Какая информация указывается на циферблате манометра?
 

 

 Информация, которую необходимо наносить на циферблат манометра, указана в ГОСТ 2 4 0 5 -8 8
 

 На циферблат контрольно-измерительного прибора наносят:
 

* единицу физической величины;
* знак «—» (минус) перед числом, обозначающим верхний предел измерений вакуумметрического давления;
* класс точности или условное обозначение класса точности (например, 0,6 или 1—0,6—1);
* условное обозначение рабочего положения прибора, если оно отличается от нормального;
* наименование или условное обозначение измеряемой среды — при специальном исполнении прибора.

 Также в документе сказано, что на циферблате, корпусе или табличке КИП необходимо указывать следующие данные:
 

* для приборов с сигнализирующим устройством — номинальное напряжение и ток;
* для приборов с сигнализирующим устройством непрямого действия — параметры питания;
* условное обозначение прибора;
* знак Государственного реестра — по ГОСТ 8.383*;
* товарный знак предприятия-изготовителя;
* другие необходимые обозначения.



Что такое класс точности манометра?
 

 

 Класс точности является основной метрологической характеристикой контрольно-измерительного прибора (КИП). Данная единица определяет допустимые значения основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения.
 

 Класс точности приборов должен выбираться из ряда:
 

 0,4*; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0*.
 

 * Устанавливается по заказу потребителя.
 

 Класс точности или условное обозначение класса точности обязательно необходимо указывать на циферблате КИП.
 

 Отсчет показаний (записи) приборов классов точности 0,4* и 0,6 следует проводить не менее, чем на восьми значениях давления; классов точности 1; 1,5; 2,5; 4* — не менее чем на пяти значениях давления.
 



Зачем нужно гидрозаполнение манометров? Что такое виброустойчивость?
 

 

 Помимо других характеристик, контрольно-измерительные приборы разделяют по стойкости к механическим воздействиям на виброустойчивые, вибропрочные, удароустойчивые и ударопрочные. В некоторых случая изделия могут изготавливаться в сочетании исполнений.
 

 Изделия должны быть устойчивыми и (или) прочными к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты (с частотой перехода от 57 до 62 Гц) с параметрами, выбираемыми из таблицы 3 ГОСТ Р 52931-2008.
 

 Для обеспечения сейсмостойкости изделий в стандартах и (или) технических условиях (ТУ) на изделия конкретных групп (видов) устанавливаются требования к вибрационным воздействиям.
 

 Для получения манометра более высокого класса виброустойчивости приборы могут быть заполнены демпфирующей жидкостью. Наиболее часто применяемые: глицерин и ПМС. У каждой демпфирующей жидкости имеются свои, отличные от других, эксплуатационные параметры, например, рабочая температура окружающей среды. В связи с чем виброустойчивые приборы, заполненные той или иной демпфирующей жидкостью, могут иметь различную категорию климатического исполнения.
 



Что приводит к дрожанию стрелки манометра?
 

 

 Эффект дрожания стрелки возникает в случае, если манометр подвергается вибрации или пульсации давления измеряемой среды. Чтобы предотвратить это и обеспечить получение корректных показателей измерения давления, осуществляют гидрозаполнение манометра. Для этого используются различные демпфирующие жидкости.
 



Каковы сроки поверки манометров?
 

 

 Сроки поверки зависят от производителя и варьируются в рамках от 1 года до 5 лет. Периодичность поверки манометров устанавливается при утверждении типа СИ и указана в свидетельстве на утверждение типа на манометр, см. ст.12, часть 1 закона об ОЕИ от 26.06.2008 г. №102-ФЗ.
 

 Вакуумметры, мановакуумметры, манометры, тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры тип ФТ имеют срок поверки 2 года.
 

 Судовые и железнодорожные манометры производства АО «ПО Физтех» имеют срок поверки 1 год.
 

 Межповерочный интервал биметаллических термометров ТБф с кл.т. 1,0 – 2 года, ТБф с кл.т. 1,5 и 2,5 – 3 года.
 

 Поверка манометров должна проводиться исключительно профессионалами, так как допущенные ошибки могут стать причиной снижения точности снимаемых показателей. Оказывать услуги должны исключительно специалисты, получившие соответствующее разрешение.
 

 Поверка приборов тип ФТ проводится по МИ 2124-90
 

 Манометров точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф кл.т. 0,4 по МП 4212-117-64115539-2016
 

 Биметаллических термометров ТБф по МЦКЛ.0199.МП с изменениями №1
 

 Первичная поверка прибора проводится для определения показателя номинального давления. В дальнейшем контроль позволяет исключить вероятность снижения точности. Периодическая поверка манометра требуется для того, чтобы исключить вероятность его выхода из строя. Некоторые системы не могут эксплуатироваться без применения манометра.