Какие условия эксплуатации предусмотрены для данного генератора сигналов?  |

 

 Условия эксплуатации:

1. Питающее напряжение, температура хранения и эксплуатации см. в разделе "Технические характеристики".
2. Относительная влажность не более 80% при температуре 0…40 °С.
3. Атмосферное давление от 630 до 795 мм рт. ст.
4. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
5. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2 часов.
6. Питание: сеть переменного тока напряжением (220 ± 20) В частотой (50 ± 2) Гц
7. Не допускается закрывать вентиляционные отверстия. Минимальное расстояние 25 мм по сторонам.
8. Для чистки прибора снаружи используйте слегка смоченную тряпочку. Не пытайтесь чистить прибор внутри. Перед чисткой отключите прибор от сети и включайте только после полного высыхания.
9. При эксплуатации не допускаются следующие действия, приводящие к отказу от гарантийного обслуживания прибора:
	* Падение и воздействие вибрации на прибор
	* Категорически запрещается подавать на выходные разъемы прибора внешнее напряжение.
	* Не допускается замыкать накоротко выходные или входные разъемы прибора
	* Не подавайте внешнее напряжение, превышающее допустимые значение на входные разъемы синхронизации, тактирования, внешней модуляции, частотомера и т.д.
	* Не допускается подача внешнего сигнала с неправильной полярностью.
	* Не допускается подключение к выходам прибора емкостной (без предварительной разрядки) или индуктивной нагрузки
	* При подключении кабеля не перепутайте входной разъем с выходными.
 Это может привести к повреждению прибора и частичной или полной потере его работоспособности  

 Неисправность предохранителя означает нарушение условий эксплуатации прибора.

 

Какое назначение разъема "Trig In" на задней панели генератора сигналов?  |

 

 На задней панели генератора сигналов располагается вход синхронизации "Trig In", который может использоваться только в качестве входного внешнего импульсного сигнала. Параметры сигнала должны соответствовать TTL и CMOS, при этом верхний уровень – выше 4 В, нижний уровень – ниже 0,3 В. 

Можно ли с помощью генератора сигналов серии AWG-41xx одновременно сгенерировать сигналы с амплитудной модуляцией на каждом канале, при этом модулирующий сигнал должен задаваться внешним источником, а формы несущей должны отличаться?  |

 

 Да, можно. На задней панели генератора сигналов имеется вход внешней модуляции Modulation In. На него можно подать модулирующий сигнал. Модулирующий сигнал одновременно воздействует на оба канала. В самом генераторе сигналов в меню модуляция АМ выбирается внешняя модуляция (External). Форма несущей также выбирается на передней панели прибора индивидуально для каждого канала. Внешний модулирующий сигнал синхронно воздействует на оба канала, т.е. модуляция может производиться одновременно по обоим каналам. При этом изменять глубину модуляции или коэффициент модуляции (при внешней модуляции) – нельзя. Можно изменять только амплитуды несущей и амплитуду модулирующего сигнала. 
  

  

 В качестве модулирующего сигнала, сформированного внешним источником, возьмём треугольный сигнал с частотой 1 кГц и амплитудой 5 В. 
  

  

 На осциллограмме приведённой ниже показываются модулированный по амплитуде синусоидальный сигнал на первом канале и модулирующее колебание, сформированное внешним источником. 
  

  

![](/upload/aktakom/AWG_1.jpg)
  

  

 На следующей осциллограмме показан модулированный по амплитуде прямоугольный сигнал на втором канале и модулирующее колебание, сформированное внешним источником. 
  

  

![](/upload/aktakom/AWG_2.jpg)
  

  

 Внешний модулирующий сигнал синхронно воздействует на оба канала, т.е. модуляция может производиться одновременно по обоим каналам, при этом несущая имеет разную форму и частоту. 
  

  

![](/upload/aktakom/AWG_mod2.jpg)
  



Можно ли в генераторах сигналов AWG-4000 создавать сигналы произвольной формы?  |

 

Да. Можно. 

Создание сигналов произвольной формы доступно через программное обеспечение. 

