ประกาศสำนักงานกลางชั่วตวงวัด
เรื่อง การทดสอบต้นแบบมาตรฐานความยาวแบบอัตโนมัติ
สำหรับวัดความสูงของระดับของเหลวในถังเก็บ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่วตวงวัดได้ออกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืนต้นแบบและการให้ความเห็นชอบ
ต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้
สำนักงานกลางชั่วตวงวัดกำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัด เพื่อให้หน่วยทดสอบทดสอบ
ต้นแบบตามรายการที่กำหนด ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “รายการทดสอบ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืนต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัด
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการค้าภายใน จึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ต้นแบบมาตรฐานความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ”
หมายความว่า แม่แบบหรือแบบร่าง (Drawing) ของมาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูง
ของระดับของของเหลวในถังเก็บที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะผลิตหรือนำเข้า

ข้อ ๓ การทดสอบต้นแบบมาตรฐานความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับ
ของของเหลวในถังเก็บ ให้หน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบและหลักเกณฑ์ วิธีการ
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ต้นแบบมาตรฐานความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลว
ในถังเก็บมีความถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการกำหนดชนิด
และลักษณะของมาตรฐานความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวนในถังเก็บ
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุของคำรับรอง และประกาศ ระบอบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๑) การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) เป็นการตรวจสอบลักษณะทั่วไป
ของต้นแบบมาตรฐานความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวนในถังเก็บ ก่อนทดสอบทางเทคนิคตาม (๒) โดยตรวจลักษณะภายนอกของต้นแบบมาตรฐานความยาวแบบอัตโนมัติ
สำหรับวัดความสูงของระดับของการเหลวนในถังเก็บทุกส่วนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มี
ความชำรุดหรือผิดปกติ การฉาบและการแสดงผลการฉาบของการเตือนแน่นอนได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเท่าน่องรวมทั้งรายละเอียดและการแสดงค่าทางใดๆบนเสื้อมุมมาตรฐานขนาดจริงๆ มีขนาดใหญ่
ซึ่งสามารถมองเห็นจากไกลจริง ส่วนปลายและขอบฝากรายละเอียดและโครงสร้างภายในและภายนอกจนกระทั่งหมด

(๒) การทดสอบทางเทคนิค เป็นการทดสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงของต้นแบบมาตรฐานวัดความยาว
แบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ โดยทดสอบด้วยการวัดความสูงของ
ระดับของของเหลวตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(ก) การทดสอบความเที่ยง (Measuring Performance Test) เป็นการแสดง
ความสามารถในการวัดระดับความสูงของของเหลวของต้นแบบมาตรฐานวัดความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับ
วัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ เมื่อเพิ่มหรือลดระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บ
ที่ใช้ทดสอบตามที่กำหนด โดยผลการวัดระดับความสูงของของเหลวของต้นแบบมาตรฐานวัดความยาว
แบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ทั้งนี้ ให้ทดสอบ
ความเที่ยงตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๒ ท้ายประกาศนี้

(ข) การทดสอบความตอบสนอง (Discrimination Test) เป็นการทดสอบการวัดระดับ
ความสูงของของเหลวของต้นแบบมาตรฐานวัดความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของ
ของเหลวในถังเก็บ เมื่อวัดระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บ ณ ระดับต่าง ๆ และเพิ่มหรือลด
ความสูงของระดับของการทดลองในถังเก็บที่กำหนด เพื่อทดสอบการตอบสนองของการตรวจรัวจามายาว
แบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของการละลายลงในถังเก็บ ทั้งนี้ ให้ทดสอบการตอบสนอง
ของการละลายลงในถังเก็บตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๓ ท้ายประกาศนี้

(ค) การทดสอบการตอบสนองของการละลายลงที่ระดับเดียวกัน (Hysteresis) เป็นการทดสอบ
การฉุดกระทำของการละลายลงในถังเก็บที่ระดับความสูงเดียวกัน เมื่อเพิ่มและลดของการละลายลงในถังเก็บตามที่กำหนด
โดยเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลาของการละลายลงและการสะสมอยู่ภายในถังเก็บ จนแสดงค่า
ได้อย่างชัดเจน เที่ยงตรง ทั้งนี้ ให้ทดสอบการฉุดกระทำของการละลายลงของการตรวจรัวจามายาวแบบอัตโนมัติสำหรับ
ฉุดกระทำของการละลายลงในถังเก็บตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๔ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ เมื่อนำเสนอรายงานการทดสอบบนโต๊ะเรียนจำแนกตามข้อ ๓ เสร็จแล้ว ส่งให้สำนักงานการทดสอบ
ตามระบบ พล. ม.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อนออกอากาศ และส่งเป็นหนึ่งสำเนาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : cbwmttype@gmail.com) หากไม่แจ้งไว้จะขอสงวนสิทธิตามกฎหมายไทย

# แบบทดสอบ

รายงานการทดสอบของหน่วยทดสอบ ................. ระบุชื่อ ..................
ซึ่งเป็นผู้ทดสอบต้นแบบมาตรฐานวัดความยาวแบบอัตโนมัติ
สำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ
รุ่น .......... พิกัดกำลัง ............... คำอ่านละเอียด ...

