Инфразвуковая станция

Инфразвуковая станция состоит из трех микробарометров МБ-03 ИДГ скважинного типа, размещенных на местности в виде треугольника.

Микробарометр предназначен для регистрации акустико-гравитационных волн в приземном слое атмосферы и имеет следущие характеристики: диапазон измерения давления: 0,01 - 200 Па; полоса регистрации (по уровню -3дБ): 0,0001 - 10 Гц.

Конфигурация инфразвуковой станции в «Михнево»

Для снижение уровня турбулентного фона испльзуются шумоподавляющие фильтры в виде 6-лучевой «звезды» диаметром 12 м

Инфразвуковая станция позволяет:

выделять сигнал при соотношении сигнал/шум более 2;
определять (оценивать) пеленг на источник с погрешностью 2-5 град.;
оценивать скорость распространения сигналов с погрешностью ±10 %;
идентифицировать сигналы по скорости распространения:

– инфразвук от высотных источников;

– инфразвук от наземных источников;

– внутренние гравитационные волны (ВГВ);

– волны от атмосферных или грозовых фронтов.

Сигнал от Челябинского болида

Прохождение атмосферного фронта