ОБЩИЕ

 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ДЛЯ БД1 И БД2

ЕИ - Единицы измерений q и Р:

 

0  Гкал и кгс/см2; 1  ГДж и МПа; 2  Мwh и bar  
Единицы измерений q и Р. Выбирают значение, принятое в теплоснабжающей организации.

ПИ - Период измерений температуры и давления:

 

0  600 с; 1  60 с; 2  6 с  
Период измерений. Рекомендуется выбирать 600 с. При этом наиболее экономно расходуется ресурс встроенной батареи

ТВ - Количество тепловых вводов:

 

0  только ТВ1; 1  ТВ1 и ТВ2  
Количество тепловых вводов. Выбирают по необходимости ведения учета в одной или двух системах теплопотребления (ТВ1 и ТВ2), например, одна – система отопления и вентиляции, другая система горячего водоснабжения.

ОТ - Тип отчетной ведомости:

 

0  ведомость 1; 1  ведомость 2  
Тип отчетной ведомости устанавливается при выпуске прибора и изменению не подлежит.

tx - Договорная температура холодной воды:

 

0 – 99,9 ºС  
Договорные значения температуры холодной воды. Выбирают значения, принятые в теплоснабжающей организации.   
По данным значениям вычисляется удельное теплосодержание холодной воды hx в случае отсутствия измерений температуры холодной воды.  
При установке tx=0 энтальпия холодной воды hx принимает значение, равное нулю.

Рх - Договорное абсолютное давление холодной воды:

 

0 – 17, кгс/см2  
Договорные значения давления холодной воды. Выбирают значения, принятые в теплоснабжающей организации. По данным значениям вычисляется удельное теплосодержание холодной воды hx в случае отсутствия измерений температуры холодной воды.  
При установке Рх=0 энтальпия холодной воды hx принимает  
значение, равное нулю.

ХТ - Характеристика ТС:

 

0  100П; 1  pt100; 2  100М; 3  500П; 4  pt500  
Характеристика термопреобразователя сопротивления (ТС). Выбирается согласно паспорту и маркировке ТС.  
При этом ТС должны быть однотипными, то есть характеристика должна быть одной и той же для всех подключаемых ТС.

t5 - Назначение ТС5 для измерений:

 

0  нет; 1  tа; 2  tх; 3  t3 в ТВ1  
Назначение пятого ТС. Выбирают из необходимости измерений температуры: наружного воздуха (t5=1), холодной воды (t5=2) или воды в Тр3 ТВ1 (t5=3).  
При отсутствии измерений температуры в трубопроводе 3 системы ТВ1 вычисления плотности (ρ) и энтальпии воды (h) в нем ведутся по выбранному договорному значению tД.

Пr5 - Поправка на фактическое значение r0 для ТС5:

 

0 ± 9,999, ºС  
Пr, Пr5 – Поправка на сопротивление ТС1…4 и ТС5 при 0 ºС. Определяют по выражению:  
100·( r0 /r0ф -1) / (w100ф –1),  
где   
r0ф - фактическое сопротивление ТС при 0 ºС, отличное от номинального r0, равного 100 Ом для 100П, pt100, 100М и 500 Ом для 500П и pt500;  
w100ф - фактическое отношение сопротивлений ТС при 100ºС и 0ºС, отличное от номинального w100, равного 1,3911 для 100П, 500П, 1,3851 для pt100, pt500 и 1,428 для 100М.   
При известном r100ф (фактическое значение при  
100 ºС) w100ф определяют по выражению: r100ф/ r0ф.

Пw5 - Поправка на фактическое значение w100 для ТС5:

 

0 ± 9,999, %  
Пw, Пw5 - Поправка на отношение сопротивлений ТС1…4 и ТС5 при 100ºС и 0ºС.  
Определяют по выражению:  
100·(1 - r0·(w100 -1) / r0ф· (w100ф –1)),  
где r0, r0ф, w100 и w100ф – то же, что выше.  
Значения поправок должны быть указаны в свидетельстве о поверке ТС. При отсутствии данных устанавливать 0.

ВРЕМЯ

 

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ АРХИВАЦИИ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ ВКТ-7 (значения - общие для БД1 и БД2)

УД - Установка даты:

 

01/01/00 – 31/12/99  
Установка текущей даты. Ввод должен быть синхронизирован с  
сигналом точного времени.

УТ - Установка времени суток:

 

00:00 – 23:59  
Установка текущего времени.  
После изменений УД и часа УТ необходимо выполнить СБРОС

КЧ - Коррекция хода часов (автоматическая ежесуточная в 00 часов):

 

0 ± 9,9, с  
Поправка на коррекцию хода часов. Задают при необходимости коррекции хода часов. Значение определяют по отклонению за сутки показаний времени ВКТ-7 от сигналов точного времени. Иначе выбирают равной 0,0 с.

ПЧ - Перевод часов на летнее и зимнее время:

 

0  нет; 1  есть  
Выбор автоматического перевода часов на летнее (зимнее) время. При этом переход обеспечивается автоматически в 2 часа ночи последнего воскресенья марта (октября) на 1 час вперед (назад).  


