ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ПРЕДДВЕРИЯ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам для фототерапии.
В настоящее время для лечения заболеваний пародонта активно используются методы фототерапии. Так, например, для облучения полости рта широко применяется УФ-излучение («КУФ»-лучи) с помощью аппаратов ЛКУФ-3, ПК-излучение (аппарат соллюкс), монохроматический красный свет, гелий-неоновый лазер [4].
Однако известные методы облучения тканей пародонта технически несовершенны, аппаратура громоздка, а использование лазерного излучения требует расфокусировки лазерного луча [1]. Кроме того, в большинстве случаев отмечается низкий эффект лечения. В частности, при далеко запущенном воспалительном процессе в пародонте, лечебное воздействие красным светом эффекта не дает [4], использование ИК-излучения в острую фазу воспаления вызывает застойную гиперемию и обострение заболевания [1].
Наиболее эффективным терапевтическим воздействием, направленным на купирование воспалительного процесса, а также обладающим обезболивающим эффектом является синий свет. При этом синий свет оказывает положительное влияние на иммунный статус, кровоток, особенно на уровне микроциркуляции и др. [3].
2
Прототипом предложенной полезной модели является светодиодное устройство «АСТП-4-3» [2]. Аппарат «АСТП-4-3» состоит из прямоугольного корпуса, в который с одной стороны вмонтирована панель управления, с другой - рабочая панель с матрицей из синих светодиодов; питание осуществляется от электросети через адаптер с понижающим трансформатором и преобразователем переменного тока в постоянный. Длина волны излучения 430-450 нм, площадь облучаемой поверхности 6 см, вес аппарата 1,2 кг.
Процедура облучения проводится бесконтактным способом, при этом рот пациента открыт в течение всей процедуры. При этом провести облучение синим светом дистальных отделов альвеолярных отростков, наиболее сильно поражаемых при пародонтозе, представляется затруднительным, с технической точки зрения.
Задачей настоящей полезной модели является создание компактного автономного устройства для равномерного облучения всей поверхности альвеолярных отростков челюстей синим светом.
Поставленная цель достигается тем, что в качестве источников используется матрица из синих светодиодов, вмонтированная в каппу из медицинского силикона, а электропитание обеспечивают электробатарей напряжением 3 В.
На фиг.1 изображено оптико-электронное устройство, состоящее из матрицы светоизлучающих синих диодов (1), герметически вмонтированных в назубную каппу (2), изготовленную из медицинского силикона, причем матрица излучающей стороной изолирована от контакта светодиодов с слизистой оболочкой тонким слоем прозрачного силикона (3). На передней поверхности каппы находится блок автономного питания с чипом электронного управления (4), который включается магнитным ключом (5). При этом зажигается контрольный светодиод красного света (6).
Устройство работает следующим образом:
Прикосновением магнитного ключа включается устройство, вставляется в рот, фиксируется зубами, а сжатие круговой мышцы рта при смыкании губ плотно прижимает светоизлучающую стенку каппы к альвеолярным отросткам в преддверии полости рта. Излучение контрольного светодиода контролирует время процедуры. По истечении срока процедуры, раздается звуковой сигнал и отключается электропитание.
Предложенное оптико-электронное устройство имеет значительные преимущества перед аналогом:
1. компактно, автономно;
2. позволяет равномерно облучать ткани альвеолярных отростков преддверия полости рта;
3. удобно в использовании, является практически индивидуальным прибором для лечения пародонтоза, хотя после стерилизации, может использоваться разными индивидами;
4. время процедуры контролируется электронным устройством;
5. может использоваться, как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях, а также в транспорте, на отдыхе и т.д., что очень важно, т.к. курс лечения пародонтоза имеет длительный срок.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. // Общая физиотерапия. М. Мед. 2003
2. Буйлин В.А., Ларюшин А.И., Никитина М.В. // Свето-лазерная терапия. Тверь, Триада, 2004
3. Клементов А.В., Мироненко Г.С. // Физиотерапия заболеваний пародонта. Лен. Медицина 1979
4. Карандашов В.И., Петухов Е.Б., Зродников B.C. // Фототерапия. М. Мед. 2001.