Вопрос: Какая экономия будет после установки теплосчетчика?

 

Ответ: До установки теплосчетчика оплата за теплопотребление производится по договорным нагрузкам, которые указаны в договоре на поставку тепла, а после установки теплосчетчика оплата будет производитмся за ФАКТИЧЕСКОЕ потребление, что по нашему опыту минимум на 30% ниже.

Вопрос: Теплосчетчик считает потребление горячей воды и отопления?

 

Ответ: Теплосчетчик считает фактическое потребление и горячей воды и отопления в гикокаллориях (Гкал). 

Вопрос: Как часто проводится поверка приборов учета?

 

Ответ: Поверка проводится 1 раз в 4 года в соответствии с методикой поверки и рекомендациями завода-изготовителя. 

Вопрос: Какой марки принтер применяется для снятия показаний с теплосчетчика?

 

Ответ: Матричный принтер. Изготовитель теплосчетчика адаптирует принтер к своему прибору. Например, Тепловизор, принтер Epson LX300+. 

Вопрос: Надо ли устанавливать задвижки до и после теплосчетчика?

 

Ответ: До и после теплосчетчика необходимо устанавливать запорную арматуру, чтобы иметь возможность перекрывать теплоноситель и снимать преобразователи расхода, например, на поверку или ремонт. Запорная арматура может быть, как приварная, так и фланцевая на усмотрение заказчика. Если тепловой пункт небольшой, то вводные задвижки могут служить для перекрытия теплоносителя.

Вопрос: Сколько каналов должно быть у теплосчетчика?

 

Ответ: Количество каналов рассчитывается в зависимости от количества систем. 2-х канальный - это только на отопление, отопление и ГВС - это уже 4 канала, отопление + подпитка – 3-х канальный и т.п.

Вопрос:Как высчитать диаметр теплосчетчика?

 

Ответ: Диаметр преобразователей расхода рассчитывает проектант по конкретным тепловым нагрузкам. 

Вопрос: Требует теплосчетчик технического обслуживания?

 

Ответ: Специального технического обслуживания теплосчетчик не требует. Необходимо выполнение поверки приборов учета с периодичностью 1 раз в 4 года.

Вопрос: Требует теплосчетчик перевода на зимний или летний режимы работы?

 

Ответ: Некоторые теплосчтечика, например SA94/2М, необходимо переводить на разные режимы работы зима и лето.

Вопрос: Как часто надо снимать показания с теплосчетчика?

 

Ответ: Для предоставления в теплоснабжающую организацию снимается отчет за потребление тепловой энергии за полный месяц. Но показания необходимо ежедневно заносить в журнал учета тепловой энергии примерно в одно и тоже время.

Вопрос: Обязательна ли установка приборов учёта в многоквартирном доме?

 

Вопрос: Обязательна ли установка приборов учёта в многоквартирном доме?
Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
установка узла учета тепловой энергии обязательны - [открыть закон](assets/uploads/docs/263-federalnyij-zakon-ot-23.11.2009-n-261-fz-red.-ot-29.07.2017.docx)
Вопросы и ответы по правилам Коммерческого чета - [открыть правила](assets/uploads/docs/pravila.pdf)
Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 года № 1034 - [открыть постановление](assets/uploads/docs/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18-11-2013-n-1034.pdf)