в чём измеряют вибрацию?

 

для количественного описания вибрации вращающегося оборудования и в диагностических целях используют виброускорение, виброскорость и виброперемещение.

что такое виброускорение?

 

виброускорение – это значение вибрации, прямо связанное с силой, вызвавшей вибрацию. виброускорение характеризует то силовое динамическое взаимодействие элементов внутри агрегата, которое вызвало данную вибрацию. обычно отображается амплитудой (пик, peak) - максимальное по модулю значение ускорения в сигнале. применение виброускорения теоретически идеально, т. к. пъезодатчик (акселерометр) измеряет именно ускорение и его не нужно специально преобразовывать. недостатком является то, что для него нет практических разработок по нормам и пороговым уровням, нет общепринятого физического и спектрального толкования особенностей проявления виброускорения. успешно применяется при диагностике дефектов, имеющих ударную природу - в подшипниках качения, редукторах.

в чём измеряется виброускорение?

 

- в метрах на секунду в квадрате [м/сек2];  

- g, где 1g = 9,81 м/сек2;  

- децибелах, должен быть указан уровень 0 дб. если не указан, то берётся значение 10-6 м/сек2 (стандарт iso 1683:2015 и гост р исо 13373-2-2009)

как перевести виброускорение в дб?

 

для стандартного уровня 0 дб = 10e-6 м/сек2:  

adb = 20 * lg10(a) + 120  

adb – виброускорение в децибелах  

lg10 – десятичный логарифм (логарифм по основанию 10)  

a – виброускорение в м/с2  

120 дб – уровень 1 м/с2

что такое виброскорость?

 

виброскорость – это скорость перемещения контролируемой точки оборудования во время её прецессии вдоль оси измерения.
в практике измеряется обычно не максимальное значение виброскорости, а ее среднеквадратичное значение, скз (rms). физическая суть параметра скз виброскорости состоит в равенстве энергетического воздействия на опоры машины реального вибросигнала и фиктивного постоянного, численно равного по величине скз. использование значения скз обусловлено ещё и тем, что раньше измерения вибрации велись стрелочными приборами, а они все по принципу действия являются интегрирующими, и показывают именно среднеквадратичное значение переменного сигнала.
для измерения скз виброскорости используются самые простые приборы – виброметры. в более сложных приборах (виброанализаторах) также всегда присутствует режим виброметра.

в чём измеряется виброскорость?

 

- миллиметрах на секунду [мм/сек];  

- дюймов в секунду [in/s]: 1 in/s = 25,4 мм/сек;  

- децибелах, должен быть указан уровень 0 дб

что такое виброперемещение?

 

виброперемещение (вибросмещение, смещение) показывает максимальные границы перемещения контролируемой точки в процессе вибрации. обычно отображается размахом (двойной амплитудой, пик-пик, peak to peak). виброперемещение – это растояние между крайними точками перемещения элемента вращающегося оборудования вдоль оси измерения.

в чём измеряется виброперемещение?

 

- в микрометрах [мкм];  

- в миллиметрах [мм]: 1 мм = 1000 мкм;  

- в милсах, миллидюймах [mils]: 1000 mils = 1 дюйм, 1 mil = 25,4 мкм, 1000 mils = 25,4 мм