СИГНАЛИЗАТОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ИРРИГАЦИОННОГО РАСТВОРА ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ

Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии и может быть использована при проведении хирургических операций по удалению катаракты.
В практике проведения подобных операций в настоящее время для поддержания внутриглазного давления канюля, подводимая к передней камере глаза, с помощью шланга напрямую соединяется с флаконом с ирригационной жидкостью (кн. Катаракта. Под редакцией проф. З.Ф.Веселовской, Киев, Книга Плюс, 2002, 208 с., с.131-137). Контроль уровня жидкости во флаконе, закрепленном на штативе, обеспечивается визуально самим хирургом или ассистентом. При этом контроль за уровнем раствора во флаконе может быть утрачен, что может привести к потере подачи ирригационного раствора в переднюю камеру глаза и возникновению осложнений.
Для предотвращения подобных случаев необходима установка в системе флакон-канюля автоматического сигнализатора о подходе уровня раствора к критическому.
Автору предлагаемой полезной модели не удалось найти в медицинской литературе устройств, обеспечивающих инструментальный контроль уровня ирригационной жидкости во флаконе. Технической задачей, решаемой предлагаемой моделью, является введение в процесс факоэмульсификации катаракты автоматического контроля критического уровня ирригационного раствора.
Сущностью решения этой задачи является установка на шланге, подающем раствор из флакона к канюле, электрозвукового сигнализатора, срабатывающего при достижении во флаконе «критического» (3-4 см) уровня раствора во флаконе. При этом сама модель продолжает обеспечивать подачу раствора на продолжение ирригации в течение 20-25 минут после начала срабатывания сигнализатора, что позволяет спокойно, без спешки и прерывания процесса факоэмульсификации катаракты заменить флаконы с ирригационным раствором.
Схематически конструкция предлагаемой модели сигнализатора представлена на фиг.1, где:
- Емкость электросигнализатора для ирригационного раствора (на 30-50 мл.
- Аккумуляторная батарея.
- Контакты электросигнализатора.
- Динамик электросигнализатора.
- Поплавок с металлической пластиной-замыкателем снизу.
- Штуцер для подсоединения шланга, идущего от флакона с ирригационным раствором.
- Штуцер для подсоединения шланга канюли.
- Выключатель динамика.
Использование предлагаемого сигнализатора осуществляют следующим образом. Его укрепляют на поперечном разрезе шланга, идущего от флакона с ирригационным раствором, в непосредственной близости от флакона, укрепленного на штативе, одевая при этом нижний конец шланга на штуцер 6 сигнализатора и включают выключатель 8. За счет энергии аккумуляторной батареи 2, идущей через замкнутые контакты 3, динамик 4 начинает издавать звуковые сигналы. После заполнения емкости 1 поплавок 5 с металлической пластиной-замыкателем всплывает, контакты 3 размыкаются и динамик 4 отключается. Ирригационный раствор через шланг, подсоединенный к штуцеру 7, начинает поступать к канюле. После того, когда ирригационный раствор во флаконе достигнет уровня 3-4 см, поплавок 5 в емкости 1 с металлической пластиной-замыкателем снизу опускается на контакты 3 и замыкает их. Динамик 4 начинает издавать звуковые сигналы. С учетом того, что емкость 1 рассчитана на 30-50 мл, а расход ирригационной жидкости составляет 1-2 мл в минуту, можно спокойно, без спешки заменить пустой флакон на флакон с раствором и прикрепить к нему сигнализатор. После заполнения емкости 1 поплавок 5 снова всплывет вверх, контакты 3 разомкнутся и динамик 4 перестанет подавать сигналы.
После завершения работы раствор, оставшийся в емкости 1 выливают, а выключатель 8 отключают.
Таким образом, из описания использования предлагаемого сигнализатора видно, что поставленная предлагаемой моделью техническая задача решена.
Успешно апробирован образец предлагаемой модели в хирургической практике заявителя на 265 больных. Сигнализатор работал стабильно, полностью исключен «человеческий фактор» - риск прекращения подачи ирригационного раствора.