ประกาศสำนักงานกลางชั่วตวงวัด
เรื่อง การกำหนดรายการทดสอบแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่วตวงวัดได้ออกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบ
ต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้
สำนักงานกลางชั่วตวงวัดกำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัด เพื่อให้หน่วยทดสอบทดสอบต้นแบบ
ตามรายการที่กำหนด ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “รายการทดสอบ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบ
ต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการค้าภายใน
จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด” (Type หรือ Pattern) มายความว่า แม่แบบ
หรือแบบร่าง (Drawing) ของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะผลิตหรือนำเข้า

ข้อ ๓ การทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ให้หน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบ
ตามรายการทดสอบและหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด
มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการกำหนดชนิด
และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผือเหลือเผือขาด
และอายุคำรับรอง และประกาศระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๑) การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) เป็นการตรวจสอบลักษณะทั่วไป
ของต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ก่อนทดสอบทางเทคนิคตาม (๒) โดยตรวจสอบลักษณะภายนอก
ของต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดทุกส่วนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีความชำรุดหรือผิดปกติ
การจัดความซึ่งของต้นแบบเครื่องจัดความซึ่งข้าวโพดต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และต่อเนื่อง
รวมทั้งรายละเอียดและการแสดงค่าต่าง ๆบนต้นแบบเครื่องจัดความซึ่งข้าwโพดต้องทำให้อ่านง่าย
ชัดเจน และลบเลือนยาก ทั้งนี้ การตรวจสอบทางกายภาพให้ตรวจสอบตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๑
ท้ายประกาศนี้

(๒) การทดสอบทางเทคนิค เป็นการแสดงความสามารถในการควบคุมการทำงานอย่างถูกต้อง เที่ยงตรงของต้นแบบเครื่องจัดความซึ่ง
ข้าwโพดเทียบกับเครื่องจัดความซึ่งข้าwโพดแบบมาตรฐาน โดยใช้งานอย่างข้าwโพดมาตรฐานซึ่งเป็นข้าwโพด

ข้อ ๔ เมื่อหน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ตามข้อ ๓ เสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำรายงานการทดสอบ ตามแบบ ทส. ๓๐๑๒ ท้ายประกาศนี้ และส่งเป็นหนังสือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : cbwmtype@gmail.com) ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
วัฒนศักย์ เสือเอียม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

# ตารางที่ ๒ ผลการทดสอบความเที่ยง

## เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดแบบมาตราของหน่วยทดสอบ:
เครื่องหมายการค้า ..........................................................รุ่น ........................................เวอร์ชั่น .................S/N
เลขที่ใบรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยง

| ลำดับที่ | ระดับความชื้น | เครื่อง | X_i | X_i | X_i | X_i | X_i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ช่วงความชื้น ๑๖ – ๑๘% | Y |     |     |     |     |     |
|           | Z                |       |     |     |     |     |     |
| ๒         | ช่วงความชื้น ๑๙ - ๒๑%    |
|           | Y                |
|           | Z                |
| ๓         | ช่วงความชื้น ๒๒ - ๒๔%    |
|           | Y                |
|           | Z                |
|           |
|          |
|        |

## Table
### C่าความชื้นที่วัดได้จากเครื่อง (%)

|      |      |
|------|
|      |

Y หมายถึง ปริมาณความชื้นที่วัดได้จากเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดแบบมาตราของหน่วยทดสอบ (%) 
Z หมายถึง ปริมาณความชื้นที่วัดได้จากเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่ทดสอบ (%) 
X_i หมายถึง จำนวนครั้งการวัดค่าความชื้น โดยที่ i คือ เลขจำนวนครั้งของการวัด มีค่าเป็น ๑, ๒, ...
\_ \_
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความชื้นที่วัดจากเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดต้นแบบและเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด
แบบมาตราของหน่วยทดสอบ

เกณฑ์การพิจารณา
อัตราเผื่อเหลือเผื่อน้ำตาล (MPE) = ± ๐.๘%
ค่าเฉลี่ยของค่าความชื้นที่วัดจากเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด (X_z) ≥ X_y - MPE และ
ค่าเฉลี่ยของค่าความชื้นที่วัดจากเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด (X_z) ≤ X_y + MPE
สรุปผลการทดสอบ ☐ผ่าน ☐ไม่ผ่าน

ตารางที่ ๓ สรุปผลการทดสอบ

| ลำดับที่ | รายการทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) | - | - |
| ๒ | ผลการทดสอบความเที่ยง | - | - |

ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้ทดสอบ

(
)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))
(
)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.