1. Какая информация указывается на циферблате манометра?
 

 

Согласно ГОСТ 2 4 0 5 -8 8

2.4.1. На циферблат прибора наносят:

* единицу физической величины;
* знак «—» (минус) перед числом, обозначающим верхний предел измерений вакуумметрического давления;
* класс точности или условное обозначение класса точности (например: 0,6 или 1—0,6—1);
* условное обозначение рабочего положения прибора, если оно отличается от нормального;
* наименование или условное обозначение измеряемой среды — при специальном исполнении прибора.

2.4.2. На циферблате, корпусе или табличке показывающих приборов наносят:

* номинальное напряжение и ток — для приборов с сигнализирующим устройством;
* параметры питания — для приборов с сигнализирующим устройством непрямого действия;
* условное обозначение прибора;
* знак Государственного реестра — по ГОСТ 8.383;
* товарный знак предприятия-изготовителя;
* другие необходимые обозначения.



2. Что такое класс точности манометра?
 

 

Класс точности - основная метрологическая характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения.

Класс точности приборов должен выбираться из ряда:

 

0,4*; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0*.

* Устанавливается по заказу потребителя.

Класс точности или условное обозначение класса точности является обязательным параметром для маркировки на циферблате прибора.

Отсчет показаний (записи) приборов классов точности 0,4* и 0,6 следует проводить не менее, чем на восьми значениях давления; классов точности 1; 1,5; 2,5; 4* — не менее чем на пяти значениях давления.

Указательный конец стрелки приборов классов точности 0,4* и 0,6 должен иметь ножевидную форму, расположенную перпендикулярно к плоскости шкалы.



3. Что такое виброустойчивость?
 

 

По стойкости к механическим воздействиям изделия подразделяют на исполнения: виброустойчивое, вибропрочное, удароустойчивое и ударопрочное.

Изделия допускается изготавливать в сочетании исполнений.

Изделия должны быть устойчивыми и (или) прочными к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты (с частотой перехода от 57 до 62 Гц) с параметрами, выбираемыми из таблицы 3 ГОСТ Р 52931-2008.

Требования к вибрационным воздействиям для обеспечения сейсмостойкости изделия устанавливают в стандартах и (или) технических условиях на изделия конкретных групп (видов).

Для определения виброустойчивости проводят испытания на стадии предварительных исследования опытных образцов по методике испытания.

Для получения манометра более высокого класса виброустойчивости приборы могут быть заполнены демпфирующей жидкостью. Наиболее часто применяемые: глицерин и ПМС. У каждой демпфирующей жидкости имеются свои, отличные от других, эксплуатационные параметры, например рабочая температура окружающей среды. В связи с чем виброустойчивые приборы, заполненные той или иной демпфирующей жидкостью могут иметь различную категорию климатического исполнения.