Проверка работы тензодатчика веса 

 

 Проверка работоспособности одного или более тензодатчиков веса в виде теста реализуется с использованием цифрового мультиметра с mV диапазоном. Тестирование выполняется квалифицированным персоналом. Детализация тестирования может выглядеть следующим образом:  

  

**Измерение сопротивления тензодатчиков цифровым мультиметром**:  

  

 Отключить тензодатчики от прибора и проверить, что в распределительной коробке отсутствует влага в виде конденсата или просачивания воды. Если влага присутствует, осушить систему либо снять тензодатчики.  

 Значение между проводами положительного и отрицательного сигнала должно быть равным или похожим на указанное в спецификации / паспорте изделия (выходное сопротивление).  

 Значение между проводами положительного и отрицательного сигнала возбуждения должно быть равным или похожим на указанное в спецификации / паспорте изделия (входное сопротивление).  

 Значение изоляции между экраном и любым другим проводом и между корпусом датчика и любым другим тензодатчиком должно быть более чем 20 Mohm.  

  

**Измерение напряжения тензодатчика веса цифровым мультиметром**:  

  

 Вынуть датчик из монтажного набора.  

 Удостовериться, что возбуждение двух проводов, присоединенных ко вторичному прибору (индикатору, усилителю сигнала и др.) соответствует 5 Vdc +/- 3% (10Vdc +/-3% для датчик серии TPS- TPZ).  

 Измерить сигнал отклика между проводами положительного и отрицательного сигнала, напрямую присоединив их к мультиметру, удостовериться, что это в диапазоне между 0 и +/- 0.5 mV.  

 Применить нагрузку на датчик и удостовериться в наличии приращения сигнала.  



Какова разница между 4х и 6ти проводными тензодатчиками веса? 

 

 В зависимости от модели датчики веса могут иметь 4х либо 6ти жильный кабель с экраном.   

 6-ти жильный тип в добавлению к наличию клемм питания (+) и клемм питания (–), сигнала (+) и сигнала (-) имеет 2 дополнительные жилы для компенсации потери сигнала (+) и (-).   

 Сопротивление кабеля изменяется в зависимости от температуры и длины.   

 Таким образом, можно сказать, что при изменении температуры и расстояния в наличии падение напряжения - система с 6-ти жильным кабелем позволяет выполнить компенсацию не влияя на измерение.   

 4-х проводной датчик веса - компенсированный по температуре и откалиброванный согласно заявленной длины кабеля; рекомендуется использовать максимально короткий кабель для 4-х проводного тензодатчика; в весовой системе есть индикатор или преобразователь с 6-ти жильным входом и распределительной коробкой, рекомендуется использовать 6-ти жильный кабель для присоединения весового индикатора – преобразователя для компенсации падения напряжения на участке кабеля между распределительной коробкой и индикатором.   

 Если индикатор имеет 4х проводной вход, рекомендуется использование заземленного кабеля со значительным сечением (минимально 1м2) на случай удержания падения напряжения между распределительной коробкой и весовым индикатором.   

 Все эти измерения не имеют значения с 6-ти проводными датчиками веса. Провод чувствительности (для компенсации) кабеля присоединяется к соответствующей клемме весового индикатора, таким образом можно измерить и отрегулировать усиление нужного напряжения, поступающего от датчика.   

 6-ти проводной датчик веса также предпочтителен относительно 4х проводных еще и потому, что почти нет ограничения по длине кабеля.



С какими потенциометрами можно использовать усилители сигнала PCIR101 и PCIR102? 

 

 Данные усилители можно использовать с приборами, имеющими разъем соленоидного типа, к примеру, [LT-M](https://linedrive.ru/catalogue/sensors/linear/lt.html) и [PK-M](https://linedrive.ru/catalogue/sensors/linear/pk.html). Либо необходимо применять специальные адаптеры



Каковы правила для правильной установки весовых индикаторов, преобразователей веса, приборов для взвешивания и дозирования? 

 

 Вкратце рекомендуется придерживаться следующих правил:   

 - Вход сигнала тензодатчика должен быть независимым (на одной стороне или другой стороне платы) и напрямую присоединен к клеммной коробке прибора без промежуточного соединения с помощью выносной клеммной коробки или без пересечения с другими кабелями.   

 - Использовать “RC” фильтры на управляемых катушках или дистанционных силовых ключах.   

