что есть сила?

 

<p>в физике мощность - это скорость выполнения работы. это эквивалентно количеству энергии, потребляемой в единицу времени. единица измерения мощности - джоуль в секунду [дж / с], также известный как ватт [вт]. интеграл мощности во времени определяет энергию (выполненную работу). мощность электрической системы рассчитывается путем умножения напряжения на ток.</p>


в чем разница между измерением мощности постоянного и переменного тока?

 

<p>измерение мощности постоянного тока не так сложно, поскольку напряжение и ток постоянны, поэтому нет частоты, а временной интервал для интегрирования просто определяет средний интервал вычисления мощности.</p>

<p>для измерения систем переменного тока необходимо знать периодическое время. этого нельзя сделать, взяв нормальную частоту сети (например, 50 гц) за константу, из-за того, что частота сети постоянно меняется в зависимости от баланса энергоснабжения и электрической нагрузки в этот конкретный момент.</p>


в чем разница между обычным анализатором мощности и анализатором мощности dewesoft?

 

<p>обычные анализаторы мощности используют обнаружение нулевой точки для определения периодического времени. это означает, что они оценивают, когда напряжение или ток пересекает эту ось x, и используют это значение для вычисления периодического времени. с другой стороны, <a href="https://dewesoft.com/ru/applications/power-and-energy/power-analyzer" title="анализатор электроэнергии | dewesoft" data-menuid="1\_meni">dewesoft power analyzer</a> использует специальный алгоритм бпф (программный ppl) для определения периодического времени (частоты). алгоритм определяет периодическое время сигнала с помощью специального алгоритма бпф с использованием окна выборки из нескольких периодов. расчетная частота является очень точной (мгц) и подходит для всех приложений (двигатель, инвертор, сеть и т. д.).</p>

<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 267px; top: 78.4px;">
<div class="gtx-trans-icon"> </div>
</div>


как dewesoft рассчитывает мощность системы переменного тока?

 

<p><a href="https://dewesoft.com/ru/applications/power-and-energy/power-analyzer" title="анализатор электроэнергии | dewesoft" data-menuid="1\_meni">dewesoft</a> рассчитывает мощность в частотной области. с заранее определенным периодом времени анализ бпф для напряжения и тока выполняется в течение определенного количества периодов (обычно 10, для электрических приложений) и определяемой частоты дискретизации. бпф дает амплитуду напряжения, тока и cos phi для каждой гармоники. одно из основных преимуществ этого преобразования бпф состоит в том, что теперь можно скорректировать поведение усилителей, преобразователей тока или напряжения по амплитуде и фазе для всего диапазона частот (с помощью sensor xml).</p>

<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 61px; top: -4.8px;">
<div class="gtx-trans-icon"> </div>
</div>


какие электрические схемы предлагает силовой модуль dewesoft?

 

<p><a href="https://dewesoft.com/ru/applications/power-and-energy/power-analyzer" title="анализатор электроэнергии | dewesoft" data-menuid="1\_meni">dewesoft power analyzer</a> может измерять постоянный ток, однофазные, двухфазные, трехфазные, а также специальные измерения от 6 до 12 фаз.</p>

<p>в программном обеспечении dewesoft x уже доступны предопределенные конфигурации измерений для постоянного тока, однофазные, двухфазные и различные трехфазные конфигурации (звезда, треугольник, арон, v-образное соединение, трехфазные 2-метровые) для более высоких фаз. можно использовать однофазные измерения, а с помощью математического модуля можно складывать итоги.</p>

<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 153px; top: -4.8px;">
<div class="gtx-trans-icon"> </div>
</div>


что нужно для измерения инвертора?

 

<p>при измерении инверторов всегда используйте высокоскоростные усилители, поскольку напряжение модулируется с частотами переключения до нескольких сотен кгц, также убедитесь, что используются датчики тока с широкими возможностями полосы пропускания, а также убедитесь, что они способны измерять как постоянный, так и переменный ток. не забудьте установить ток как источника частоты и использовать соединение звездой или треугольником. никогда не используйте aron или v-образное соединение для таких измерений.</p>


подходит ли dewesoft power analyzer для измерений электронной мобильности?

 

<p><a href="https://dewesoft.com/ru/products/daq-systems" title="системы сбора данных и регистраторы dewesoft usb/ethercat" data-menuid="1\_meni">модульные системы сбора данных dewesoft</a> в сочетании с мощным программным обеспечением <a href="https://dewesoft.com/ru/products/daq-software/dewesoft-x" title="dewesoft x. лучшая в своём классе программа для сбора данных (daq)." data-menuid="1\_meni">dewesoft x</a> и <a href="https://dewesoft.com/ru/applications/power-and-energy/power-analyzer" title="анализатор электроэнергии | dewesoft" data-menuid="1\_meni">power analyzer</a> могут измерять все типы приложений, а также для e-mobility широко используется пакет dewesoft. например, 6-фазный двигатель можно измерить, используя 6 однофазных силовых модулей и вычислив общую мощность в силовом модуле.</p>

<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 278px; top: -4.8px;">
<div class="gtx-trans-icon"> </div>
</div>


есть ли руководство для dewesoft power analyzer?

 

<p>да. <a href="http://download.dewesoft.com/download-file/dewesoft-power-solutions-manual-enpdf" target="\_blank">подробное руководство по анализатору мощности и анализатору качества электроэнергии можно загрузить в виде документа pdf</a>.</p>

<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -17px; top: -4.8px;">
<div class="gtx-trans-icon"> </div>
</div>