какие бывают роторы по конструкции?

 

существуют два типа роторов для лабораторных центрифуг:
 
 угловые. в них пробирки устанавливаются под фиксированным углом – 45° к оси вращения.
 
 бакет-роторы. в них пробирки закреплены на качающихся опорах и во время работы центрифуги ориентируются в плоскости вращения.
 
 
конструкция бакет-ротора обеспечивает наиболее качественное осаждение. модели с фиксированным углом, как правило, более вместительны.


какие бывают лабораторные адаптеры?

 

лабораторные адаптеры служат для удерживания пробирок во время центрифугирования. аксессуар выбирают в соответствии с используемой лабораторной посудой. мы предлагаем адаптеры для вакуумных пробирок объемом 5, 6 и 9 мл, пробирок эппендорф на 2 мл, стандартной лабораторной посуды с коническим дном, для пробирок falcon на 50 мл, лабораторных стаканов на 100 мл и ёмкостей для биоматериала на 120 мл.


для чего нужен капиллярный термостат?

 

капиллярный термостат относится к группе безопасности дистиллятора. он служит для автоматического отключения нагревательных элементов при превышении максимальной температуры нагрева. мы предлагаем термостаты с фиксированной температурой срабатываний (140°c) и ручным перезапуском.


трубчатый нагревательный элемент что это?

 

трубчатый нагревательный элемент (тэн) – устройство, которое преобразует электрическую энергию в тепло. устройства используются в дистилляторах. компания «листон» производит нагревательные трубчатые элементы мощностью 2,5 и 3 квт в корпусах из нержавеющей стали для всего модельного ряда аквадистилляторов.