ДО - Дата отчета. Последние сутки (в 24 часа) отчетного месяца:

 

1 – 31  
Дата отчета – последние сутки отчетного месяца.  
При совпадении отчетного с календарным месяцем, значение выбирают равным 31.

МН - Начало разрешенного времени суток для работы модема:

 

00:00 – 23:59  
Начало разрешенного времени работы модема.  
Используется при совместной работе с блоком управления питанием модема (БУМ) и наличии дополнительных выходов.

МК - Конец разрешенного времени суток для работы модема:

 

00:00 – 23:59  
Окончание разрешенного времени работы модема.

РЕКВИЗИТЫ

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ

ИА - Идентификатор абонента (зав. номер вычислителя):

 

0 – 99999999  
Идентификатор абонента. Задают для распознавания конкретного узла учета и/или абонента в сформированном на компьютере отчете. Рекомендуется в качестве параметра ИА вводить заводской номер вычислителя.

СН - Сетевой номер ВКТ-7 для внешнего устройства (ВУ):

 

0 – 240  
Сетевой номер ВКТ-7 задают для установления связи при работе в сети.  
Каждый прибор должен иметь свой индивидуальный сетевой номер.

РР - Режим смены БД:

 

0  только БД1; 1  БД1и БД2 и их смена возможна только  
при снятой защите; 2  БД1и БД2 и их смена допустима при включенной защите.  
Режим смены БД. При работе только с БД1 выбирают значение 0.  
При необходимости иметь дополнительную базу данных БД2, например, для обеспечения работы в межотопительном сезоне по другому алгоритму, выбирают значение:   
1 – при разрешении смены БД1 на БД2 только при снятой защите  
2 – при разрешении смены БД1 на БД2 при включенной защите.

ИНТЕРФЕЙСЫ

 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

ВУ - Внешнее устройство:

 

0  ПК,НП и нет ВУ; 1  тлф модем; 2  принтер; 3  gsm модем  
Внешнее устройство. Устанавливать ВУ=0 (компьютер, НП), если нет необходимости организации режима автодозвона. В остальных случаях ВУ не используется.  
Вне зависимости от значения установленного параметра ВУ, вычислитель поддерживает работу с ПК, модемом или НП.

СО - Скорость обмена с ВУ, Кбит/с:

 

0  1,2; 1  2,4; 2  4,8; 3  9,6; 4  19,2  
Скорость обмена с ВУ выбирают 9600 бит/с. При работе с принтером скорость должна быть 1200 бит/с.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ТВ1 и ТВ2

 

значения – различные для БД1 и БД2

СЕ - Цена единицы мл. разряда показаний:

 

0  1 – v,М и 0,1 – q; 1  0,1 – v, М и 0,01-q; 2  0,01 – v, М и 0,001 – q; 3  0,001 – v, М и 0,0001 – q  
Цена единицы младшего разряда показаний объема, массы и тепловой энергии. Выбирается в зависимости от расхода.   
При значении часового расхода 0…3 м3/ч установить СЕ=3; 3…30 м3/ч – СЕ=2; 30…300 м3/ч – СЕ=1 и при больших значениях расхода СЕ=0

СИ - Схема измерений:

 

1 – 9  
Выбор значения схемы измерений в системах ТВ1 и ТВ2  
Схема измерений выбирается согласно системе теплопотребления, наличию в ней трубопроводов и схеме расположения в них датчиков

ФТ - Формула тепла:

 

0 – 6  
Формула для вычисления тепла qо выбирается согласно выбранной схемы и в соответствии с принятым в теплоснабжающей организации способом учета

Т3 - Назначение Тр3 для измерений:

 

0  нет Тр3; 1  изм. v3; 2  расч. М3 и qг  
Наличие и назначение трубопровода 3. Выбирается по необходимости измерений только объема (Т3=1) или массы и тепловой энергии qг горячего водоснабжения (Т3=2). При отсутствии тр3 устанавливать Т3=0.

АТ - Архивирование температур:

 

0  средневзвешенное; 1  среднеарифметическое  
Способ усреднения температур. Рекомендуется выбирать средневзвешенный способ осреднения температур (АТ=0)

КТ - Контроль текущих температур:

 

0  контроль <0 и >180°С и остановка счета q и М; 1  тоже, что при 0, но расчет q и М по tД1, tД2 и tД3  
Способ контроля текущих температур t1, t2 и t3 выбирается по необходимости остановки счета или вычислений тепловой энергии и массы воды по выбранным договорным значениям tД в соответствующем трубопроводе на время выхода измеренных значений температур за диапазон 0…180 °С

Кq - Контроль часового тепла qо:

 

0  нет контроля, 1  контроль qоч <0; 2  тоже, что при 1, но присвоение 0 показаниям qоч при qоч<0  
Способ контроля часового тепла qоч выбирают из трех вариантов. При применении СИ=1 и 3 рекомендуется  
устанавливать Кq=2

КМ - Контроль часовой массы Мгч:

