{"natural_text": "ประกาศสำนักงานกลางชั่วตวงวัด\nเรื่อง การกำหนดรายการทดสอบแบบมาตรฐานของเหลว\n\nตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่วตวงวัดได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม

{"natural_text": "ต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก ทั้งนี้ การตรวจสอบทางกายภาพให้ตรวจสอบ\nตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๑ ท้ายประกาศนี้\n\n(๒) การทดสอบทางเทคนิค เป็นการทดสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงของต้นแบบมาตรฐานวัด\nปริมาตรของเหลว โดยทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้\n\n(ก) การทดสอบความเที่ยงของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได

{"natural_text": "# ตารางที่ ๑ ผลการทดสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ลำดับที่</th>\n<th rowspan=\"2\">ลักษณะของต้นแบบ มาตรวัดปริมาตรของเหลว ที่ตรวจสอบ</th>\n<th colspan=\"3\">ผลการตรวจส่อง (ทำเครื่องหมาย V หรือ X กรีนไม่ถูกต้อง โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย)</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>ถูกต้อง</th>\n<th>ไม่ถูกต้อง</th>\n

{"natural_text": "| ลำดับที่ | ลักษณะของต้นแบบ มาตรวัดปริมาตรของเหลว ที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ X กรีนไม่ถูกต้อง โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย) |\n| --- | --- | --- |\n| 9 | แสดงรายละเอียดและข้อมูลให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก - ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า - รุ่นซึ่งระบุ

{"natural_text": "# ตารางที่ ๒ ผลการทดสอบความเที่ยงของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ (Accuracy Test at Minimum Measured Quantity : MMQ)\n\n| สภาวะแวดล้อมขณะทดสอบ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |\n|---------------------------|----------|---------|\n| อุณหภูมิ (°C)            |          |         |\n| แรงดันบรรยากาศ (kPa)    |          |         |\n| ความชื้นสัมพัทธ์ (%)      |          |         |\n| เว

{"natural_text": "# ๒. การทดสอบ MMQ ที่อัตราการไหลสูง High Flow (\\( \\delta Q_{\\text{max}} \\)).\n\n## ข้อมูลการทดสอบ\n| วันที่ทำการทดสอบ | อุณหภูมิ | ส่วนต่าง (%) |\n| --- | --- | --- |\n| ถังดึงแบบมาตรฐาน | อุณหภูมิ | CtlP | CtsP | ปริมาตรจริง | บริมาตรที่อ่านได้ | อุณหภูมิ Tm | ความดัน Pm | CtlM |

{"natural_text": "# กรนีทสดับด้วยมาตรฐานวัดมาตราฐาน (Master Meter)\n\nปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ (Minimum Measured Quantity : MMQ).\n\n## การทดสอบ MMQ ที่อัตราการไหลต่ำ Low Flow (≤0%Qmax)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th colspan=\"2\">วันที่ทำการทดสอบ</th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th

{"natural_text": "# ๒. การทดสอบ MMQ ที่อัตราการไหลสูง High Flow (>0%\\( Q_{max} \\)).\n\n## วันที่ทำการทดสอบ\n\n| มาตรฐานร่วม | TYPE & SIZE |\n| --- | --- |\n| อุณหภูมิช่อง | อุณหภูมิช่อง |\n| ความดัน PMM | ความดัน PMM |\n| CplMM | CplMM |\n| Cimi | Cimi |\n| ปริมาตรจริง | ปริมาตรจริง |\n\n### มาร์เวอร

{"natural_text": "# กรณีทดสอบด้วยเครื่องชั่ง (Weighing Scale)\n\nปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ (Minimum Measured Quantity : MMQ).\n\n## การทดสอบ MMQ ที่อัตราการไหลต่ำ Low Flow (≤0%Qmax)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th colspan=\"2\">วันที่ทำการทดสอบ</th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th></th>\n<th colspan=\"5\"></th>\n</tr>\n<tr>\n<th colspan=\"2\">

{"natural_text": "# ๒. การทดสอบ MMQ ที่อัตราการไหลสูง High Flow (\\( \\leq Q_{max} \\)).\n\n## วันที่ทำการทดสอบ\n\n| เครื่องชั่งหมายเลข | ยี่ห้อ |\n| --- | --- |\n| - | - |\n\n### รุ่น\n\nSerial No.\n\n#### พิกัดกำลัง\n\nคำอ่านละเอียด (d)\n\n### มาตรวัดหมายเลข\n\n- | ยี่ห้อ |\n| --- | --- |\n| - | - |\n\n#### รุ่น

{"natural_text": "ตารางที่ ๓ ผลการทดสอบความเที่ยง (Accuracy Test) และผลการทดสอบความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability Test)\n\n## การทดสอบที่อัตราการไหลต่ำ Low Flow (≤0%Qmax)\n\n### วันที่ทำการทดสอบ\n\n| ถังดูวนแบบมาตรฐาน | มาระรัดหมายเลข |\n| --- | --- |\n| พิกัดกำลัง | อุณหภูมิ |\n| ส.ป.ส.การขยายตัวตามพื้นที่ | วัสดุ |\n| ความหนา

