Можно ли сохранить данные в excel?  |

 

 Программное обеспечение, совместимое с АМЕ-1274, сохраняет данные в формате *.csv. Далее сохраненный файл можно открыть в любом табличном процессоре или текстовом редакторе. 

Какой интерфейс используется для соединения прибора с ПК?  |

 

 Подключение к ПК производится с помощью USB-кабеля типа А-В, или с помощью сетевого кабеля с разъемом Rj45 

Нужен ли переходник АСЕ-1025/1026 для работы АМЕ-1274 с ADLM-W?  |

 

 Для работы АМЕ-1274 с ADLM-W преобразователь интерфейса АСЕ-1025\АСЕ-1026 не нужен. 

Как настроить сетевые параметры приборов АСК-3174 и АСК-4174?  |

 

 Установка производится через LAN интерфейс. Если сетевые настройки прибора неизвестны, то необходимо сбросить настройки к заводским установкам с помощью кнопки "Reset" на задней панели прибора. Далее необходимо подключить прибор к LAN и запустить программу [AVLNetCfg](/software/index.php?SECTION_ID=1627&ELEMENT_ID=8259666).

![](/upload/iblock/3be/AVLNC-main.JPG)

 В открывшимся окне необходимо нажать кнопку "Подключить", для установки связи с прибором. Далее нужно задать необходимые параметры сети и нажать кнопку "Сохранить". Настройки запишутся во внутреннюю память прибора и после перезагрузки можно подключить прибор посредством сетевого интерфейса к необходимому ПО (например [AKTAKOM Oscilloscope Pro](/software/index.php?SECTION_ID=1520&ELEMENT_ID=678654) ) 

Может ли ACK-3117, работая как самописец, записать в файл на ПК 100 тысяч осциллограмм и нужно ли будет вмешиваться оператору в этот процесс?  |

 

 Может - количество записываемых данных определяется размером носителя, на который идет запись информации. Период между осциллограммами может быть любой, программа в режиме самописца пишет данные непрерывно.

 Программное обеспечение AKTAKOM OSCILLOSCOPE обеспечит работу без необходимости вмешательства оператора.

 

Можно ли в АЕЕ-2025 или АЕЕ-2085 коммутировать несколько входов на один выход одновременно?  |

 

 Да, можно. Коммутатор АЕЕ-2025 (и АЕЕ-2085) позволяет коммутировать любое количество входных линий на любое количество выходных линий. При этом в программе по желанию можно ввести любые ограничения на варианты коммутации. Такие программные ограничения удобно использовать, если должны коммутироваться независимые сигналы с помощью одного коммутатора. 

Как отключить озвучивание событий?  |

 

Для отключения звуков нужно в закладке настроек "Общие" сбросить птицу в первой строке «Озвучивание событий».

![](/upload/aktakom/AOPSnd.jpg)



Нуждаются ли АСК-3117 (АСК-3116) в заземлении? С чем нужно соединять клемму «Земля» на задней панели корпуса АСК-3117? Нам нужно, чтобы «земляной» провод входной цепи АСК-3117 не был соединен с «землей» ноутбука.  |

 

Данный вопрос состоит из нескольких:

1. Нуждаются ли АСК-3117 (АСК-3116) в заземлении? С чем нужно соединять клемму «Земля» на задней панели корпуса АСК-3117? 
   

 Ответ: Соединение клеммы «Земля» на задней панели корпуса АСК-3117 с «землей» (общей точкой схемы, в которой проводятся измерения) является желательным, но не обязательным. Наличие такого соединения обеспечивает минимизацию шумов в сигнале, отображаемом на экране. 
   

