Какие условия эксплуатации предусмотрены для данного осциллографа?  |

 

 Условия эксплуатации:

1. Питающее напряжение, температура хранения и эксплуатации см. в разделе "Технические характеристики".
2. Относительная влажность не более 80% при температуре 0…40 °С.
3. Атмосферное давление от 630 до 795 мм рт. ст.
4. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
5. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2 часов.
6. Питание: сеть переменного тока напряжением (220 ± 20) В частотой (50 ± 2) Гц
7. Не допускается закрывать вентиляционные отверстия. Минимальное расстояние 25 мм по сторонам.
8. Для чистки прибора снаружи используйте слегка смоченную тряпочку. Не пытайтесь чистить прибор внутри. Перед чисткой отключите прибор от сети и включайте только после полного высыхания.
9. При эксплуатации не допускаются следующие действия, приводящие к отказу от гарантийного обслуживания прибора:
	* Падение и воздействие вибрации на прибор.
	* Не допускается подача на входные разъемы прибора напряжения, превышающего максимально разрешенное значение.
	* Не допускается подача на входы осциллографа напряжения, гальванически связанного с сетью, без использования специально предназначенных для этого устройств, например, дифференциальных пробников.
	* Используйте подходящую защиту от превышения напряжения.
	* Применяйте пробники, специфицированные только для данного типа прибора.
	* Не допускается замыкать накоротко выходные или входные разъемы прибора.
	* Не допускается подача внешнего напряжения, превышающего допустимые значение на входные разъемы синхронизации.
	* Не допускается подача на вход синхронизации внешнего сигнала с неправильной полярностью.
	* Не допускается подключение к выходам прибора емкостной (без предварительной разрядки) или индуктивной нагрузки.
	* При подключении кабелей нельзя путать входные разъемы с выходными.
	* Разрешается использование предохранителей специфицируемых только для данного продукта.
	* Неудовлетворительная вентиляция приведет к перегреву и поломке измерительного прибора.
	* Статическое электричество способно вызвать поломку прибора, поэтому необходимо проводить измерения в зонах, защищенных от статического электричества.
	* Используйте только специфицированные для данного прибора батареи.
	* Замена батареи питания производится только при отключенном приборе.
	* Не подвергайте батарею питания прибора воздействию высокой температуры, влажности или ударов.
 Это может привести к повреждению прибора и частичной или полной потере его работоспособности  

 Неисправность предохранителя означает нарушение условий эксплуатации прибора.

 

Какие условия эксплуатации предусмотрены для кусачек?  |

 

 В сущности, это и есть его прямое предназначение. АМ-3028 позволяет проводить анализ компонентов по допускам, которые могут задаваться в процентах или в единицах измеряемой величины как для первичных, так и для вторичных параметров. Так же прибор имеет возможность построения частотных характеристик в режиме реального времени.
  

 Кусачки представляют собой высокотехнологичное изделие из закаленной углеродистой стали, их конструкция и материалы чувствительны к ударам и чрезмерным нагрузкам. Не допускается и может привести к порче товара и потере гарантии:
* Любые ударные нагрузки на конструкцию кусачек, включая падение изделия на твердый (в т.ч. бетонный) пол.
* Использование кусачек для перекусывания проволоки большей твердости и/или диаметра, чем указано в паспорте.
* Использование кусачек для перекусывания проволоки или выводов печатного монтажа, находящихся под напряжением.
* Использование кусачек для иных, кроме перекусывания проволоки, целей, включая загиб проволоки или других элементов конструкции.
* Удлинение ручек кусачек или любые другие способы увеличения усилия, прилагаемого к ручкам для увеличения силы реза по сравнению с обычными усилиями кисти руки человека.
* Самостоятельная заточка режущих кромок.
* Использование кусачек в химически агрессивных средах.
* Хранение кусачек при влажности воздуха выше 60%.