОВ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ МОЩНОСТИ

СВЧ - нагрузка для ваттметров поглощающей мощности
Полезная модель относится к радиотехнике и может быть использована в устройствах, рассеивающих значительную мощность,например в сверхвысокочастотных (СВЧ) ваттметрах большой мощности.
Известна СВЧ-нагрузка, содержащая пленочный резистор, включенный между полоском и заземленной пластиной, причем пленочный резистор выполнен разветвленным (авторское свидетельство СССР № 1899991, МПКН01Р, 1973г).
Известен приемный термоэлектрический преобразователь (авторское свидетельство СССР №1394918, МПК G01R 21|04, 1986г.), содержащий в своем составе СВЧ-тракт, соединенный с нагрузочным резистором, расположенным на диэлектрическом основании. Конструкция резистивной СВЧ-нагрузки данного приемного термоэлектрического преобразователя принята в качестве прототипа изобретения.
Недостатком вышеуказанных СВЧ-нагрузок является их малая рассеиваемая мощность.
МПК:Н01Р 1/24,G01R21|04
гмоо- г
Технической задачей полезной модели является увеличение рассеиваемой мощности СВЧ-сигнала при обеспечении необходимого согласования.
Решение данной технической задачи заключается в том, в СВЧнагрузке, содержащей пленочный резистор, расположенный на диэлектрическом основании и включенный между отрезком СВЧ-тракта и заземленной пластиной, содержится набор нескольких идентичных пленочных резисторов на диэлектрических основаниях, расположенных один над другим, соединенных друг с другом параллельно. Таким образом формируется объемная резистивная секция из сложенных керамических пластин с нанесенным на них резистивным слоем. Резистивная секция заключается между заземленных оснований, на которые передается выделяемое тепло. Такая конструкция позволяет рассеивать значительную мощность СВЧ сигнала.
СВЧ-нагрузка содержит несколько резистивных секций, включенных последовательно в СВЧ тракт. Это позволяет наращивать рассеиваемую мощность.
Пленочный резистор может быть нанесен на одну или на обе стороны диэлектрического основания в зависимости от технологических возможностей изготовления резистора необходимого номинала.
Нанесенные на одну или на обе стороны диэлектрических оснований пленочные резисторы, выполнены в виде расходящихся по направлению к заземленной пластине (основанию) ветвей. Диэлектрические основания выполнены скошенными (суженными) к заземленной пластине (основанию). Пленочные резисторы выполнены в виде расходящихся ветвей на суженных диэлектрических основаниях.
Геометрические размеры и конфигурация вариантов резистивных секций выбираются из условий согласования СВЧ тракта и рассеиваемой мощности. При этом сочетания форм диэлектрических пластин и резистивного слоя в резистивной секции могут иметь вид:
-конусная диэлектрическая пластина и прямоугольный резистивный полосок;
-прямоугольная пластина и два расходящихся прмоугольных резистивных полоска;
-конусная диэлектрическая пластина и два расходящихся прмоугольных резистивных полоска.
Такие конструкции позволяют улучшить согласование, выполнить конструкцию СВЧ-нагрузки более компактной, упростить технологию изготовления СВЧ тракта для СВЧ нагрузки.
Сущность полезной модели поясняется рисунками.
На фиг. 1 изображен общий вид резистивной секции СВЧ-нагрузки; на фиг.2 - общий вид СВЧ нагрузки, включенной в СВЧ тракт; на фиг. 3 вариант выполнения нленочного резистора в виде расходящихся ветвей; на фиг.4 - вариант выполнения скошенной по бокам диэлектрической подложки.
На рисунках обозначено: отрезок СВЧ-линии 1, заземленное основание 2, пленочный резистор 3, диэлектрическое основание 4, контактные площадки 5.
СВЧ нагрузка включена между отрезком СВЧ-линии 1 и заземленным основанием 2. СВЧ-нагрузка состоит из набора ( на рисунке из восьми пластин ) теплопроводящих поликоровых пластин 4 с нанесенными на них методом тонких пленок резистивным покрытием 3. Пленочные резисторы 3 соединены между собой параллельно через контактные площадки 5. СВЧ-нагрузка выполнена в корпусе 2 из сплава В95, на котором закреплен охлаждающий радиатор (на рисунке не показаны ).
Тепловая энергия передается через корпус 2 нагрузки к закрепленным на нем радиаторам воздушного охлаждения.
Промышленная применимость
СВЧ нагрузки такой конструкции рассеивают до нескольких кВт непрерывной мощности и сотен кВт импульсной мощности и могут быть использованы в СВЧ ваттметрах большой мощности.