Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3

Ну, что-то вырисовалось.
1). Та цифра, которую считал мощностью (0,443 на фото в первом моем сообщении) ею не является. А что реально показывает, вообще неизвестно. При 5А она поднялась до 0.96, при 9А - до 0.98 (подключал греющий кабель и чайник). Когда пытался включать строительный фен с его кривым реостатом, ампераж прыгал, как ужаленный, и показатель этот тоже метался, но максимум, которого достигал - ровно 1.000 (уж не косинус ли это, часом, фи? . К слову, постоянно включённым был 200-ватный насос аэратора в пруду.
2). Ватты устройство показывает боль-мень корректно - с ошибкой в 2,5-3%. Но начиная примерно с 5А (Вы как знали! ). Ниже никуда не годно: например, при 1,5А ошибка была 56%
3). Радует, что девайс не занимается тупым перемножением U на I, а пытается чего-то мерять. Ну, тут уж как умеет