 Схемотехника цифрового запоминающего осциллографа АКТАКОМ АСК-3117 предусматривает [гальваническую развязку](http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=542250) измерительной части прибора и интерфейса (USB и LAN) и т. о. связи по «земле» у измерительной схемы, прибора и ноутбука нет.
2. Нам нужно, чтобы «земляной» провод входной цепи АСК-3117 (АСК-3116) не был соединен с «землей» ноутбука (т.е. с «землей», с которой соединен ноутбук через свой кабель питания от сети 220 В). 
   

 Во-первых, благодаря наличию [гальванической развязки](http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=542252) измерительной части прибора и интерфейса (USB и LAN), связи по «земле» у измерительной схемы, прибора и ноутбука нет. 
   

 Во-вторых, ноутбук имеет выносной блок питания, и входная сеть 220 В отделена от «земли» ноутбука (фактически интерфейса) трансформатором (подробнее см. «[Трансформаторная гальваническая развязка](http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=542254)»), и ноутбук питается, как правило, 16-19 В постоянного напряжения, не имея гальванической связи с силовой сетью.
3. По характеру измерительной задачи (которая определена вопросом) работа ведется в ситуации, где требуется безопасное измерение плавающего потенциала измерительной схемы. Рекомендуем воспользоваться [дифференциальными пробниками](http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1546), предназначенными именно для данных целей и для всех моделей осциллографов. По указанной ссылке можно выбрать требуемую для Вашей задачи модель по параметрам или сравнить все предлагаемые пробники между собой.



Какой формат записи данных в файлы используется в осциллографах USB лаборатории AKTAKOM?  |

 

Данные собранных осциллограмм программа может сохранять в файлы на диске компьютера. Для этих файлов используется универсальный битовый [формат AKTAKOM USB Lab](http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=1549505), который может быть в дальнейшем открыт либо самой программой осциллографа, либо входящей в комплект программного обеспечения утилитой [AULFConverter Конвертер файлов](http://www.eliks.ru/software/index.php?SECTION_ID=1520&ELEMENT_ID=678723). С помощью этой утилиты Вы сможете преобразовать файл данных для чтения другими приложениями AKTAKOM USB лаборатории в том же формате AKTAKOM USB Lab, либо перевести данные в текстовый [формат CSV](http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=1549499) (Comma Separated Values), который может быть затем открыт любым текстовым редактором или процессором электронных таблиц.   
   

 Кроме цифрового сохранения результатов измерений в форме текстового файла, возможно сохранение в файл уже готового изображения полученных сигналов. С помощью соответствующей команды Вы можете сохранить изображение сигналов на графике в файл в формате BMP (Windows bitmap) или в векторных форматах WMF или EMF (Windows metafile). При этом, конечно, сохраняются и все дополнительные элементы графика, например, кривая специальной функции.



Смогут ли два виртуальных осциллографа Актаком работать одновременно на одном ПК?  |

 

 Да, смогут. Предназначенное для использования с [виртуальными осциллографами Актаком](http://www.eliks.ru/vp/index.php?SECTION_ID=1232) программное обеспечение [AKTAKOM OSCILLOSCOPE PRO (MULTICHANNEL EDITION)](http://www.aktakom.ru/support/software/index.php?SECTION_ID=1337&ELEMENT_ID=34035) позволяет подключить одновременно до 8 осциллографических модулей с максимальным числом каналов – 16. 

В описании на АСК-3116/АСК-3117 указано наличие гальванической развязки. Можно ли применять USB осциллограф АСК-3116/АСК-3117 для тестирования качества напряжения сети?  |

 

Действительно, в осциллографах [АСК-3116](http://www.eliks.ru/vp/index.php?ELEMENT_ID=26077&sphrase_id=88263) и [АСК-3117](http://www.eliks.ru/vp/index.php?ELEMENT_ID=26081&sphrase_id=88264) выполнена гальваническая развязка по цепи питания USB. Это означает гальваническую развязку от подключаемого к нему персонального компьютера ( и его источника питания), но никак **не означает гальваническую развязку измерительных каналов друг от друга** или от нуля цепи питания самого осциллографа. 

