{"natural_text": "ประกาศสำนักงานกลางชั่วตวงวัด\nเรื่อง การกำหนดรายการทดสอบต้นแบบมาตรการปิดมาตรวัดปริมาณน้ำเสียเพลิงตามสถานีบริการ\n\nตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่วตวงวัดได้ออก\nประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบ\nต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑

{"natural_text": "(ก) การทดสอบความเที่ยงของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ อัตราการไหลสูงสุด และอัตราการไหลต่ำสุด (Accuracy Test) เป็นการทดสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงของต้นแบบ มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ ด้วยถังตวงแบบมาตราพิกัดกำลัง ๑ ลิตร ๒ ลิตร ๕ ลิตร ๒๐ ลิตร และ ๕๐ ลิตร โดยต้นแบบมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำมันเช

{"natural_text": "การป้องกันการจ่ายผิดพลาดสำหรับหลายมือจ่ายที่ใช้ป้มร่วมกันของต้นแบบมาตรฐานวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง\nตามสถานีบริการตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๓ ท้ายประกาศนี้\n\n(ช) การทดสอบส่วนกลไกการหยุดการส่งจ่ายตามคำที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า (Pre-set Indicators Test)\nเป็นการแสดงผลของการแสดงค่าของปริมาตรหรือราคาเมื่อหยุดการส่งจ่าย ส่วนแสดงค่า\nต้องแสดงปริมาตรส่งจ่ายหรือราคา

การทดสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต้นแบบ
มาตรฐานวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
วัฒนศักย์ เสือเอียม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

{"natural_text": "# ตารางที่ ๑ ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ลำดับที่</th>\n<th rowspan=\"2\">ลักษณะของต้นแบบมาตรฐานวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตรวจสอบ</th>\n<th colspan=\"3\">ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ X กรนี้ไม่ถูกต้องโปรดบรรยายรายละเอียดด้วย)</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>ถูกต้อง</th>\n<th>ไม่ถูกต้อง</th>\n<th>รายละเอียด (โปรดระบุ)</

{"natural_text": "| ลำดับที่ | ลักษณะของต้นแบบมาตรวัดปริมาณน้ำเสียเพลิงตามสถานีบริการที่ตรวจสอบ |\n| --- | --- |\n| ๙ | แสดงรายละเอียดและข้อมูลให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก\n- ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า\n- ปีที่ผลิต และรุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง\n- อัตราการไหลสูงสุด และอัตราการไหลต่ำสุด\n\\( Q_{\\text{max}} = \\cdots

{"natural_text": "ตารางที่ ๒ ผลการทดสอบความเที่ยงของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ อัตราการไหลสูงสุด และอัตรา\nการไหลต่ำสุด (Accuracy Test)\n\nปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ (MMQ) =          อัตราการไหลสูงสุด (Qmax) =\nค่าเบี่ยงเบนปริมาตรจำเพาะน้อยที่สุด (Emin) =        อัตราการไหลต่ำสุด (Qmin) =\n\n| ปริมาตร | ปริมาตร | บริมาตร | บริมาตร |\

{"natural_text": "# ตารางที่ ๓ ผลการทดสอบการตั้งค่าศูนย์สำหรับส่วนแสดงค่าปริมาตรและราคา (Zero Setting Device Test)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>ทดสอบครั้งที่</th>\n<th>ส่วนแสดงค่าปริมาตร</th>\n<th>ส่วนแสดงค่าราคา</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๑</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๒</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๓</td>\n<td></td

{"natural_text": "# ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบการคำนวณราคา (Price Computing Device Test)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>ปริมาตรที่ทดสอบ (ลิตร)</th>\n<th>ปริมาตรที่แสดง (ลิตร)</th>\n<th>ราคาต่อหน่วย (บาท)</th>\n<th>ราคาที่คำนวณได้ (บาท)</th>\n<th>ราคาที่แสดงหน้าจอ (บาท)</th>\n<th colspan=\"2\">ผลการทดสอบ</th>\n</tr>\n<tr>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th>ผ่าน</th>\n<th>ไม่

{"natural_text": "# ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบระบบตัดการฉ่าย (Nozzle Cut-off Device Test)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ลำดับที่</th>\n<th colspan=\"2\">ผลการทดสอบ</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>ตัดการฉ่าย</th>\n<th>ไม่ตัดการฉ่าย</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๑</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๒</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๓</td>\n<td></

