Милливольтметр с RS-232/PCI/USB/GPIB для научной лаборатории

С LCARD был опыт работы, еще с первыми сериями (лет 10-12, получается, назад). Ушел их программист - проект в итоге похерили, и поддержка просто исчезла - проект в итоге "работал как мог". Это я к тому, что это не самый удачный вариант.

Если вы твердо наметили PC-based архитектуру - рассмотрите возможность покупки систем на базе плат формата PC104. Это надежно, удобно и будет работать (например, Octagon Systems, ICOP) . Ежли чуток дешевле - то можно брать платформу обычного (или пром.ПК) с шиной PCI/ISA и карты аналогового и т.д. ввода серий PCL-. Их много у Advantech'а, из доступных.

Если не PC-based - то надо бы определиться, что вы хотите делать с накопленными данными. Если софт можно написать например, на WinCE, тогда можно брать платформу на базе, например, WinCon-8000 от ICP DAS, с высокоскоростными модулями аналогового ввода. В итоге получится "корзина" с полным набором необходимого счастья.

Если ни первое, ни второе - тогда надо брать Cortex M3/M4, внешний сигма-дельта АЦП (здесь лучше 24бит) (например, ADS1248/1256), всю качественную обвязку, качественное питание, и писать под него софт для передачи данных от АЦП к компу через USB. Гибчее, скоростнее, точнее не придумаешь, но необходим проект электроники, что в вашем случае может быть не по силам или без возможности поддержки и/или реализации.

Да, еще. Вам же для ВР-ки нужна будет компенсация Х.С.? Может, отказаться от нее, и перейти к пирометрии, как предлагалось выше? Точность замера температуры какая нужна?

Как-то задача не соответствует прилагаемым финансовым усилиям, как мне кажется

. Правда, я сталкивался с пром.вариантами, установками типа

ФТИАН

и т.п., на производстве. К слову, они довольно дорогие.