как выбрать настольный рфа спектрометр?

 

1. определите задачи, которые вам необходимо решить
вам необходимо определить марку стали, пробу золота или может содержание серы в нефтепродуктах?
2. выберите тип детектора. есть несколько видов детекторов: pin и sdd. pin детекторы - это более старая технология, которая дешевле, но также менее чувствительна, чем sdd детектор. если вам необходимо измерять легкие элементы, такие, как: натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор и сера, то вам необходим sdd. также sdd имеют более низкие пределы обнаружения, чем pin-детекторы, что позволяет находить элементы в низких концентрациях. важна ли скорость? sdd может определить большинство сплавов за 1-2 секунды, в то время, как pin-детектору может потребоваться до 10 секунд для выполнения той же задачи. 
3. размер детектора. стандартный sdd или sdd увеличенного размера? детектор большой площади имеет выше чувствительность, но и стоит дороже.
4. определите материал анода. анод трубки выбирается в зависимости от задач, которые необходимо решить. большинство производителей предлагают родиевый (rh), вольфрамовый (w) или серебрянный (ag) анод. родиевый анод лучше всего подходит для измерения легких элементов. вольфрамовый отлично справится с измерением тяжелых элементов, что важно для соответствия rohs директиве. серебряный анод - это компромис между вольфрамовым и родиевым.
5. выберите дополнительные опции. 
автоматический сменщик образцов. если вам необходимо измерять много образцов, то автоматический сменщик поможет вам облегчить эту задачу. сменщик позволяет в автоматическом режиме проводить анализ, даже без вашего присутствия.
камера. для некоторых типов задач необходимо проводить много измерений и важно сопоставлять результаты с анализируемым объектом. с помощью камеры вы сможете сохранять фото образца вместе с результатами измерений. 
коллиматор. если вам необходимо анализировать мелкие элементы, то с помощью коллиматора вы можете уменьшать область анализа от 10 до 1 мм. 
продувка гелием. для измерения легких элементов вам понадобится продувка гелием области анализа.