Почему инфракрасный датчик показывает слишком низкую температуру? 

 

Если по вашему мнению ИК-датчик показывает слишком низкую температуру, вам следует проверить: 1) настройку коэффициента излучения; 2) чистоту линз или окошка; 3) фокусировку оптики; 4) наличие препятствий, ограничивающих и ухудшающих угол обзора.



Почему ИК-датчик показывает слишком высокую температуру? 

 

 Если вы предполагаете, что инфракрасный датчик показывает слишком высокую температуру, вам следует проверить: 1) настройку коэффициента излучения; 2) наличие отраженного излучения от нагретого объекта измерения; 3) температуру окружающей среды; 4) наличие электромагнитного поля, созданного электрической проводкой.

 



Что представляет собой регулировка коэффициента баланса(Е-slope)?

 

 В двухцветных пирометрах замеры температуры осуществляются по сводному сигналу отношения от обоих детекторов. Зачастую помехи на пути инфракрасного излучения вносят определенные искажения по одной длине волны, а вторая волна излучения остается неизменной. Для корректировки отношения и правильного считывания температуры к одному из фоточувствительных детекторов добавляется электрический сигнал. Настройка коэффициента баланса осуществляется один раз при использовании ИК-термометра для конкретных целей.

 



Что такое «пик пикер»?

 

 Большинство ИК-термометров оснащены функцией «пик пикер». Зачастую инфракрасные термометры используются при замере температуры движущихся объектов или при проведении измерения температуры объекта при наличии пара и дыма. Поскольку нагретый объект заполняет пятно визирования моментально, то считывание пикового значения температуры также происходит мгновенно. «Пик пикер» регистрирует и удерживает пиковые данные до тех пор, пока не будет достигнут другой пик. Это обеспечивает непрерывность замера, хотя объект измерения/ показания перемежаются.

 



Портативный и стационарный инфракрасные датчики показывают разную температуру. Какой из замеров является корректным?

 

 С высокой долей уверенности можно предположить, что портативный ИК-термометр имеет иную длину волны и коэффициент излучения, чем стационарный инфракрасный термометр. Вам следует откорректировать настройки для обоих типов пирометров и проверить показатель визирования.

 



Как часто ИК-датчики температуры следует калибровать?

 

 Как правило, инфракрасные датчики с калибровкой ISO должны проверяться по «излучателю черное тело» раз в год.

  
 



Как осуществить калибровку ИК-датчика температуры? 

 

 Калибровка инфракрасных термометров осуществляется по образцу, который называется «излучатель черное тело». При его отсутствии можно использовать трансферный пирометр. Он представляет из себя калиброванный и сертифицированный инфракрасный термометр, который применяется для сравнения с другим ИК-термометром. Трансферный пирометр следует сертифицировать и калибровать ежегодно.

 Если у вас есть дополнительные вопросы по калибровке, свяжитесь с нами.

 



Влияет ли наличие воды на поверхности объекта на точность замера его температуры?

 

 Как правило, ИК-термометры не способны корректно измерить температуры объекта сквозь поверхность воды. Замер температуры будет очень неустойчивым. Если слой воды является прерывистым, то для измерения температуры объекта целесообразно воспользоваться функцией «пик пикер». Функция позволяет получить действительную температуру объекта, когда на поверхности объекта нет воды и обеспечить удержание показателя пиковой температуры, когда вода находится в пятне обзора пирометра. Этим достигается непрерывность и точность измерения температуры объекта.

 



Может ли ИК-датчик температуры выйти из строя при эксплуатации в условиях низких температур?

 

 Да. Связано это с тем, что воздух внутри датчика содержит влагу. Если инфракрасный датчик будет подвергнут переохлаждению, то начнется процесс конденсации влаги. Аккумуляция влаги внутри ИК-датчика приведет к его повреждению и выходу их строя.

 



Влияет ли цвет объекта на корректность измерения температуры?

 

 Уровень теплового излучения цветного объекта меняется при длине волны излучения от 2,6 микрон. При длине волны излучения более чем 3 микрона, цвет не оказывает воздействия на коэффициент излучения объекта измерения. Вместе с тем, цвет влияет на степень нагрева. Темные объекты при нагреве будут более горячими, чем светлые.

 Свяжитесь с нами, если у вас остались вопросы по использованию ИК-термометров с датчиками температуры.