узи аппарат внезапно выключается

 

если вы работаете без ибп:1. возник сбой в сети (скачок напряжения), в таком случае попробуйте перезагрузить систему.
2. возможно, прекратилось снабжение электропитанием в сети, проверьте его наличие.

если вы работаете через исправнге ибп:

следует обратить внимание, после каких именно действий выключилась система и не было ли разного рода сообщений (ошибок), в большинстве случаев это происходит из-за перегрева системы, необходимо выполнить профилактические работы и чистку узи т.п

гудит узи аппарат, но не включается монитор

 

подключить внешний монитор, или же если подключен термопринтер попробовать на принтере нажать кнопку "print", если на дополнительном мониторе или принтере появится изображение, проблема может быть в основном мониторе, если же нет, то в самом узи аппарате.

в случае проблем с основным монитором попробуйте переконектиты разъемы питания и сигнальный, или если есть возможность подключите к другому источнику сигнала, например пк.

узи аппарат начал громко шуметь (гудеть) во время работы.

 

необходимо выполнить чистку, а также проверить состояние кулеров, возможно необходимо произвести их замену или ремонт

аппарат не видит узи датчик.

 

попробовать переподключить данный датчик в другой порт. проверить его на другом аппарате, проверить поддержку этого датчика на данной модели узи аппарата.

не включается узи аппарат.

 

проверить или аппарат подключен к источнику питания.
проверить (заменить) кабель питания, если вы работаете через ибп, убедитесь, что ибп исправное.

периодически пропадает контакт с узи датчиком во время работы на узи аппарате.

 

необходимо осуществить чистку а также реконкт разъемов. также необходимо переконектить дачик, попробовать законектиты в другой порт, если есть возможность, проверить на другом аппарате

не реагирует трекбол

 

при наличии инструкции вы можете выполнить чистку. если после чистки проблема осталась, то скорее всего имеет место механическая или электронная поломка.