УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В МАНЖЕТЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИХ И ИНТУБАЦИОННЫХ ТРУБОК

Полезная модель относится к области медицины, к специальности анестезиология-реаниматология. Возможность контролировать давление в манжете низкого давления является одной из актуальных задач современной анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Избыточное давление в манжете интубационной трубки ведет к излишнему сдавлению слизистой трахеи и некрозу, а недостаточное к аспирации желудочного содержимого, и как следствие развитию аспирационной пневмонии.
Известен манометр для измерения внутриманжеточного давления (Portex), состоящий из корпуса, содержащего мановакууметр с диалоговым окном, имеющим шкалу делений от 0 до 120 см. вод. ст. и метку. (1), (2)
Недостатками прибора является ручное измерение, невозможность постоянной оценки раздутия манжеты, отсутствие контроля бактериального загрязнения дыхательных путей и невозможность стерилизации, является неодноразовым.
Цель создания полезной модели - повышения эффективности, качества и безопасности искусственной вентиляции легких.
Эта цель достигается тем, что на одном конце корпус имеет коннектор контрольной манжеты для присоединения к интубационным и трахеостомическим трубкам; на другом конце - коннектор нагнетания воздуха; все элементы устройства состоят из биологически и химически инертного материала.
Сравнение предлагаемого устройства с другими, известными в области медицины, показывает его соответствие критериям полезной модели.
Полезная модель иллюстрируется графическим материалом.
На фигуре 1 изображено предлагаемое устройство.
Устройство состоит из корпуса (1), коннектора контрольной манжеты (2) на одном конце устройства, коннектора нагнетания воздуха (3) на крышке прибора, мановакууметра (4), расположенного внутри корпуса, диалогового окна (5) со шкалой делений и меткой (6).
Техническим результатом создания устройства контроля давления в манжете низкого давления трахеостомических и интубационных трубок является упрощение измерения давления в манжете трахеостомических и интубационных трубок. Снижается вероятность травматизации дыхательных путей при проведении длительной ИВЛ и своевременной профилактике осложнений, благодаря контролю давления в режиме реального времени. Одноразовое применение устройства защищает пациента от инфицируемости, так как все компоненты устройства сделаны из биологически и химически инертного материала.
Проведение искусственной вентиляции становится более эффективным, за счет возможности присоединения устройства к интубационным и трахеостомическим трубкам посредствам коннекторов, что позволяет контролировать уровень раздутия манжеты в режиме реального времени. Повышается качество проводимой ИВЛ, так как снижается вероятность нарушения герметичности дыхательных путей и возникновения осложнений, таких как аспирация желудочного содержимого и ишемия слизистой стенки трахеи. Существенно повышается безопасность для пациента - устройство одноразового использования, все элементы устройства состоят из биологически и химически инертного материала.
Устройство используют следующим способом.
При проведении ИВЛ интубационные и трахеостомические трубки присоединяются к корпусу (1) устройства через коннектор контрольной манжеты (2). Раздутие манжеты осуществляется шприцем подсоединенным к коннектору нагнетания воздуха (3) до допустимой величины 20-30 см. вод. ст. Возможные изменения давления в манжете можно контролировать в режиме реального времени по метке (6) в диалоговом окне (5) мановакууметра (4).
Использование предлагаемого устройства позволит улучшить качество искусственной вентиляции легких, снизить процент осложнений и дефектов у пациентов, использовать в лечебных учреждениях.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. http://www.portexland.ru/?section_id=25&pid=86
2. http://www.sms-uk.com.ua/images/img.php?ss_name=endo_74.gif