{"natural_text": "ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการป้องกันการฉ้อผิดพลาดสำหรับหลายมือจ่ายที่ใช้ส่วนแสดงค่าร่วมกัน\n(Interlock for Hoses Sharing a Common Indicator Test)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ลำดับที่</th>\n<th colspan=\"2\">ผลการทดสอบ</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>ทำงานถูกต้อง</th>\n<th>ทำงานไม่ถูกต้อง</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๑</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๒</

{"natural_text": "ตารางที่ ๗ ผลการทดสอบการป้องกันการจ่ายผิดพลาดสำหรับหลายมือจ่ายที่ใช้ปีมร่วมกัน\n(Interlock for Hoses Sharing a Pumping Unit Test)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ลำดับที่</th>\n<th colspan=\"2\">ผลการทดสอบ</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>ทำงานถูกต้อง</th>\n<th>ทำงานไม่ถูกต้อง</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๑</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๒</

{"natural_text": "# ตารางที่ ๘ ผลการทดสอบส่วนกลไกการหยุดการส่งจ่ายตามค่าที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า (Pre-set Indicators Test)\n<table>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ปริมาตรที่ทดสอบ (ลิตร)</th>\n<th colspan=\"2\">ผลการทดสอบ</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>ทำงานถูกต้อง</th>\n<th>ทำงานไม่ถูกต้อง</th>\n</tr>\n<tr>\n<td>๑</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๒</td>\n<td></td>\n<td></td

{"natural_text": "ตารางที่ ๙ ผลการทดสอบอัตราการไหลสูงสุดที่ทำได้\n\nอัตราการไหลต่ำสุดในแผ่นป้าย \\( Q_{\\text{min}} = \\cdots \\) ลิตรต่อนาที\nอัตราการไหลสูงสุดในแผ่นป้าย \\( Q_{\\text{max}} = \\cdots \\) ลิตรต่อนาที\n\n| ครั้งที่ | ปริมาตรที่แสดง (ลิตร) | เวลา (วินาที) | อัตราการไหลสูงสุด (\\( Q_{\\text{max}} \\))

{"natural_text": "# ตารางที่ ๑๐ ผลการทดสอบความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability Test)\n\n| ปริมาตรที่ทดสอบ (ลิตร) | ปริมาตรที่อ่านได้จากมาตรวัด (ลิตร) (VFD) | ปริมาตรที่อ่านได้จากแบบมาตรฐาน (ลิตร) (VRF) | ค่าความคลาดเคลื่อน (%) (EFD) |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 5 | | | |\n| 5 | | | |\n| 5 | | | |\n| Repeatability | | | |\n\n## ผลการทดสอบ\n- ผลการทดสอบค่าความถูก

{"natural_text": "ตารางที่ ๑๑ ผลการทดสอบความคลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกัน หรือพิสัยความคลาดเคลื่อนของระบบมาตรวัด\n(Range of Error Test)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>ปริมาณที่ทดสอบ</th>\n<th>ปริมาตรที่อ่านได้จากมาตรวัด (ลิตร) (VFD)</th>\n<th>ปริมาตรที่อ่านได้จากแบบมาตรฐาน (ลิตร) (VRF)</th>\n<th>ค่าความคลาดเคลื่อน (%) (EFD)</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๕ ล

{"natural_text": "ตารางที่ ๑๒ ผลการทดสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของมาตรวัด โดยวิธีการกำหนดค่าส่วนหน้า\n(Accuracy of Pre-set Test)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>ปริมาณที่ทดสอบ</th>\n<th>บริมาตรที่อ่านได้จากมาตรวัด (ลิตร) (VFD)</th>\n<th>บริมาตรที่อ่านได้ จากแบบมาตรา (ลิตร) (VRF)</th>\n<th>ค่าความคลาดเคลื่อน (%) (EFD)</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๑ ลิตร</

{"natural_text": "## ตารางที่ ๑๓ สรุปผลการทดสอบ\n\n| ลำดับที่ | รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ |\n| --- | --- | --- |\n| ๑ | การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) | - |\n| ๒ | การทดสอบความเที่ยงของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ อัตราการไหลสูงสุด และอัตราการไหลต่ำสุด (Accuracy Test) | - |\n| ๓ | การทดสอบการตั้งศูนย์สำหรับส่วนแสดงค่าปริมาตรและราคา (Zero Setting Device Test) | - |\n| ๔