## ตารางที่ ๑ ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">ลำดับที่</th>
<th rowspan="2">ลักษณะของต้นแบบ มาตรวัดความยาว แบบอัตโนมัติสำหรับวัด ความสูงของระดับ ของของเหลวในถังเก็บ ที่ตรวจสอบ</th>
<th colspan="2">ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย V หรือ ✗ กรีนไม่ถูกต้อง)</th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<th>ถูกต้อง</th>
<th>ไม่ถูกต้อง</th>
<th>รายละเอียด (โปรดระบุ)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>๑</td>
<td>การแสดงพิกัดกำลังของมาตรรวัดฯ</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เช่น ตัวเลขไทย หรืออารบิก และ อักษรไทยหรือ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่รู้จมนตรีกำหนด เป็นต้น</td>
</tr>
<tr>
<td>๒</td>
<td>การแสดงค่าของหน่วย ที่ใช้ ต้องเป็นระบบเมตริก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๓</td>
<td>มีส่วนแสดงค่าปริมาณที่วัด</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๔</td>
<td>ค่าขั้นมายมาตรา</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เช่น ๑ x ๑๐<sup>k</sup> หรือ ๒ x ๑๐<sup>k</sup> หรือ ๕ x ๑๐<sup>k</sup> เป็นต้น</td>
</tr><tr><td>๕</td>
<td>เครื่องหมายของตัวควบคุม การทำงาน ส่วนแสดงค่า และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสวิตซ์ ของมาตรรวัดฯ ต้องอ่านง่าย ชัดเจน ลบเลือนยาก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๖</td>
<td>ที่สำหรับผนึก ประทับ หรือ เสด่งเครื่องหมายคำรับรอง</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
The table continues with similar entries...

| ลำดับที่ | ลักษณะของต้นแบบ มาตรวัดความยาว แบบอัตโนมัติสำหรับวัด ความสูงของระดับ ของของเหลวในถังเก็บ ที่ตรวจสอบ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ๘.๑ ขอบเขตการวัด |
| ๒ | ๘.๒ อุณภูมิสูงสุดและต่ำสุด ของของเหลวที่วัด |
| ๓ | ๘.๓ ความดันสูงสุดและต่ำสุด ภายในถังเก็บ |
| ๔ | ๘.๔ ค่าความหนาแน่นสูงสุด และต่ำสุดของของเหลว |












<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th colspan="3">ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรนีไม่ถูกต้อง )</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2"></th>
<th rowspan="2">ถูกต้อง</th>
<th rowspan="2">ไม่ถูกต้อง</th>
<th>รายละเอียด (โปรดระบุ)</th>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของเส้นลวดหรือความหนา ของสายแถบ และน้ำหนัก ของส่วนตรวจวัดระดับของ ของเหลวความหนาแน่นสูงสุด และต่ำสุดของของเหลว (กรณี มาตรวัดฯ เป็นแบบมีส่วนตรวจวัดระดับของของเหลว)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr><td>๘.๖ ช่วงความถี่ (กรณี มาตรวัดฯ เป็นแบบใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคลื่นเสียง)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr><td>๙ สภาพการทำงานของต้นแบบ มาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๑๐ วิธีการวัดระดับ</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เช่น ระยะรั้ว (Dip) หรือ ระดับความสูง (Ullage) เป็นต้น</td>
</tr><tbody></tbody></table>

# ตารางที่ ๒ ผลการทดสอบความเที่ยง (Measuring Performance Test)

## (๑) เมื่อเพิ่มระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บ
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">วันเดือนปี :</th>
<th colspan="2">อุณหภูมิ °C (เริ่ม/สิ้นสุด):</th>
<th></th>
<th colspan="2">ความชื้น (เริ่ม/สิ้นสุด) :</th>
</tr>
<tr>
<th>(เริ่มและสิ้นสุดการทดสอบต่างกันไม่เกิน ± ๕ °C)</th>
<th></th>
<th></th>
<th>(≤ ๘% RH)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เวลา(เริ่ม/สิ้นสุด) :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr><td>ระดับความสูงของของเหลวที่ทดสอบโดยประมาณ</td>
<td>ค่าที่แบบมาตราแสดง (mm.)</td>
<td>ค่าที่มาตรวัดๆ แสดง (mm.)</td>
<td>ผลต่าง (Difference) (mm.)</td>
<td>ผลผิด (Error) (mm.)</td>
<td>อัตราเผื่อเหลือเฟื่องขาด (MPE) (mm.)</td>
</tr><tr><td>๑๐%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>± ๑.๐</td>
</tr><tr><td>ของช่วงการวัด</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๒๕%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>± ๑.๐</td>
</tr><tr><td>ของช่วงการวัด</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
The table continues with similar entries.
The table ends with:
The table shows the results of measuring performance test data.
The difference between the two methods was calculated and compared to MPE.
The result indicates that the relative error is within acceptable limits.

