что такое анализатор кислорода?

 

Анализатор кислорода — это аналитическая система, предназначенная для измерения концентрации кислорода в потоках газа. Система состоит из датчика, трансмиттера и технологической арматуры или корпуса. Для поточного измерения концентрации кислорода компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО выпускает как амперометрические анализаторы кислорода, так и анализаторы кислорода на основе настраиваемого диодного лазера.   Анализаторы кислорода МЕТТЛЕР ТОЛЕДО отличаются тем, что не нуждаются в системах отбора проб или кондиционирования (scs), поэтому они могут обеспечить быстрое и точное измерение при минимальном объеме технического обслуживания.

какие принципы измерения используются в газоанализаторах меттлер толедо?

 

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО выпускает газоанализаторы двух типов. В них используются настраиваемые диодные лазеры или амперометрическая технология (полярографический метод).   В компактных амперометрических датчиках кислорода используется электрохимический метод измерения. Он связан с определенными затратами на техническое обслуживание и расходные материалы. Метод чувствителен к химическим помехам. Кроме того, качественный состав анализируемой смеси газов должен быть известен.  tdl-анализаторы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО устойчивы к большинству помех. Конструктивные элементы датчиков этого типа очень надежны. Датчик рассчитан на длительную непрерывную работу, и регулярное техническое обслуживание ему не требуется. Технология tdl подходит для наиболее сложных и ответственных областей применения. Анализатор этого типа больше амперометрического по размерам, поэтому его установка связана с некоторыми сложностями.

в каком оборудовании можно устанавливать газоанализаторы?

 

Газоанализаторы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО можно использовать в разных системах и для решения разных задач. Амперометрические датчики имеют стандартный диаметр 12 мм. Их можно устанавливать в большинстве стандартных технологических аппаратов. Например, они успешно применяются для контроля состава газовой фазы над жидкостью.  Для газоанализаторов на основе настраиваемого диодного лазера предусмотрены более широкие возможности подключения к технологическому оборудованию в контрольных точках. Их можно устанавливать в трубопроводах малого и большого диаметра, в потоке газа высокой температуры, текущего с низкой или высокой скоростью и в других условиях, в зависимости от особенностей технологического процесса.  Кроме того, благодаря конструкции с многократно увеличенным оптическим путем юстировка такому анализатору не требуется.