АППАРАТ СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ СВЕТОТЕРАПИИ

Полезная модель относится к медицине, а именно к физиотерапевтическим устройствам.
Предлагаемый аппарат светодиодный для цветотерапии может найти применение в неврологии и офтальмологии при лечении рядя заболеваний.
В медицинской практике широкое применение находит цветовая светотерапия (цветотерапия). Целебные свойства цвета обусловлены влиянием электромагнитных волн светового диапазона. Электромагнитное излучение светового диапазона стимулирует тканевый обмен и улучшает микроциркуляцию. Цветовая энергия оказывает положительное воздействие на работу клеток организма человека.
Терапевтический эффект воздействия света связан прежде всего с его биостимулирующим (фотоактивирующим) действием на активность обменных процессов в тканях, в результате чего ускоряется восстановление пораженных болезнью клеток.
Известно, что световое излучение проникает в биологические ткани достаточно глубоко (до нескольких сантиметров), и поскольку при этом облучению подвергаются кровь и лимфа, то практически любое местное облучение может иметь характер системного воздействия на организм [1].
В последнее время активно ведутся работы по применению визуальной цветостимуляции в лечении офтальмологических заболеваний [2].
Визуальная цветостимуляция (цветоимпульсная терапия) - воздействие светом различных цветов через орган зрения на нервную систему человека и используется для лечения заболеваний глаз [3].
Визуальная цветостимуляция является разновидностью биорезонансной терапии. В основе метода лежат сложные явления, связанные с деятельностью фотоэнергетической лимбической системы глаз - гипоталамус - эпифиз - гипофиз. Глаз, трансформируя спектр лучистой энергии в структуры мозга, как бы заводит биологические часы, обеспечивающие резонансное взаимодействие энергии между клетками организма и между организмом и внешней средой. Визуальная цветостимуляция применяется при лечении астенотопии, глаукомы, катаракты, амблиполии, астигматизма, патологии сетчатки и зрительного нерва.
Визуальная светостимуляция - неспецифическая активационная терапия, ее лечебное действие связано с управлением восстановительными процессами и мобилизацией собственных резервных возможностей организма.
Глаз, трансформируя спектр лучистой энергии в структуры мозга, как бы заводит биологические часы, обеспечивающие резонансное взаимодействие энергии между клетками организма и между организмом и внешней средой.
Электромагнитное излучение светового диапазона стимулирует тканевый обмен и улучшает микроциркуляцию.
Визуальную светостимуляцию проводят с помощью аппарата АДФТ-4 "Радуга".
Аппарат АДФТ-4 "Радуга" представляет собой аппарат для фототерапии, отличающийся от известных использованием динамического воздействия световым потоком по типу бегущей волны. Наличие нескольких матриц с набором разных цветовых стимулов и возможностью переключения цветовой гаммы во время проведения терапии существенно расширяет терапевтические возможности аппарата.
Аппарат содержит две светодиодные матрицы, воздействующие через закрытые веки больного. Визуальная стимуляция производилась с частотами движения стимула в диапазоне 1-15 Гц, используя непрерывный, бегущий и стохастический режимы по выбору пациента [4].
Светолечение стимулирует фотобиоактивацию в биологическом объекте на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и системном уровнях. Вышеуказанные аппараты применяются только в стационарах.
В настоящее время при комплексном лечении многих заболеваний глаз в лечебной практике применяется аппарат светодиодный офтальмологический (авторская технология профессора О.П. ПАНКОВА) <<Радуга прозрения>> [5].
Аппарат представляет собой портативный прибор, состоящий из оправы, в которую встроены два светодиодных излучателя и батарейный источник питания.
Управление работой излучателей осуществляется от встроенных микропроцессорных контроллеров, находящихся непосредственно в светодиодных излучателях.
Длины волн излучения, нм. … 450, 530, 650.
Режим излучения. - импульсно-периодический.
Однако известный аппарат имеет ограниченные лечебные возможности.
Известный аппарат может быть принят в качестве прототипа.
Задача полезной модели - расширение арсенала технических средств для физиотерапии в области офтальмологии.
Технический результат - расширение эксплуатационных и лечебных возможностей.
Технический результат достигается тем, что аппарат светодиодный для цветотерапии, включающий источник питания и элемент воздействия, содержащий корпус, в котором закреплен оптический излучатель, согласно предложению, содержит оптический излучатель выполненный в виде 3 отрезков светодиодной ленты типа SMD 5050 - 60 LED RGB, каждый отрезок длиной 100 мм и содержит 6 светодиодных сборок, каждая из которых содержит корпус, в котором установлены светодиоды трех цветов - красного с длиной волны 640 нм, зеленого с длиной волны 530 нм и синего с длиной волны 450 нм, каждый отрезок закреплен на основании, при этом цепи питания светодиодов каждого цвета посредством контроллера подключены к выходным клеммам источника питания.
Сущность предложения состоит в том, что оптический излучатель выполнен в виде 3 отрезков светодиодной ленты типа SMD 5050 - 60 LED RGB, каждый отрезок длиной 100 мм и содержит 6 светодиодных сборок, каждая из которых содержит корпус, в котором установлены светодиоды трех цветов - красного с длиной волны 640 нм, зеленого с длиной волны 530 нм и синего с длиной волны 450 нм, каждый отрезок закреплен на основании, при этом цепи питания светодиодов каждого цвета посредством контроллера подключены к выходным клеммам источника питания.