Пользователь может выбрать, как стандартные формы сигналов и вносить в них необходимые изменения, так и начинать создавать собственные формы "с нуля". 
   

 Например, на рисунке приведен откорректированный сигнал трапецеидальной формы 

![](/upload/aktakom/AWG_RIS_PO_1.jpg)

Не выходя из данного программного обеспечения можно передать готовую форму сигнала в генератор, где сохранить ее во внутреннюю память. В дальнейшем, ее можно вызвать из памяти генератора и она будет отображаться на экране прибора, как сформированный пользователем сигнал произвольной формы 

![](/upload/aktakom/AWG_4000_pr.jpg)



Что такое функция прямой передачи данных в генераторах сигналов Актаком AWG-4100 и осциллографах Актаком?  |

 

В генераторах сигналов Актаком серии AWG-4100 ([AWG-4105](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=42535&sphrase_id=90941)/[4110](http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1189&ELEMENT_ID=42536)/[4150](http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1189&ELEMENT_ID=42537)) и осциллографах [АОС-5103](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=39570&sphrase_id=90942)/[АОС-5103М](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=42698&sphrase_id=90942)/[5106](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=39569&sphrase_id=90943)/[5110](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=39568&sphrase_id=90944)/[5115](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=39567&sphrase_id=90945) есть уникальная функция передачи захваченного осциллографом сигнала в генератор. Покажем эту возможность на примере захвата сигнала сформированного демонстрационной платой Актаком [АЕЕ-1017](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=40996&sphrase_id=90946)-v2 . 

На рис. 1 показан видеосигнал снятый осциллографом [АОС-5103М](http://www.eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=42698&sphrase_id=90942) 

![](/upload/aktakom/AOC-VIDEO_OSC.jpg)

Используя программное обеспечение генератора сигналов, передаем информацию в компьютер и видим отображение его формы в рабочем окне (рис. 2). Чтобы форма сигнала была передана в генератор без лишней и ненужной информации используется автоматическое масштабирование и центровка. Обращаем внимание, что передается именно форма моментально захваченного сигнала 

![](/upload/aktakom/AWG-VIDEO_PO.jpg)

Далее, опять же, используя данное программное обеспечение, передаем информацию в генератор и записываем полученную форму сигнала во внутреннюю память генератора сигналов АКТАКОМ AWG-4100. Фотография экрана генератора сигналов приведена на рис. 3. 

![](/upload/aktakom/AWG-VIDEO_DIS.jpg)

Таким образом, данная форма сигнала может использоваться генератором в качестве базовой. 



Как засинхронизировать генератор сигналов специальной формы АКТАКОМ АНР-1025, чтобы по внешнему синхроимпульсу он начинал выдавать нужное количество синусоид с заданной фазой?  |

 

Для этого необходимо:

1. Кабель, по которому подается внешний синхроимпульс, подключить на вход "TRIG IN", находящийся на задней панели генератора сигналов специальной формы АКТАКОМ АНР-1025.
2. Нажать кнопку "Sine" на передней панели, и установить необходимые параметры синусоиды (частоту и амплитуду).
3. Выбрать режим пачки "BURST" на передней панели прибора.
4. Установить в меню "Пачка" —> "N-циклов " нужное вам значение циклов синусоиды (например, 300).
5. Установить в пункте меню "НачалФаз" (начальная фаза) требуемое начальное значение фазы в градусах (например, 0).
6. В четвертой снизу строке меню последовательными нажатиями выбрать режим запуска пачки "Непрерыв" —> "Одиночн" —> "ВыхСтроб" — выбрать значение "Одиночн" (одиночный запуск по фронту синхроимпульса).

![](/upload/aktakom/AHP-1025_burst.jpg)

Теперь по приходу запускающего импульса на вход "TRIG IN" генератора сигналов специальной формы АКТАКОМ АНР-1025, он выдаст указанное вами количество синусоид с нулевой исходной фазой и по истечении этой пачки остановит генерацию в ожидании следующего запуска.

![](/upload/images/scope_screen_sine.jpg)