ประกาศสำนักงานกลางชั่วตรวจวัด
เรื่อง การกำหนดรายการทดสอบต้นแบบตู้น้ำหนัก

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่วตรวจวัดได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่วตรววงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้สำนักงานกลางชั่วตรวจวัดกำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่วตรววงวัด เพื่อให้หน่วยทดสอบ ทดสอบต้นแบบตามรายการที่กำหนด ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “รายการทดสอบ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่วตรววงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการค้าภายใน จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ต้นแบบต้มน้ำหนัก” (Type หรือ Pattern) มหายความหมายความถูกต้องและลักษณะของเครื่องชั่งรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซึ่ง อัตราเผือเหลือเผือขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง และประกาศระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๑) การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) เป็นการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของต้นแบบต้มน้ำหนัก ก่อนทดสอบทางเทคนิคตาม (๒) โดยตรวจสอบลักษณะภายนอกของต้นแบบต้มน้ำหนักทุกส่วนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีความชำรุดหรือผิดปกติ โดยต้นแบบต้มน้ำหนักจะแสดงอยู่บนพื้นผิวด้านนอกของครัวกล้องและเทียงตรงรวมทั้งรายละเอียดและการแสดงค่าต่าง ๆ

(๒) การทดสอบทางเทคนิค เป็นการแสดงความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องชั่วน้ำหนักด้วยวิธีการสอบเทียบ (Calibration) เช่นเป็นการหาค่ามูลของต้นแบบต้มน้ำหนักตามมาตรฐานสากลขององค์การชั่วน้ำระหว่างประเทศ (OIML R ๑๑๑) โดยค่ามูลของต้นแบบต้มน้ำหนักจะถูกต้องและเทียงตรงทั้งปวงให้กับผลการสอบเทียบลงในตารางที่ 2

ข้อ ๔ เมื่อหน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบต้นแบบต้มน้ำหนักตามข้อ ๓ เสร็จสิ้นแล้ว
ให้จัดทำรายงานการทดสอบ ตามแบบ ทส. ๑๐๓๑ ท้ายประกาศนี้ และส่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : cbwmtpe@gmail.com)
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทำการทดสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต้นแบบต้มน้ำหนักต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
วัฒนศักย์ เสือเอียม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

# ตารางที่ ๑ ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">ลำดับที่</th>
<th rowspan="2">ลักษณะของต้นแบบ ต้มน้ำหนักที่ตรวจสอบ</th>
<th colspan="3">ผลการตรวจส่อง (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรนีไม่ถูกต้อง)</th>
</tr>
<tr>
<th>ถูกต้อง</th>
<th>ไม่ถูกต้อง</th>
<th>รายละเอียด (โปรดระบุ)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>๑</td>
<td>มาตราชั่งตวงวัด</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๒</td>
<td>การแสดงอัตราน้ำหนัก ขัดเจน ลบเลือนยาก และแสดงเป็น ตัวเลขไทยหรืออารบิกและ อักษรไทยหรือตัวอักษรหรือ สัญลักษณ์ที่รู้มนตรีกำหนด - กรนีตุมน้ำหนักที่มีขนาดอัตรา น้ำหนักต่ำกว่า ๑ กรัม ต้องแสดงอัตราน้ำหนักด้วยจุด ขีด ตัวเลข หรือวิธีหนึ่งวิธีใด ที่เป็นมาตรฐานสากล</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๓</td>
<td>มีที่สำหรับผนึก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๔</td>
<td>วัสดุที่ใช้ทำตุมน้ำหนัก ทำด้วยโลหะ หรือโลหะผสมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความแข็งไม่น้อยกว่าความแข็ง ของทองเหลือง เวนแต่ - ตุมน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนัก ต่ำกว่า ๑ กรัม จะทำด้วยอะลูมิเนียม ก็ดได้ - ตุมน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนัก ต่ำกว่า ๕๐ กรัม ห้ามทำด้วยเหล็ก ยกเว้นเหล็กกล้าไรสนิม</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๕</td>
<td>รูปทรงของต้มน้ำหนัก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tbody></tbody></table>

