АГГЛЮТИНОСКОП СМАГИНОЙ-КОНОВАЛОВА

Полезная модель относится к оборудованию для клинических лабораторных исследований, в частности, к приборам для контроля реакции агглютинации (реакции Канна).
Известен агглютиноскоп, содержащий горизонтальную трубку, окуляр, зеркало (В.С.Ронин, Г.М.Старобинец. Н.Л.Утевский «Руководство к практическим занятиям по методике клинических лабораторных исследований», М., «Медицинам, 1968 г., стр.187-188).
Недостатком известного агглютиноскопа является визуальная регистрация результатов реакции, что приводит к субъективной оценке результатов, а также отсутствие документирования результатов анализа.
Известно также устройство для контроля внутренней поверхности тел, содержащее полый цилиндрический корпус, осветительную систему с электрической лампой, систему наблюдения, объектив, окуляр и видеомонитор, на экране которого визуализируются изображения (патент на ИЗ РФ №2270993).
Недостатком известного устройства является то, что оно не позволяет проводить лабораторные исследования реакции агглютинации.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является видеоцифровое устройство для регистрации агглютинации, состоящее из сканера или анализатора на основе видеоцифровой камеры, при этом результат оценивают с помощью специализированной программы (патент на ИЗ РФ №2325644).
Недостатком известного видеоцифрового устройства является то, что оно рассчитано на микрообъемы образцов, измеряемых в микролитрах, наносимых в виде упорядоченной матрицы на микропланшет, помещаемый в сканер или под видеоцифровую камеру. Для макроскопической объемной агглютинации в пробирках (классический метод), который имеет наибольшее значение в клинических лабораторных исследованиях, данное устройство не подходит, так как используются макрообъемы.
Задачей полезной модели является создание агглютиноскопа для макроскопической объемной агглютинации в пробирках (классический метод), с цифровым фотовидеоконтролем и документированием результатов анализа на жестком диске компьютера.
Поставленная задача решается предлагаемым агглютиноскопом, включающим полую трубку на подставке, в верхней части которой выполнен тубус с отверстием, в котором закреплена цифровая фотокамера, в нижней части трубки выполнено отверстие соосно отверстию в тубусе, в котором расположен источник света, выполненный в виде лазерного светодиода белого света, соединенный с блоком питания, имеющим ругулятор мощности светового потока, причем отверстие в нижней части трубки перекрыто матовым стеклом, а в тубусе выполнен вертикальный паз для фиксирующего винта.
Над матовым стеклом дополнительно может быть установлен цветной светофильтр.
Управление процессом фотографирования осуществляется программно с компьютера посредством манипулятора «мышь», для чего используются определенные модели цифровых фотоаппаратов, таких как Canon POWER SHOT G9, POWER SHOT S5 IS и аналогичные им в комплекте с программным обеспечением Remote Capture.
Заявляемая полезная модель иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 изображена принципиальная схема предлагаемого агглютиноскопа, на фиг 2 изображен тубус с цифровой фотокамерой.
Предлагаемый агглютиноскоп (фиг.1, 2) состоит из подставки 1, полой трубки 2, тубуса 10, цифровой фотокамеры 3, компьютера (или ноутбука) 4, источника 5 света, блока 6 питания источника света с регулятором мощности светового потока. Агглютиноскоп может быть дополнен принтером (на чертеже не показан) для выдачи результатов анализа на бумажный носитель. В полой трубке 2 имеется отверстие, в котором установлено матовое стекло 7 для создания равномерного освещения пробирки. Над матовым стеклом 7 может быть установлен цветной светофильтр 8, например, желтого цвета для получения более контрастного изображения. Для регулирования фокусного расстояния на боковой поверхности наружной трубки 11 тубуса 10 выполнен вертикальный паз 12 для фиксирующего винта 9, который закрепляет фотоаппарат 3 в нужном положении по высоте. Тубус 10 выполнен из двух концентрично расположенных трубок: наружной трубки 11 и внутренней трубки 10. Цифровая фотокамера 3 подключена к USB-порту компьютера 4.
Полезная модель работает следующим образом. Исследуемую пробирку помещают в горизонтальную часть трубки 2, изображение хлопьев агглютинации выводится через цифровую камеру 3 на экран монитора компьютера 4. В зависимости от типа фотокамеры подбирают оптимальное положение фотокамеры по высоте, после чего закрепляют винт 9. Величину светового потока источника 5 света устанавливают регулятором 6 светового потока таким образом, чтобы качество изображения на экране компьютера было оптимальным. Для получения качественного изображения на фотокамере устанавливают необходимое оптическое увеличение (объектив камеры выполняет роль зумокуляра) и устанавливают максимальное разрешение, определяемое максимальным числом пикселей для данной фотокамеры. При обработке цветных реактивов может применяться как матовое стекло, так и цветные светофильтры. Полученное изображение сохраняют в памяти компьютера и по необходимости обрабатывают специализированными программами или стандартными графическими редакторами (например, Photo Shop). Процесс фотографирования осуществляется с помощью программы управления с компьютера.
Использование предлагаемого агглютиноскопа позволяет избежать ошибок оператора, возникающих при визуальной регистрации результатов реакции, ускорить процесс регистрации и сохранить (задокументировать) результаты анализа.