{"natural_text": "ประกาศสำนักงานกลางชั่วตวงวัด\nเรื่อง การกำหนดรายการทดสอบแบบเครื่องวัดความยาว\n\nตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่วตวงวัดได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้สำนักงานกลางชั่วตวงวัดกำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัด เพื่อให้หน่วยทดสอบทดสอบต้นแบบตามรายการที่กำหนด ไปแล้ว นั้น\n\nอาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “รายการทดสอบ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เร

{"natural_text": "ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความกว้างของขั้นหมายมาตราของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๒ ท้ายประกาศนี้\n\n(ค) การตรวจสอบความกว้างของช่องขั้นหมายมาตรา (Inspection of Width of Scale Interval) เป็นการตรวจสอบความกว้างของช่องขั้นหมายมาตราของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามตำแหน่งที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความกว้างของช่องขั้นหมายมาตราของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๓ ท้ายประกาศนี้\n\n(ง) การตรวจสอบความกว้างของช่องขึ้นหมายมาตราสองช่องที่อยู่ติดกัน (Inspection of Width of Two Adjacent Scale Intervals) เป็นการตรวจสอบความกว้างของช่องขั้นหมายมาตราสองช่องที่อยู่ติดกันของต้นแบบเครื่องวัดความยาวตามตำแหน่งที่กำหนด ท

{"natural_text": "# แบบทดสอบ\n\n## รายงานการทดสอบของหน่วยทดสอบ\nชื่อเป็นผู้ทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความยาว\nชนิดเครื่องวัดความยาว\nรุ่น\nพิกัดกำลัง\nเมตร\n\n### ตารางที่ ๑ ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ลำดับที่</th>\n<th rowspan=\"2\">ลักษณะของต้นแบบเครื่องวัดความยาว ที่ตรวจสอบ</th>\n<th colspan=\"3\">ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ❌ กรีนไม่ถูกต้อง)</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>ถูกต้อง</th>\n<th>ไม่ถูกต้อง</th>\n<th>รายละเอียด (โปรดระบุ)</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๑</td>\n<td>ทำด้วยวัสดุที่ดี</td>\n<td></td>\n<td></td>\n<td></td

{"natural_text": "| ลำดับที่ | ลักษณะของต้นแบบเครื่องวัดความยาวที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ |\n| --- | --- | --- |\n| ๙ | ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไว้บนเครื่องโดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า - รูปซึ่งระบุแบบของเครื่อง - พิกัดกำลัง | ถูกต้อง |\n| ๑๐ | เครื่องวัดความยาวแต่ละชนิดให้มีพิกัดกำลัง ดังต่อไปนี้ □ ชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ ให้มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๑๕ เมตร □ ชนิดบรรทัดตรง ให้มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๕ เมตร □ ชนิด

{"natural_text": "# ตารางที่ ๒\n## ผลการตรวจสอบความกว้างของชั้นหมายมาตรา (Inspection of Width of Scale Mark)\n\n| ชนิดเครื่องวัดความยาว | รูปแบบ |\n| --- | --- |\n| ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า | มีส่วนประกอบเป็นตัวเลขและตัวอักษร |\n| พิกัดกำลัง | เมตร |\n| ช่องขึ้นหมายมาตรา | มิลลิเมตร |\n\n![Illustration of a scale mark and a cross-section of a tape measure](image_url)\n\n### เงณฑ์การพิจารณา\n- ความกว้างของชั้นหมายมาตรา ต้องไม่กว้างกว่ากึ่งหนึ่งของช่องขึ้นหมายมาตราเล็กสุด และไม่เกิน ๐.๗๕ มิลลิเมตร หากถึงกึ่งหนึ่งของพิกัดกำลัง ต้องไม่มากกว่า ๒ มิลลิเมตร

{"natural_text": "ตารางที่ ๓ ผลการตรวจสอบความกว้างของช่องขั้นหมายมาตรา (Inspection of Width of Scale Interval)\n\nชนิดเครื่องวัดความยาว .................................................................รูป ...\n\nชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า ......................................................\n\nพิกัดกำลัง ............... เมตร ช่องขั้นหมายมาตรา ................ มิลลิเมตร\n\nวิธีที่ ๑\nวัดความกว้าง\nระหว่างขอบด้านขวา\nของขั้นหมายมาตรา\nที่อยู่ติดกัน\n\nวิธีที่ ๓\nวัดความกว้าง\nระหว่างขอบด้านซ้าย\nของขั้นหมายมาตรา\nที่อยู่ติดกัน\n\nวิธีที่ ๒\nวัดความกว้างระหว่างกึ่งกลางขั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกัน\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>ระยะที่ทดสอบ (เมตร)</th>\n<th>ช่องขั้นหมายเลข มาตราที่วัด