| ลำดับที่ | ลักษณะของต้นแบบต้มน้ำหนักที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ❌ กรนี้ไม่ถูกต้องโปรดบรรยายรายละเอียดด้วย) |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ลักษณะของต้นแบบต้มน้ำหนักที่ตรวจสอบ | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด (โปรดระบุ) |
| ๖ | มีดลภาคเกลี้ยงที่หล่อขึ้นรูปมาพร้อมกันและตั้งแต่ง โดยมีช่องสำหรับใส่วัสดุปรับน้ำหนักเท่านั้น - ตุมน้ำหนักที่มีขนาดอตราน้ำหนักต่ำกว่า ๑ กรัม จะทำเป็นแผ่นหรือเป็นเส้นลวดก็ได้ - ตุมน้ำหนักที่มีขนาดอตราน้ำหนักตั้งแต่ ๑ กรัมขึ้นไป จะทำเป็นรูปทรงกระบอก หรือเหลี่ยมหรือรูปทรงอื่นใดที่คล้ายคลึงกันก็ได้ และต้องไม่มีแหว่งหรือมุมที่คม | ☑️ | ❌ | |
| ๗ | การเคลือบ ชุบ ทาสี หรือวิธีอื่นต้องป้องกันสนิม และไม่เคลือบด้วยวัสดุที่หนา อ่อน หรือเปราะ | ☑️ | ❌ | |
| ๘ | มีรูไวสำหรับใส่วัสดุปรับน้ำหนักเพียงรูเดียว และมีลักษณะที่ใส่วัสดุปรับน้ำหนักได้พอประมาณโดยไม่หลุดออกจากได้โดยง่าย กรุณาให้ปิดรูที่ปรับน้ำหนักแนบนิสิต โดยไม่ยืนพ้นตลอดภาคของตู้มน้ำหนักและต้องมีที่สำหรับผนึก | ☑️ | ❌ | |
| ๙ | วัสดุปรับน้ำหนัก ทำด้วยโลหะและห้ามยืนพ้นตลอดภาคของตู้มน้ำหนัก | ☑️ | ❌ | |
| ๑๐ | ตุมน้ำหนักที่มีห่วงหิว ห่วงหิวนั้นมีสามารถถอดแยกออกไปจากตู้มน้ำหนักได้ | ☑️ | ❌ |

# ตารางที่ ๒ ผลการสอบเทียบ (Calibration)
<table>
<tr>
<td rowspan="2">สภาวะแวดล้อม (Ambient conditions)</td>
<td>อุณหภูมิ (Temperature)</td>
</tr>
<tr>
<td>ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ความดันบรรยากาศ (Air pressure)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">ตู้มน้ำหนักอ้างอิง (Reference weight)</td>
<td>๑ อัตราน้ำหนัก ...............</td>
</tr>
<tr>
<td>ชั้นความเที่ยง .................. ความไม่แน่นอน k = ๒ ..........</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ความหนาแน่น ................. ความไม่แน่นอน k = ๒ .........</td>
</tr><tr>
<td></td>
<td>๒ อัตราน้ำหนัก ............... ชั้นความเที่ยง ..................</td>
</tr><tr>
<td></td>
<td>ความหนาแน่น ................. ความไม่แน่นอน k = ๒ .........</td>
</tr><tr><td></td>
<td>๓ อัตราน้ำหนัก ............... ชั้นความเที่ยง ..................</td>
</tr><tr><td></td>
<td>ความหนาแน่น ................. ความไม่แน่นอน k = ๒ .........</td>
</tr></table>
t้นแบบตู้มน้ำหนัก
<table border="1">
The table below shows the calibration data for different classes and materials. The table includes Nominal mass, Conventional mass, Temperature, Relative humidity, Air pressure.	

| Class | Material | Nominal value | Conventional mass |
|-------|-----------|------------------|--------------------|
|       |           |                 |                    |
|       |           | + / -             |                     |
|       |           |                   | C_{\text{error}}    |
|       |           |                   |                  |
|       |           |                   |                  |
|       |           |                   |                  |
|       |           |                   |                  |
|       |           |                   |                  |
|       |           |                   |                  |
|       |           |                   |                  |
r
|     |           |                   |                  |
r
|     |           |                   |                  |
r
|     |           |                   |                  |
r
|     |           |                   |                  |
r
|     |           |                   |                  |
r

ตารางที่ ๓ สรุปผลการทดสอบ

| ลำดับที่ | รายการทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) |     |     |
| ๒ | การสอบเทียบ (Calibration) |     |     |

ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้ทดสอบ

(
)

ตำแหน่ง

วันที่ __________ เดือน _______________ พ.ศ.

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))
(
)

ตำแหน่ง

วันที่ __________ เดือน _______________ พ.ศ.