Гальваническая развязка каналов - существенно более дорогая технология и в ценовую категорию [АСК-3116](http://www.eliks.ru/vp/index.php?ELEMENT_ID=26077&sphrase_id=88263) /[АСК-3117](http://www.eliks.ru/vp/index.php?ELEMENT_ID=26081&sphrase_id=88264) никак не помещается. Измерение сетевого напряжения при помощи [АСК-3116](http://www.eliks.ru/vp/index.php?ELEMENT_ID=26077&sphrase_id=88263) или [АСК-3117](http://www.eliks.ru/vp/index.php?ELEMENT_ID=26081&sphrase_id=88264) без использования специальных устройств небезопасно как для прибора, так и для пользователя. Надо помнить, что приборы для работы с плавающим потенциалом имеют специальную защиту разъемов, предотвращающую касание пользователем даже нулевых шин на разъемах. 

Для решения данной задачи, как частного случая работы с плавающими потенциалами, можно рекомендовать использовать высоковольтные дифференциальные пробники, которые подавляют плавающее напряжение, например: [DP-25](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=23941&sphrase_id=88265), [DP-50](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=23942&sphrase_id=88266), [DP-100](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=23943&sphrase_id=88267), [DP-150](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=23944&sphrase_id=88268). Остальные способы, такие как: использование развязывающего трансформатора по питанию и подобные - безопасности не обеспечивают и могут использоваться на свой страх и риск. 

Кроме того, в нашем ассортименте есть приборы, которые имеют гальваническую развязку каналов, например: 

* осциллографы TEKTRONIX серии [TPS2000](http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1141)
  

[![Осциллограф TPS2024](/upload/iblock/2c0/tps2024.jpg "Осциллограф TPS2024")](http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1141&ELEMENT_ID=23968)
* осциллографы TEKTRONIX серии [THS3000](http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1475)[![](/upload/iblock/fb4/Tek-ths3024-360_08b_h.jpg "Новинка от Tektronix! Серия портативных осциллографов THS3000")](http://www.eliks.ru/news/index.php?news=42950)
* осциллографы FLUKE [серий 190 и 200](http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1221)  
   

[![](/upload/iblock/417/fluke-199B.jpg "Осциллограф-мультиметр Fluke 3а 100 тыс. рублей? Это реальность!")](http://www.eliks.ru/news/index.php?news=43122)



В каком из портативных USB осциллографов есть функция измерения сдвига фаз сигналов между каналами в градусах?  |

 

USB осциллографы - приставки [АСК-3102](/vp/index.php?SECTION_ID=1232&ELEMENT_ID=26083) и [АСК-3002](/vp/index.php?SECTION_ID=1232&ELEMENT_ID=26082), а таже другие виртуальные осциллографы [ACK-3106](/vp/index.php?SECTION_ID=1232&ELEMENT_ID=26075), [АСК-3106L](/vp/index.php?SECTION_ID=1232&ELEMENT_ID=26078), [ACK-3116](/vp/index.php?SECTION_ID=1232&ELEMENT_ID=26077), [АСК-3172](/vp/index.php?SECTION_ID=1232&ELEMENT_ID=26076) в штатном комплекте поставки имеют программу "[Oscilloscope Pro](/software/index.php?SECTION_ID=1520&ELEMENT_ID=678654)", в которой есть функция автоматического вычисления фазового сдвига сигнала канала B относительно канала A. Для определения величины фазового сдвига в данной программе применены три метода: 

* геометрический метод;
* формула косинуса угла потерь, позволяющая избежать грубых ошибок геометрических методов, возникающих из-за случайных помех, искажающих форму сигнала (мало того, в этом случае возможно определение сдвига фаз между сигналами абсолютно различной формы);
* спектральный метод, использующий БПФ (в этом случае сравнение фаз идет только по основной гармонике сигналов).

Пользователь может выбрать любой из этих методов.