как узнать температуру почвы ?

как мне узнать температуру почвы гдето на глубине 10 см без всяких приборов нападобе народного способа????

можно приложить ладонь, и прислушаться, можно ухом, а попробуй губами, как температуру по лбу мериют

некоторые проверяют почву садясь на землю голым задом и это не шутка. академик мальцев так проверял пришло время садить или нет.

температуру воздуха измеряют на расстоянии 2 метров над поверхностью почвы в однотипных психрометрических будках. измерение температуры почвы в свою очередь включает в себя измерения на оголенной поверхности почвы (снега) , а также на глубинах 5, 10, 15 и 20 см (теплая половина года) и 20, 40, 80, 160, 240 и 320 см (круглый год) . программа этих наблюдений определяется для каждой станции отдельно. применяются как жидкостные (ртуть, спирт) , так и деформационные (биметалл в термографах) термометры, но наиболее широко используются стеклянно-жидкостные ртутные и спиртовые термометры, которые применяются как для измерения температуры воздуха, так и почвы. для измерения температуры выше -35°с используются термометры ртутные (температура замерзания ртути –38,9°с) , а ниже - 35°с – спиртовые термометры.

основным термометром для измерения температуры воздуха является ртутный психрометрический со шкалами температур -35...+40°с или +35...-55°с, с ценой деления 0,2°с. в качестве дополнительного термометра служит низкоградусный спиртовый термометр с ценой деления 0,2°с и шкалой от –71 до +21°с или от –81 до +11°с. применять спиртовые термометры при температуре выше +25°с не рекомендуется, т. к. спирт частично переходит в парообразное состояние (температура кипения +78,5°с) . лучше применять спиртовые термометры при температуре выше +25.

для измерения максимальных и минимальных температур применяются ртутные максимальные термометры специальной конструкции (со шкалами от –35 до +50°с или от –20 до +70°с и ценой деления 0,5°с) и спиртовые минимальные термометры (со шкалами от –41 до +21°с или от –75 до +30°с и ценой деления 0,5°с) . регистрация максимальной и минимальной температуры за промежуток времени между наблюдениями обеспечивается за счет особой конструкции соответствующих термометров.

в максимальном термометре в самом начале капиллярной трубки, около резервуара, сделано сужение (рис. 1.1). оно достигается тем, что в капилляр входит конец стеклянного штифта, припаянного к внутренней стенке резервуара; в этом случае проход из резервуара в капилляр сужается. при повышении температуры ртуть, несмотря на сужение, под влиянием сил расширения свободно переходит из резервуара в капилляр. при понижении температуры ртуть уменьшается в объеме. однако силы молекулярного сцепления слабые и не в состоянии преодолеть узкую часть капилляра и переместить ртуть в резервуар. поэтому ртуть в месте сужения прохода разрывается, а столбик ртути в капилляре остается на месте. конец ртути, более удаленный от резервуара, показывает ту наибольшую температуру, которая наблюдалась со времени установки термометра.

после отсчета максимальной температуры необходимо термометр подготовить к последующему измерению. для этого берут его и несколько раз сильно встряхивают. второй отсчет должен совпадать с показанием сухого термометра. максимальный термометр устанавливается с небольшим наклоном резервуара вниз. минимальный термометр заполняется спиртом. внутри капилляра находится маленький из темного стекла штифт с небольшими утолщениями на концах (рис. 1.2). минимальный термометр устанавливается в горизонтальном положении таким образом, чтобы штифт касался поверхности пленки спирта. при понижении температуры поверхностная пленка, перемещаясь, отодвигает штифт в сторону резервуара; при повышении температуры поверхностная пленка удаляется от резервуара, а штифт, свободно обтекаемый спиртом, остается на месте. конец штифта, более удаленный от резервуара, показывает минимальную температуру, которая наблюдалась со времени установки термометра. после отсчета термометр следует снять и наклонить его так, чтобы резервуар был выше капилляра, а штифт под влиянием своего веса начнет перемещаться; достигнув мениска, штифт остановится. таким образом, термометр подготовлен к последующим наблюдениям.

 для измерения температуры почвы на глубинах 5, 10, 15, 20 см используются ртутные коленчатые термометры (савинова) со шкалой от -10 до +50°с. для удобст

просто возьми и проверь