Каково назначение органов управления у амплитудных усилителей АКТАКОМ серии AVA-1XXX?  |

 

![Описание органов управления амплитудных усилителей серии AVA-1XXX](/upload/aktakom/AVA-1420_organ_upr.jpg)

1. Выключатель и индикатор питания «POWER».
2. Регулятор смещения напряжения.
3. Регулятор амплитуды.
4. Входной разъем.
5. Выходной разъем «Monitor» для контроля осциллографом.
6. Выходные разъемы «Output»
7. Переключатель режима смещения вкл/выкл.
8. Переключатель защиты на выходе вкл/выкл.
9. Радиатор охлаждения.
10. Разъем для подключения кабеля питания.
11. Предохранитель.

 

Имеет ли амплитудный усилитель Актаком AVA-1420 защиту от импульсных токов?  |

 

 Да,в амплитудных усилителях Актаком используется микропроцессорная защита. 
В случае амплитудного усилителя Актаком AVA-1420 если ток превышает 200 мА, то включается защита. 

Насколько уменьшится скорость нарастания выходного напряжения (или полоса пропускания) при ёмкостной нагрузке 2400 пФ?  |

 

 При работе амплитудного усилителя AVA-1420 на резистивную нагрузку полоса пропускания составляет 1 МГц , при работе на емкостную нагрузку 2400 пФ полоса пропускания уменьшится примерно до 100 кГц 

Как контролировать усиленный сигнал при помощи выхода «Monitor» и на выходах «Output» при работе с амплитудными усилителями АКТАКОМ?  |

 

1. Выберите источник сигнала (например, функциональный генератор) и задайте параметры входного сигнала. Входное напряжение и частота не должны превышать значений, указанных в Технических характеристиках амплитудного усилителя АКТАКОМ.

**Примечание.** Вы можете задать любую форму сигнала. Обратите внимание, что при установке частоты сигнала, превышающей пределы, указанные в Технических характеристиках конкретной модели прибора, форма сигнала может быть искажена.

**Внимание!** Не подавайте на вход прибора сигнал напряжением более 20 Вп-п!

2. Подключите выходной разъем источника сигнала к входному разъему прибора, как показано на рисунке ниже:

![](/upload/images/AVA_faq_pic_1.jpg)

3. К выходам «Output» подключите дифференциальный пробник, соответствующий характеристикам выходного сигнала прибора.

4. Подключите выходной разъем «Monitor» к входному разъему канала 1 осциллографа, а дифференциальный пробник ко входному разъему канала 2 осциллографа, как показано на рисунке:

![](/upload/images/AVA_faq_pic_3.jpg)

5. При помощи регулятора установите требуемое значение амплитуды.

6. Для того, чтобы задать смещение выходного напряжения, переключите тумблер в положение «ВКЛ», а затем при помощи регулятора задайте величину смещения.

7. На экране осциллографа можно наблюдать два выходных сигнала с заданными параметрами, уменьшенных по амплитуде, соответственно, в 100 раз и в зависимости от типа дифференциального пробника.



Как осуществляется контроль усиленного сигнала на выходах «Output» при работе с амплитудными усилителями АКТАКОМ?  |

 

1. Выберите источник сигнала (например, функциональный генератор) и задайте параметры входного сигнала. Входное напряжение и частота не должны превышать значений, указанных в Технических характеристиках амплитудного усилителя АКТАКОМ.

**Примечание.** Вы можете задать любую форму сигнала. Обратите внимание, что при установке частоты сигнала, превышающей пределы, указанные в Технических характеристиках конкретной модели прибора, форма сигнала может быть искажена.

**Внимание!** Не подавайте на вход прибора сигнал напряжением более 20 Вп-п!

2. Подключите выходной разъем источника сигнала к входному разъему прибора, как показано на рисунке ниже:

![](/upload/images/AVA_faq_pic_1.jpg)

3. К выходам «Output» подключите дифференциальный пробник, соответствующий характеристикам выходного сигнала прибора.

4. Подключите дифференциальный пробник ко входу осциллографа, как показано на рисунке:

![](/upload/images/AVA_faq_pic_2.jpg)

 

5. При помощи регулятора установите требуемое значение амплитуды.

6. Для того, чтобы задать смещение выходного напряжения, переключите тумблер в положение «ВКЛ», а затем при помощи регулятора задайте величину смещения.

 

7. На экране осциллографа можно наблюдать выходной сигнал с заданными параметрами, уменьшенный по амплитуде в зависимости от типа дифференциального пробника.

 

 



Как осуществляется контроль усиленного сигнала при помощи выхода "Monitor" при работе с амплитудными усилителями АКТАКОМ?  |

 

1. Выберите источник сигнала (например, функциональный генератор) и задайте параметры входного сигнала. Входное напряжение и частота не должны превышать значений, указанных в Технических характеристиках амплитудного усилителя АКТАКОМ.

**Примечание.** Вы можете задать любую форму сигнала. Обратите внимание, что при установке частоты сигнала, превышающей пределы, указанные в Технических характеристиках конкретной модели прибора, форма сигнала может быть искажена.

**Внимание!** Не подавайте на вход прибора сигнал напряжением более 20 Вп-п!

2. Подключите выходной разъем источника сигнала к входному разъему прибора, как показано на рисунке ниже:

![](/upload/images/AVA_faq_pic_1.jpg)

3. Подключите входной разъем осциллографа к выходу «Monitor» (см. рис.)

4. При помощи регулятора установите требуемое значение амплитуды. Амплитуда сигнала на разъеме «Monitor» в 100 раз меньше амплитуды усиленного сигнала на выходах «Output».

5. Для того, чтобы задать смещение выходного напряжения, переключите тумблер в положение «ВКЛ», а затем при помощи регулятора задайте величину смещения.

6. На экране осциллографа можно наблюдать выходной сигнал с заданными параметрами, уменьшенный по амплитуде в 100 раз.



Какое время могут работать амплитудные усилители АКТАКОМ на макимальном токе?  |

 

 Время работы, как на переменном так и на постоянном токе амплитудного усилителя Актаком AVA-1ххх не лимитировано. 
  

Т.е. на максимальном токе 900 мА амплитудный усилитель Актаком AVA-1745 может работать длительное время при нагрузке не менее 190 Ом.