Есть ли функция автовыключения в измерителях температуры АТЕ-9380(ВТ) и АТЕ-9382(ВТ)?  |

 

 Измерители-регистраторы температуры АТЕ-9380(ВТ) и универсальный измеритель АТЕ-9382(ВТ) не имеют функции автовыключения, т.к. основное назначение прибора - регистрация измеренных параметров.   

Прибор позволяет проводить длительную регистрацию измеряемых параметров с временными метками на внешний носитель формата SD карты либо с использованием конвертера интерфейса в компьютер с установленным специализированным ПО. Включение и выключение прибора производится оператором. 

Как пользоваться памятью в тахометре АТТ-6001?  |

 

 Минимальное, максимальное и последнее показание автоматически сохраняются в памяти в процессе измерений (см. Рис. 7). Эти значения могут быть вызваны в любое время нажатием клавиши вызова значений из памяти (поз. 6, Рис. 3).

 Чтобы вызвать сохраненные в памяти значения, необходимо:

 а) отпустить клавишу включения измерений (поз. 5, Рис. 3);

 б) нажмите и удерживайте клавишу вызова значений из памяти (поз. 6, Рис. 3): на дисплее поочередно будут отображаться символ "LA" и последнее измеренное значение;

 в) отпустите клавишу (поз. 6, Рис. 3) и повторно нажмите и удерживайте ее еще раз: на дисплее поочередно будут отображаться символ "UP" и максимальное измеренное значение;

 г) опять отпустите клавишу (поз. 6, Рис. 3) и заново нажмите и удерживайте ее: на дисплее попеременно будут отображаться символ "dn" и минимальное измеренное значение.

 

Как с помощью тахометра АТТ-6001 измерить линейную скорость?  |

 

 1. Установить переключатель функций (поз 5, Рис. 3) в положение "м/мин".

 2. Смените конусную насадку (или насадку в виде воронки) на ролик для измерения линейной скорости (поз. 8, Рис. 3).

 3. Плотно прижать ролик к движущейся поверхности и нажать клавишу включения измерений (поз. 4, Рис. 3). После того, как показания прибора стабилизируются (примерно через 2 секунды), отпустить кнопку включения.

 

Как измерить частоту вращения вала тахометром АТТ-6001?  |

 

 Тахометр АТТ-6001 относится к контактным тахометрам, поэтому для проведения измерений необходимо иметь доступ к торцевой части вала.

  

 1. Установить переключатель функций (поз. 5, Рис. 3) в положение "об/мин".
 

 2. Соблюдая примерную соосность, плавно прижать конусную насадку (поз. 1, Рис. 3) к осевому углублению вала и нажать клавишу включения измерений (поз. 4, Рис. 3). После того, как показания прибора стабилизируются (примерно через 2 секунды), отпустить кнопку включения.
 

**Замечание:** Для измерения частоты вращения валов небольшого диаметра целесообразно использовать насадку в виде воронки (поз. 7, Рис. 3).
 

 

Какие органы управления используются в тахометре АТТ-6001?  |

 

![](/upload/aktakom/ATT-6001.jpg)

 1. Конусная насадка для измерения частоты вращения

 2. Индикатор измерений

 3. Дисплей

 4. Клавиша включения измерения

 5. Переключатель функций

 6. Клавиша вызова значений из памяти

 7. Насадка в виде воронки для измерения частоты вращения валов малого диаметра

 8. Ролик для измерения линейной скорости

 9. Крышка отсека для батарей питания

 

Как запомнить минимальные и максимальные значения в анемометре АТЕ-1019?  |

 

 1. Для удержания на дисплее максимального значения скорости воздушного потока в процессе измерения нажмите кнопку (4) «**MAX**». Максимальное значение скорости воздушного потока за период измерения зафиксируется на цифровом индикаторе (24). и станет активным индикатор (26) «**MAX**».

 2. Для отключения режима повторно нажмите кнопку (4) «**MAX**».

 3. Для удержания на дисплее максимального значения температуры нажмите кнопку (12) «**MAX/MIN**». Удержанное максимальное значение температуры зафиксируется на цифровом индикаторе (17) и станет активным индикатор (14) «MAX».

 4. Для перехода в режим удержания минимального значения температуры повторно нажмите кнопку (12) «**MAX/MIN**». При этом станет активным индикатор (15) «**MIN**».

 5. Для отключения режима повторно нажмите кнопку (12) «**MAX/MIN**»

 

Как включить режим удержания показаний в анемометре АТЕ-1019?  |

 

 1. Для удержания на дисплее скорости воздушного потока в процессе измерения нажмите кнопку (5) «HOLD». Удержанное значение скорости воздушного потока зафиксируется на цифровом индикаторе (24) и станет активным индикатор (27) **«HOLD».**  

 2. Для отключения режима удержания повторно нажмите кнопку (5) **«HOLD».**  

 3. Для удержания на дисплее измеренного значения температуры в процессе измерения нажмите кнопку (11) **«HOLD».** Удержанное значение температуры зафиксируется на цифровом индикаторе (17) и станет активным индикатор (16) **«HOLD»**.  

 4. Для отключения режима удержания повторно нажмите кнопку (11) **«HOLD».**