Устройство для оценки состояния тканей пародонта джоульметрическим методом

Полезная модель относится к медицине, а именно к стоматологии.
Известно устройство для диагностики воспалительных процессов тканей полости рта, содержащее биопотенциометр БПМ-03, к которому подключены измерительные электроды (Данилина Т.Ф. и др. Расширение функциональных возможностей потенциалометров при диагностике гальваноза полости рта. Вестник новых медицинских технологий - 2013 - N 1). Недостатком описанного устройства является конструкция электродов, не позволяющая проводить многократную стерилизацию для проведения повторных измерений.
Известно также устройство мультитест ИПЛ-301 (http://www.medwest.ru/catalog/3/151), относящееся к переносным лабораторным автоматизированным цифровым измерительным приборам, предназначенным для измерения величины электрохимических потенциалов и диагностики воспаления. Недостатком данного устройства также является невозможность многократной стерилизации электродов для проведения повторных измерений. Кроме того, конструкция датчика не предназначена для проведения измерений электрохимических параметров в полости рта.
Наиболее близким к заявляемому устройству является «Диагностический датчик» (патент RU №2134537С1, МПК: 6 А61В 5/00, приор.20.08.99), предназначенный для оценки электрохимических параметров биологических сред. Датчик представляет собой зонд с намотанными на нее с равномерным шагом двумя проводами, играющие роль электродов. Электроды соединены тоководами с джоульметром. Недостатком описанного устройства является высокая травматичность, при проведении измерений. Кроме того, введение иглы в биологическую ткань может вызвать кровотечение или попадание лимфы в исследуемую область, что изменит электропроводность ткани и исказит результаты диагностики.
Задачей разработанной полезной модели является расширение диагностических возможностей врача стоматолога путем адаптации джоульметрического метода для применения его в ортопедической стоматологии с возможной стерилизацией измерительных электродов после применения.
Достигаемым техническим результатом является возможность проведения джоульметрического исследования тканей пародонта с целью оценки активности воспалительного процесса.
Поставленная задача решается тем, что устройство для оценки состояния тканей пародонта джоульметрическим методом содержит потенциостат, кабель и диагностический датчик. Датчик выполнен с возможностью разъемного соединения. Конструктивно датчик представляет собой зажим с двумя плоскопараллельно расположенными электродами. Измерительные электроды выполнены с возможностью стерилизации для многократного использования и имеют размеры, достаточные для фиксации в области рта пациента.
Сущность полезной модели заключается в следующем
Устройство для оценки состояния тканей пародонта джоульметрическим методом содержит потенциостат (диапазон измерения от -5 до +5 В), к которому с помощью кабеля подключен диагностический датчик, представляющий собой двухэлектродную сборно-разборную конструкцию в виде зажима.
Электроды диагностического датчика выполнены металлическими, а именно серебряными с покрытием хлорида серебра. При этом габаритные размеры диагностического датчика имеют достаточный размер для возможности проведения манипуляций в полости рта при проведении измерений.
Диагностический датчик выполнен с возможностью стерилизации. Кроме того, он может отсоединяться от проводников, что делает возможным проведение стерилизации после каждого исследования по оценке состояния тканей пародонта.
Стерилизации подвергается диагностический датчик, имевший непосредственный контакт со слизистой оболочкой полости рта пациента.
Датчик отсоединяется от основного кабеля и подвергаются предстериллизационной очистке ручным способом, затем холодной стерилизации путем замачивания в растворе аламиноле на 40 минут. Далее датчик необходимо извлечь из раствора, просушить и запечатать в крафт пакеты (упаковка из специальной бумаги). Затем датчик в крафт пакетах помещают в автоклав.
Стерилизацию проводят в щадящем режиме методом паровой стерилизации в автоклаве при давлении пара в стерилизационной камере - 0,2 МПа и температуре равной 135°C. Время стерилизации - 20 мин.
Сущность полезной модели поясняется на фиг. 1, фиг. 2.
Устройство для оценки состояния тканей пародонта джоульметрическим методом содержит
потенциостат (1, фиг. 1);
диагностический датчик (2, фиг. 1), выполненный сборно-разборного зажима (1, фиг. 2) с плоскопараллельно расположенными электродами (2, фиг. 2);
персональный компьютер (3, фиг. 1) для обработки регистрируемого джоульметрического сигнала.
Устройство работает следующим образом
Перед началом работы в измерительное гнездо потенциостата вставляют разъем диагностического датчика и проверяют работоспособность и целостность измерительной цепи путем касания измерительных электродов друг друга. При этом на дисплее персонального компьютера должны меняться показания поступающие с потенциостата.
Затем в полость рта пациента вводят диагностический датчик и фиксируют его на интересующей области тканей пародонта, таким образом, один электрод находится с щечной стороны, а второй - с оральной стороны альвеолярного отростка или челюсти. Далее на электроды подается импульс тока заданной силы и длительности и регистрируется изменение межэлектродного напряжения датчика, обусловленного массопереносом ионов исследуемой среды. Работа тока, затраченная на массоперенос ионов и переход исследуемой ткани из одного состояния в другое, характеризует морфофункциональное состояние ткани, в том числе активность воспалительных процессов в исследуемой области.