 

0  нет контроля; 1  контроль Мгч<– НБ; 2  контроль │Мгч│>НБ; 3  тоже, что при 1, но присвоение М1ч = М2ч = 0,5(М1ч+М2ч) при –НБ<Мгч<0; 4  тоже, что при 2, но присвоение М1ч = М2ч=0,5(М1ч+М2ч) при –НБ < Мгч < НБ, где НБ =10-2 ·БМ·(М1ч+М2ч)  
Способ контроля часовой массы Мгч (небаланс масс между подающим и обратным трубопроводами) выбирают из пяти вариантов.  
Если нет возражений у теплоснабжающей организации, то рекомендуется выбирать учет по варианту 3 - для открытых и по варианту 4 - для закрытых систем теплопотребления.

БМ - Уставка на небаланс (НБ) часовой массы Мгч:

 

0 – 4 % от (М1ч+М2ч)  
Уставка на небаланс часовой массы Мгч выбирается в пределах 0 – 2 %

ВС - Контроль питания ВС:

 

0  нет контроля питания; 1  есть контроль питания  
Контроль питания водосчетчика.  
Для автономного (механический или с батарейным питанием) водосчетчика, а также для водосчетчика с внешним питанием, но без необходимости его контроля выбирают значение 0.   
При внешнем питании водосчетчика и необходимости его контроля выбирают значение 1  
Для ВКТ-7 моделей 02-04Р существуют особенности подключения напряжения контроля при установке параметра ВС=1

ТИ - Тип импульсов ВС:

 

0  одиночные <2Гц (для механических ВС); 1  одиночные < 1000Гц (для электронных ВС); 2  пачками  
Значение ТИ=0 выбирают для механических ВС. Значение  
ТИ=1 – для электронных ВС.

ВИ - Вес импульса ВС:

 

0 – 9999,9999, литр  
Задают согласно паспорту на счетчик воды

Пv - Поправка на влияние температуры на ВС:

 

± 0 – 0,999, %/°С  
Устанавливается при известной функции влияния температуры, указанной в паспорте на ВС.   
При этом объем корректируется по формуле: v= (1 – Пv·10 – 2  
(tч – 20))·vизм, м3  
где tч – значение температуры в соответствующем трубопроводе.  
При отсутствии данных о поправке устанавливать 0.

Кv - Контроль часового объема vч:

 

0  нет контроля; 1  контроль vч>Вv и vч<Нv; 2  тоже, что при 1, но присвоение показаниям vч=vД при vч>Вv, vч=Нv при 03  тоже, что при 2, и для ВС=1 присвоение показаниям  
vч=vД при отсутствии питания ВС; 4  тоже, что 1, и остановка счета по q и m  
Способ контроля часового объема vч выбирают из пяти вариантов вариантов

Вv - Верхняя уставка на часовой объем vч:

 

0 – 99999,9, м3  
Верхняя (нижняя) уставка на часовой объем. vД – Договорной часовой объем. Выбирают в соответствии с договором на теплоснабжение

Нv - Нижняя уставка на часовой объем vч:

 

0 – Вv, м3

vД - Договорной часовой объем vч:

 

0 – 99999,9, м3

УО - Уставка на отсечку значений объемного расхода для индикации:

 

1 – 60, мин  
При этом показания расхода на экране обнуляются, если за время УО не пришло ни одного импульса.   
Рекомендуется устанавливать значение периода, определяемое выражением: Т>=60*ВИ/qmin,  
где: qmin- фактическое минимальное значение расхода в трубопроводе, л/ч

Пr - Поправка на фактическое значение r0 для ТС:

 

0 ± 9,999, ºС

Пw - Поправка на фактическое значение w100 для ТС:

 

0 ± 9,999, %

tД - Договорная температура:

 

0 – 175, ºС  
Договорная температура выбирается в пределах 0 … 175 ºС в соответствии с договором на теплоснабжение.

ИД - Датчик избыточного давления:

 

0  нет датчика (Рч=РД);1  есть датчик  
При подключении датчика избыточного давления (только к моделях ВКТ-7-04 и ВКТ-7-04Р) выбирают ИД = 1, а в случае отсутствия необходимости измерений давления – ИД = 0, при котором параметры Рв и ПВ не рассматриваются.

Рв - Верхний предел диапазона измерений датчика:

 

0 – 17, кгс/см2  
Верхний предел измерений выбирают согласно паспорту на датчик. Если предел выражен в МПа, то для перевода в кгс/см2  
значение умножают на 10,1972

ПВ - Поправка на высоту водяного столба в импульсной трубке датчика:

 

0 ± 9,99 м  
Поправка на высоту водяного столба в импульсной трубке датчика давления выбирают в пределах ± 10 м после замера.  
Если датчик установлен ниже трубопровода, то значение ПВ вводится с минусом.

РД - Договорное абсолютное давление:

 

0 – 17, кгс/см2  
Договорное абсолютное давление выбирается в пределах 1…17 кгс/см2 в соответствии с договором на теплоснабжение.