УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕРА ШИРИНЫ ЗЕВА АВТОСЦЕПКИ

Полезная модель относится к разделу машиностроения, связанного с контролем изношенных поверхностей деталей поступающих в ремонт.
Наиболее важным размером в корпусе автосцепки является ширина зева. При производстве его величина составляет . В процессе эксплуатации, вследствие ударных и тяговых нагрузок, эта величина изменяется. При увеличении ширины зева больше поля допуска, в процессе эксплуатации возможен саморасцеп. При уменьшении размера, после ремонта, зацепление автосцепок не произойдет.
В соответствии с правилами ремонта для измерения ширины зева используется шаблон 921р-1, который выполнен по законам непроходного калибра.
Предлагаемое устройство (фиг.1) состоит из корпуса 1, подвижной планки 2 и рычажного механизма 3. Корпус 1 изготавливается из легкого сплава (например, аллюминевый сплав). Базовые поверхности корпуса оснащаются сменными пластинами 4, изготовленными из твердого сплава. Планка 2, для увеличения срока службы и уменьшения износа, изготовлена
из закаленной стали (HRC 50-60). Она сопрягается с корпусом при помощи подпружиненных винтов 5. Правильное перемещение планки 2 относительно корпуса 1 осуществляется за счет запрессованных в корпус штифтов 6.
Представляемое устройство работает следующим образом. Устройство вводится в зев автосцепки и фиксируется относительно измеряемой величины с помощью базовых поверхностей 4, плотно прилегающих к малому зубу. Подвижная планка 2 упирается в большой зуб. Значение размера определяется с помощью градуированной шкалы 7, на которую указывает большой рычаг стрелки. Малый рычаг упирается в подпружиненный шток, второй конец которого соприкасается с подвижной планкой 2. Параллельность перемещения планки 2, относительно корпуса 1, обеспечивается за счет двух штифтов 6, запрессованных в корпус 1 и имеющих ходовую посадку в планке. Кроме этого перемещение планки 2 ограничено подпружиненными винтами 5. Для облегчения конструкции и удобства измерения на корпусе имеется рукоятка 8, выполненная из легкого сплава.
Измерение при помощи данного устройства исключает влияние человеческого фактора на измерения. Обеспечивается высокая точность и надежность, не требуется проектирование контршаблона. За счет сменных пластин увеличивается срок эксплуатации устройства.