{"natural_text": "# เกณฑ์การพิจารณา\n\n(๑) สำหรับเครื่องวัดความยาวชินดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ เครื่องวัดความยาวชินดบรรทัดตรง เครื่องวัดความยาวชินดสายแถบโลหะและโซ่ และเครื่องวัดความยาวชินดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดึง\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>ช่องขึ้นหมายมาตรา</th>\n<th>อัตราเผือเหลือเผื่อขาด</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร</td>\n<td>๐.๒ มิลลิเมตร</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร</td>\n<td>๐.๔ มิลลิเมตร</td

{"natural_text": "# ตารางที่ ๔ ผลการตรวจสอบความกว้างของช่องขั้นหมายมาตราสองช่องที่อยู่ติดกัน (Inspection of Width of Two Adjacent Scale Intervals)\n\n## ชนิดเครื่องวัดความยาว\n- หรือเครื่องหมายการค้า\n\n## พิกัดกำลัง\n- เมตร\n\n## ช่วงขั้นหมายมาตรา\n- มิลลิเมตร\n\n## วิธีที่ ๑\n### วัดความกว้างระหว่างขอบด้านขวาของขั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกัน\n#### จำนวนสองช่อง\n##### ขั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกัน\n\n![รูปภาพ](image_url)\n\n## วิธีที่ ๓\n### วัดความกว้างระหว่างขอบด้านซ้ายของขั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกัน\n#### จำนวนสองช่อง\n##### ขั้นหมายมาตราที่อยู่ติดกัน\n\n![

{"natural_text": "# เกณฑ์การพิจารณา\n\n(๑) สำหรับเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง เครื่องวัดความยาว ชนิดสายแถบโลหะและโซ่ และเครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดึง\n\n| ช่องขึ้นหมายมาตรา | อัตราเผือเหลือเผื่อขาด |\n| --- | --- |\n| ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร | ๐.๒ มิลลิเมตร |\n| มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร | ๐.๔ มิลลิเมตร |\n| มากกว่า ๑ เซนติเมตร | ๐.๕ มิลลิเมตร |\n\n(๒) สำหรับเครื่องวัด

{"natural_text": "# ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบความเที่ยง (Accuracy Test)\n\n## ชื่อเครื่องวัดความยาว\nพิกัดกำลัง เมตร\n\n### ข้อหรือเครื่องหมายการค้า\nรุ่น\n\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>ระยะที่ทดสอบ</th>\n<th>ระยะที่ทดสอบ (เมตร)</th>\n<th>ความยาวที่วัดได้ (มิลลิเมตร)</th>\n<th>ความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)</th>\n<th>อัตราผิดเหลือ เผื่อขาด (MPE) (มิลลิเมตร)</th>\n<th>ผลการทดสอบ</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๑๐% ของพิกัดกำลังสูงสุด</td>\n<td></td>\n<td></td>\n<td></td>\n<td></td>\n<td>☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน</td>\n</tr>\n<tr><td>

{"natural_text": "ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความทนทานต่อแรงดึง (Tension Test)\n(เฉพาะชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์ ชนิดสายแถบโลหะและโซ่ และชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดึ๋ง)\n\nชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า .................................................................รุ่น ................................................พิกัดกำลัง ...............เมตร\nแรงดึงที่ทดสอบ\n☐ ชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์ ต้องทนแรงดึง ๒ กิโลกรัม\n☐ ชนิดสายแถบโลหะและโซ่ ต้องทนแรงดึง ๕ กิโลกรัม\n☐ ชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดึ๋ง ต้องทนแรงดึงได้อย่างน้อยเท่าก้น้ำหนักของลูกดึ๋ง\n\n| ระยะที่ทดสอบ | ระยะที่ทดสอบ (เมตร) | ความยาวที่ว

{"natural_text": "# ตารางที่ ๗ สรุปผลการทดสอบ\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th rowspan=\"2\">ลำดับที่</th>\n<th rowspan=\"2\">รายการทดสอบ</th>\n<th colspan=\"2\">ผลการทดสอบ</th>\n</tr>\n<tr>\n<th>ผ่าน</th>\n<th>ไม่ผ่าน</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>๑</td>\n<td>การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๒</td>\n<td>การตรวจสอบความกว้างของชั้นหมายเลขตรา (Inspection of Width of Scale Mark)</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n<tr>\n<td>๓</td>\n<td>การตรวจสอบความกว้างของช่องขึ้นหมายเลขตรา (Inspection of Width of Scale Interval)</td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr><tr>\n<td>๔</td>\n<td>การตรวจสอบความกว้างของช