Зависит ли корректность замера температуры от наличия окалины на поверхности стали?

 

 Как правило, если слой окалины прочно сцеплен с поверхностью горячекатаной стали, то температура окалины и самого объекта замера (стали) одинаковы. Вместе с тем, если окалина хрупка и легко удаляется, ее температура станет ниже и на объекте измерения появится холодное пятно. Одноцветная модель ИК-термометра покажет низкую температуру объекта измерения. Пирометр спектрального отношения проведет корректный замер температуры объекта, если только часть пятна визирования приходится на холодную окалину.

 При возникновении вопросов относительно сферы применения ИК-термометров, свяжитесь с нами.

 



Что представляет из себя двухцветный пирометр?

 

 Двухцветный пирометр позволяет определять температуру объекта на основе результатов сравнения длины двух разных волн теплового излучения. Часто двухцветный пирометр называют термометром спектрального отношения, поскольку измерение температуры в этих пирометрах осуществляется через расчет отношения между двумя сигналами детектора.

 Технология измерения температуры, которая применяется в двухцветных пирометрах, позволяет корректировать ошибки, возникающие: а) при измерении температуры с использованием загрязненного объектива; б) при превышении размера пятна измерения над размером объекта и в) при наличии помех измерения в виде пыли и дыма.

 



Как расстояние до объекта влияет на точность замера инфракрасным датчиком температуры?

 

 Чем дальше расположен ИК-датчик от объекта измерения, тем больше размер пятна визирования. В зависимости от сферы применения точность и корректность замера зависит от соответствия модели ИК-термометра и его оптического разрешения размерам объекта измерения.

 Свяжитесь с нами при возникновении вопросов касательно размера объектов и показателя визирования.

 



Какой минимальный размер объекта, температуру которого можно измерить с помощью ИК-датчика?

 

 Минимальный размер объекта измерения– 0,43 мм. Размеры объекта ограничиваются температурой и коэффициентом излучения. При снижении температуры или коэффициента излучения объекта суживаются возможности замера его температуры с помощью ИК-датчика. Инфракрасный датчик не сможет измерить температуру объекта, размеры которого менее, чем минимальный размер диаметра пятна. Датчик должен быть размещен максимально близко к объекту измерения. При этом необходимо использовать объективы с минимальной фокусной дистанцией.

 



Какие меры следует предпринять, если температура окружающей среды требует водяного охлаждения, но у меня отсутствует вода?

 

 В этом случае целесообразно использовать ИК-термометр с волоконно-оптическим датчиком. Длина волоконного кабеля может достигать 22 метра. Инфракрасный термометр с волоконно-оптическим датчиком может работать без охлаждения при температуре окружающей среды до 315ºC.

 



Как понять, прибор с какой длиной волны мне следует использовать для моего применения?

 

 Пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по вопросам применения инфракрасных термометров и будьте готовы ответить на следующие вопросы: 

 1) Из какого материала сделан объект измерения? 

 2) Каким образом осуществляется нагрев объекта? 

 3) Какова температура объекта? 

 4) Каков размер объекта измерения?

 



Насколько критически важна фокусировка инфракрасных термометров?

 

 При выборе ИК-термометра следует учесть его оптическое разрешение, то есть отношение диаметра пятна визирования к расстоянию до объекта. В идеальных условиях для проведения корректного измерения температуры размер объекта должен быть в 2 раза больше пятна визирования. Если размер объекта меньше размера пятна визирования, то ИК-термометр укажет температуру фона и объектов, окружающих пятно визирования. Этот принцип не применяется в инфракрасных термометрах с двухцветным режимом измерения.

 



Должен ли ИК-датчик температуры быть направлен перпендикулярно к поверхности объекта измерения? 

 

 Нет. Измерение температуры объекта под минимально допустимым углом позволяет избежать оптических помех, а также осуществлять замер в условиях высокой температуры окружающей среды. При замере температуры с грубых и неровных поверхностей, например, горячекатаной стали, ИК-датчик может быть направлен под углом 15º относительно перпендикуляра. Измерение температуры объектов из стекла, пластика или бумаги допустимо под углом до 45º.

 



Могут ли инфракрасные датчики осуществлять замер температуры сквозь смотровые окна, пыль и дым? 

 

 Инфракрасные термометры не могут проводить измерение температуры объектов сквозь смотровые окна и в условиях запыленности и задымленности. Вместе с тем, для промышленного производства характерны пыль и дым, которые появляются при обработке и переработке сырья и материалов. Если бы наши глаза были бы такими же быстрыми как ИК-термометры, то мы бы увидели просветы, где прибор получает свободный обзор объекта. С помощью функции «удержания пиков», которой оснащены приборы, прибор находит значение температуры объекта, игнорируя меньшие температуры при попадании в поле зрения дыма и пыли.

 Если у вас есть вопросы о конкретной сфере применения инфракрасных термометров, свяжитесь с нами.

 



Возможно ли измерить температуру объекта, который находится внутри печи?

 

 Да, возможно, но при этом вам следует учесть, что ИК-термометр проведет замер температуры отраженного излучения самого объекта измерения, стен печи или нагревательных элементов. В результате, температура объекта будет несколько завышена. Для проведения точного измерения температуры объекта внутри печи следует осуществить компенсацию отраженной температуры фона. При использовании функции компенсации ИК-датчик не будет учитывать тепловую энергию отраженного излучения и отобразит температуру, основанную на действительной энергии объекта. Также можно измерить температуру объекта на выходе из печи.

 Проблема отраженного излучения может быть решена и без использования системы компенсации температуры фона или измерения температуры объекта на выходе из печи. Если объектом измерения являются предметы из стекла, пластмассовые плёнки, бумага и пищевые продукты, то достаточно будет сделать правильный выбор ИК-термометра.

 Свяжитесь с нами для консультаций по вопросам практического применения ИК-датчиков в вашем бизнесе или перейдите на страницу сайта, где представлена подробная информация о [промышленном использовании инфракрасных термометров.](https://tekkno.ru/info/articles/kak-vybrat-infrakrasnye-pirometry/)