Как провести калибровку при измерении емкости и индуктивности в мультиметре-измерителе RLC АММ-3033 и АММ-1064?  |

 

 Для повышения точности измерений емкостей и индуктивностей до начала измерений необходимо провести открытую и короткозамкнутую калибровку.

 1. Для перехода в режим открытой калибровки одновременно нажмите кнопки **AC/DC** (9) и **REL** (4) и удерживайте их нажатыми более двух секунд. На ЖКИ отобразятся символы «OPEn».

 2. Далее нажмите кнопку **ENTER** (8) на экране отобразится «30», которое в течение 30 секунд уменьшится до нуля.

 3. Прибор перейдет в режим короткозамкнутой калибровки и на ЖКИ отобразятся символы «Short».

 4. Замкните входной контур и нажмите кнопку **ENTER** (8) на экране отобразится «30», которое в течение 30 секунд уменьшится до нуля.

 5. Калибровочные данные будут записаны во внутреннюю память прибора