{"natural_text": "# ๒. การทดสอบที่อัตราการไหลกลาง Medium Flow (๒๕%\\(_{max} - ๔๐%\\(_{max}) =\n\n## Table\n| วันที่ทำการทดสอบ | ยี่ห้อ |\n| --- | --- |\n| ถังตวงแบบมาตรฐาน | Serial No. |\n| พิกัดกำลัง | อุณหภูมิ |\n| ส.ป.ส.การขยายตัวตามพื้นที่ | วัสดุ |\n| ความหนาแน่น | ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ

{"natural_text": "# ๓. การทดสอบที่อัตราการไหลสูง High Flow (80%Qmax - 100%Qmax)\n\n## Table\n| วันที่ทำการทดสอบ |  |\n| --- | --- |\n| ถังตวงแบบมาตรฐาน | มาตรวัดหมายเลขร่วม | ย่ห้อ |\n| พิกัดกำลัง | อุณหภูมิ | Serial No. |\n| ส.ป.ส.การขยายตัวตามพื้นที่ | วัสดุ | ขนาดมาตรวัด (นิ้ว) |\n| ความหน

{"natural_text": "# กรณีทดสอบด้วยมาตรฐานวัดมาตรฐฐาน (Master Meter)\n\n## การทดสอบที่อัตราการไหลต่ำ Low Flow (≤0%Qmax)\n\n| วันที่ทำการทดสอบ |  |\n| --- | --- |\n| มาตรวัดมาตรฐานหมายเลข | TYPE & SIZE |\n| ค่า Meter-factor(MFMM) | อุณหภูมิอ้างอิง |\n| ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ | ความหนาแน่น |\n\n### มาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter)\n\n| ครั้ง | อัตราการไหล |

{"natural_text": "# ๒. การทดสอบที่อัตราการไหลกลาง Medium Flow (๒๕%\\( Q_{\\text{max}} \\) - ๔๐%\\( Q_{\\text{max}} \\)) =\n\n## Table\n| วันที่ทำการทดสอบ |  |\n| --- | --- |\n| มาตรวัดมาตรฐานหมายเลข | TYPE & SIZE |\n| ค่า Meter-factor(MFMM) | อุดนภูมิอ้างอิง |\n| ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ | ความหนาแน่น |\n\n### มาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter)\n

{"natural_text": "# ๓. การทดสอบที่อัตราการไหลสูง High Flow (80%Qmax - 100%Qmax)\n\n## Table\n| วันที่ทำการทดสอบ |  |\n| --- | --- |\n| มาตรฐานร่วมหมายเลข | TYPE & SIZE |\n| ค่า Meter-factor(MFMM) | อุณหภูมิช่องอิง |\n| ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ | ความหนาแน่น |\n\n### มาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter)\n| ครั้งที่ | อัตราการไหล | ปริ

{"natural_text": "# การทดสอบที่อัตราการไหลต่ำ Low Flow (≤0%Qmax)\n\n## วันที่ทำการทดสอบ\n\n| เครื่องชั่งหมายเลข | ยี่ห้อ |\n| --- | --- |\n| รุ่น | Serial No. |\n| พิกัดกำลัง | คำอ่านละเอียด (d) |\n\n### มาตรวัดหมายเลข\n- ข้ามาตรวจวัด (น้ำ)\n- อัตราการไหลสูงสุด\n\n## Table\n| ครั้งที่ | อัตราการไหล | เครื่

{"natural_text": "# ๒. การทดสอบที่อัตราการไหลกลาง Medium Flow (๒๕%\\(_{max} - ๔๐%\\(_{max}) =\n\n## วันที่ทำการทดสอบ\n\n| เครื่องชั่งหมายเลข | ยึดหัว |\n| --- | --- |\n| รุ่น | Serial No. |\n| พิกัดกำลัง | คำอ่านละเอียด (d) |\n\n### มาตรฐานวัดหมายเหตุ\n- ยึดหัว\n- รุ่น\n- Serial No.\n- อ

{"natural_text": "# ๓. การทดสอบที่อัตราการไหลสูง High Flow (80%Qmax - 100%Qmax)\n\n## วันที่ทำการทดสอบ\n\n| เครื่องชั่งหมายเลข | ยึดหัว |\n| --- | --- |\n| รุ่น | Serial No. |\n| พิกัดกำลัง | คำอ่านละเอียด (d) |\n| อัตราการไหล | มาตรวัดหมายเลข |\n| บริมาตรที่อ่านได้ | อุณหภูมิ Tm |\n| ความต้น

{"natural_text": "# ตารางที่ ๔ สรุปผลการทดสอบ\n<table>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ลำดับที่</th>\n<th rowspan=\"2\">รายการทดสอบ</th>\n<th colspan=\"2\">ผลการทดสอบ</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>ผ่าน</th>\n<th>ไม่ผ่าน</th>\n</tr>\n<tr>\n<td>๑</td>\n<td>การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๒</td>\n<td>การทดสอบความเที่ย