Если я разработал новую модификацию СИ, необходимо ли вносить изменения в описание типа? Нужно ли проводить испытания?

 

Да, при добавлении новой модификации необходимо внести изменения в описание типа СИ. В данном случае необходимо будет провести испытания нового образца.



Я модернизировал имеющуюся в описании типа модификацию, необходимо ли вносить изменения?

 

Если в результате модернизации информация в описании типа средства измерений стала неактуальной, то необходимо отразить в описании типа соответсвующие изменения. 



Я сохранил все метрологические характеристики, но изменил корпус СИ, является ли это метрологически значимым изменением?

 

Необходимо определить характер изменений. Если изменился цвет, тогда проводить испытания образца не понадобится и достаточно оформить комплект документов, как внесение изменений, не влияющих на метрологические характеристики, в описание типа. Если же изменяется форма корпуса и с ней компоновка плат, тогда необходимо будет провести испытания образца и доказать, что данные изменения не повлияли на показатели точности, установленные при испытаниях в целях утверждения типа СИ.



Мне необходимо внести изменения, влияющие на метрологические характеристики, изменится ли регистрационный номер в ФИФ ОЕИ?

 

В зависимости от характера вносимых изменений свидетельство об утверждении типа может быть заменено. Однако регистрационный номер в ФИФ ОЕИ останется прежним.