На фиг. 1 приведена функциональная схема аппарата для физиотерапии, на фиг. 2 изображен элемент воздействия.
Устройство (см. фиг. 1) содержит источник питания 1, к выходу которого посредством таймера 2 подключен вход элемента воздействия 3, включающий оптический излучатель 4. Излучатель 4 является излучателем электромагнитных колебаний оптического диапазона, вход которого посредством контроллера 5 соединен с выходом таймера 2.
К выходам контроллера 6, 7, 8, и 9 подключены три светодиодные системы. Система красного излучения 10 с длиной волны 640 нм, содержащая Р светодиодов с длиной волны 640 нм, которая подключена первым выводом к выходу контроллера 6. Система зеленого излучения 11, содержащая Р светодиодов с длиной волны 530 нм, которая первым выводом подключена к выходу 7 контроллера. Система синего излучения 12, содержащая Р светодиодов с длиной волны 450 нм, которая первым выводом подключена к выходу 8 контроллера. Вторые выводы всех систем объединены и проводом 13 соединены с выходом 9 контроллера. Для управления многоцветной светодиодной подсветкой контроллер снабжен инфракрасным датчиком приема сигналов управления 14. В комплект также входит дистанционный пульт управления 15. С помощью пульта 15 можно выбрать несколько режимов плавной и динамической смены цвета.
На фиг. 2 изображен элемент воздействия, содержащий диэлектрический корпус 16, дугу 17 и основание 18, на котором установлены элементы оптического излучателя 4. Дуга 17 выполнена из двух частей с возможностью изменения размера. Каждая часть дуги одним концом прикреплена к боковой поверхности корпуса 16. Передняя часть корпуса имеет отбортовку 19. Основание 18 закреплено внутри корпуса на его торцовой части.
Оптический излучатель выполнен в виде 3 отрезков 20 светодиодной ленты типа SMD 5050 - 60 LED RGB. Каждый отрезок закреплен на основании при помощи клея и содержит 2 модуля. Длина отрезка 100 мм. Каждый модуль имеет длину 50 мм и содержит 3 светодиодных сборки и 3 резистора. Каждая светодиодная сборка содержит корпус, в котором установлены светодиод красного цвета с длиной волны 640 нм, светодиод зеленого цвета с длиной волны 530 нм и светодиод синего цвета с длиной волны 450 нм. Все светодиоды имеют отдельные выводы. У каждого модуля светодиоды одного цвета и один резистор соединены последовательно и образуют цепь питания одного цвета. Цепи питания всех модулей соединены параллельно. Светодиоды одного цвета всех модулей образуют систему соответствующего цвета. Вывод <-> у каждой системы соединен с отдельным проводом. Вывод <+> у каждой системы соединен с общим проводом. При числе отрезков N=3 (см. фиг. 2) число модулей 6, число светодиодных сборок 18. Каждая система содержит 18 светодиодов и 6 резисторов. В устройстве применяется контролер марки RGB-контроллер ZC - 1000 RC. Вход контроллера соединен с выходом таймера, к выходным клеммам подключены общая + цепь и - цепи соответствующих систем.
Контроллер предназначен для управления многоцветными системами. Контроллер управляется при помощи инфракрасного пульта. При помощи пульта можно выбрать 7 основных цветов, 3 режима изменения яркости свечения, несколько режимов плавной и динамической смены цвета. Режим работы излучателя импульсно - периодический. Источник питания выполнен в виде сетевого адаптера. Выходное напряжение 12 В.
Устройство работает следующим образом. Предварительно элемент воздействия размещается на голове пациента, устанавливается размер дуги, фиксируется при помощи зажима 21. Устанавливается время процедуры на таймере. Выбирается режим контроллера. Элемент воздействия размещается на голове пациента, отбортовка корпуса упирается в лоб. Включается питание, напряжение от источника подается на излучатель. По истечении времени таймер отключает питание.
Продолжительность процедуры определяется медицинской методикой в каждом отдельном случае.
Технический результат - расширение эксплуатационных возможностей.
В сравнении с прототипом получен более высокий лечебный эффект за счет увеличения числа факторов, воздействующих на биологические ткани в результате применения излучателя, имеющего большую площадь излучения и большее число режимов излучения.
Источники информации:
1. В.П. Жаров и др. Фотоматричные аппараты для терапии пространственно-протяженных патологий. Биомедицинская радиоэлектроника, 1999 г. №5, с. 46-48.
2. Зверев В.А. // В сб. Визуальная цветостимуляция в рефлексологии, неврологии, терапии и офтальмологии под ред. B.C. Гойденко, - РМА. - М. - 1998. - с. 86
3. Визуальная цветостимуляция. www.uborg.ru.color.stimul.htm
4. Аппарат динамической фототерапии АДФТ-4-Радуга, www.trima.ru/medicine/rainbow.htm
5. Очки профессора Панкова. Восстановление зрения по уникальной технологии профессора Олега Панкова. - М.: ACT:; Астрель; Владимир: ВКТ, 2011.