 - Развести с инвертором, если невозможно, использовать фильтры и отделить металлической полкой.   

 - С питанием 230Vac использовать 380/230Vac трансформатор, избегая использования 380Vac фазы и нейтрали.   

 - Монтажник панели несет ответственность за обеспечение электробезопасности индикаторов.   

 - Хорошим решением является оставлять индикаторы всегда включенными для предотвращения образования конденсата.



На моем оборудовании установлен регулятор температуры Gefran 600. Что нужно для приобретения аналогичного для замены? 

 

 Для приобретения прибора необходимо прислать:

* 1) код заказа прибора (пример: 600-R-R-0-0-1) и/или его артикул (пример: F000052);
* 2) количество приборов для заказа;
* 3) контактную информацию (ФИО, компания, телефон);

...Вы готовы приобрести и нужен счет на оплату:

* 4) прислать реквизиты для выставления счета;
* 5) согласовать способ доставки.


Важно ли значение сопротивления потенциометра? 

 

 Так как потенциометр работает по принципу делителя напряжения, его емкость сопротивления не имеет большого значения, если система захвата данных не имеет специфических требований. С другой стороны, это является важным с точки зрения уровня питания для того, чтобы определить максимальный потребляемый ток



Что подразумевается под линейностью? 

 

 Это соответствие максимального отклонения, выраженного в процентах от полной шкалы, между калибровочной кривой и прямой опорного сигнала



На датчике невозможно прочитать код заказа либо вообще отсутствует маркировка. Что делать? 

 

 1) прислать фото устройства с нескольких сторон;   

 2) указать его назначение и основные технологические параметры, назначение подключенных проводов;   

 3) указать габаритные и присоединительные размеры (диаметр, резьба, длина измерительной части и т.д.);   

 4) указать данные по сопряженному прибору/датчику при его наличии;   

 5) указать название фирмы-производителя оборудования, тип и маркировку.



Я подбираю датчик давления для своего оборудования. Как это сделать быстрее и проще? 

 

 Для подбора оборудования можно последовательно воспользоваться:   

 1) выбором в каталоге слева товарной группы;   

 2) фильтром "выбор по параметрам" на уровне товарной группы, отбирая основные параметры;   

 3) с переходом на отобранный фильтром "подбор кода заказа по параметрам" в закладке "заказать".   

  

 Также Вы можете воспользоваться:   

 1) фильтром быстрого подбора оборудования "быстрый поиск кода заказа" по артикулу или коду заказа на странице товарной группы либо на странице товара в закладке "заказать";   

 2) общим поиском оборудования, представленного на нашем сайте, расположенном в шапке сайта;   

 3) консультацией специалиста, отправив запрос с указанием основных требований к прибору.



Что такое чувствительность? 

 

 Это соотношение между изменением выходного сигнала датчика и соответствующего изменения значения на входе



Мне требуется предохранитель - плавкая вставка, как выбрать тип защиты? 

 

***Первая буква означает диапазон защиты***

 a - частичный диапазон (защита от токов короткого замыкания)   

 g - полный диапазон (защита и от токов короткого замыкания, и от перегрузки)

***Вторая буква означает тип защищаемого оборудования; иногда указывается без первой буквы***  

 G - универсальный предохранитель для защиты различных типов оборудования: кабелей, электродвигателей, трансформаторов   

 L - защита кабелей и распределительных устройств   

 B - защита горного оборудования   

 F - защита маломощных цепей (указывается без первой буквы)   

 M - защита цепей электродвигателей и отключающих устройств   

 R - защита полупроводников   

 Tr - защита трансформаторов   

 S - быстрое сгорание при коротком замыкании и среднее время сгорания при перегрузке  

 Time-delay - задержка по времени срабатывания  

 Striker,боек - элемент выстреливающий при сгорании предохранителя.  

 Ultra-Quick - супербыстродействующие  

 Quick – Acting - быстродействующие



Какие исполнения предохранителей - плавких вставок представлены в каталоге ITALWEBER? 

 

***Слаботочные***    

 3х15   

 4х15   

 5x20   

 6x32   

 7х15   

 10х38  

 14х51  

 22х58

***Пробковые***  

 DIAZED   

 NEOZED

***Ножевые***  

 000 (до 100A)   

 00 (до 160A)   

 0 (до 250A)   

 1 (до 355A)   

 2 (до 500A)   

 3 (до 800A)   

 4а (до 1250A)