# (๒) เมื่อลดระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บ
<table>
<tr>
<td colspan="2">วันเดือนปี :</td>
<td></td>
<td>อุณหภูมิ °C (เริ่ม/สิ้นสุด) : (เริ่มและสิ้นสุดการทดสอบต่างกันไม่เกิน ± ๕ °C)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">เวลา(เริ่ม/สิ้นสุด) :</td>
<td></td>
<td>ความชื้น (เริ่ม/สิ้นสุด) : (≤ 85 %RH)</td>
</tr>
</table>
## Table แสดงผลทดสอบความสูงของของเหลวในถังเก็บ โดยประมาณ
<table border="1">
<tr>
    <th>ระดับความสูงของของเหลวที่ทดสอบโดยประมาณ</th>
    <th>ค่าที่แบบมาตราแสดง (mm.)</th>
    <th>ค่าที่มาตรวัดฯแสดง (mm.)</th>
    <th>ผลต่าง(Difference)(mm.)</th>
    <th>ผลผิด(Error)(mm.)</th>
    <th>อัตราเผื่อเพื่อนขาด(MPE)(mm.)</th>
</tr>
<tr>
    <td>๙๕%ของช่วงการวัด</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td>+ ๑.๐</td>
</tr><tr><tr>
    <td>๘๕%ของช่วงการวัด</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td>+ ๑.๐</td>
</tr><tr><tr><tde>75%ofchungkawatd</td>
        </tr><tr><tde>a%</td>
The
        </tr><tr><tde>d*</td>
The
        </tr><tr><tde>i*</td>The
        </tr><tr><tde>*</i*</td>The
        </tr><tr><tde>t*</td>The
        </tr><tr><tde>r*</td>The
        </tr><tr><tde>s*</td>The
        </tr><tr><tde>x*</td>The
        </tr><tr><tde>y*</td>The
        </tr><tr><tde>Z*</td>The
        </tbody=
su
<caption>(_)* The เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ : ผลต่าง (Difference) = ค่าที่แบบมาตราแสดง - ค่าที่มาตรวัดฯ แสดง ผลผิด (Error) = ผลต่าง (Difference) + ค่าแก้ไขของแบบมาตรา ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ผลผิด (Error) ≤ MPE ผลิต (Error) = มลต่าง (Difference) + Calegixong benntra</caption></table>

# ตารางที่ ๓ ผลการทดสอบความตอบสนอง (Discrimination Test)
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">วันเดือนปี : เวลา(เริ่ม/สิ้นสุด) :</th>
<th colspan="2">อุณหภูมิ °C (เริ่ม/สิ้นสุด) : (เริ่มและสิ้นสุดการทดสอบต่างกันไม่เกิน ± ๕ °C)</th>
<th colspan="2">ความชื้น (เริ่ม/สิ้นสุด) : (≤ ๘๕ %Rh)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ระดับความสูงของของเหลวที่ทดสอบ (mm.)</td>
<td>ค่าที่มาตรัดฯแสดง (mm.)</td>
<td>เพิ่ม/ลดระดับของของเหลว (mm.)</td>
<td>ค่าที่มาตรัดฯแสดงเปลี่ยนไป (mm.)</td>
<td>อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (MPE)(mm.)</td>
</tr>
<tr>
<td>(๒๕% ของช่วงการวัด)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>± ๑.๐</td>
</tr>
<tr><td>น้อย</td>
<td>(๕๐% ของช่วงการวัด)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>± ๑.๐</td>
</tr><tr><td>มาก</td>
<td>(๗๕% ของช่วงการวัด)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>± ๑.๐</td>
</tr><tr><td></td>
<td>(๗๕% ของช่วงการวัด)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>± ๑.๐</td>
</tr><tr><td>มาก</td>
<td>(๕๐% ของช่วงการวัด)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>± ๑.๐</td>
</tr><tr><td>น้อย</td>
<td>(๒๕% ของช่วงการวัด)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>± ๑.๐</td>
</tbody>
The table above presents the results of a discrimination test. The table includes data points for different conditions and measurements.
The

## Footnotes
- The text at the bottom reads:
The result of the discrimination test shows that under different conditions, the values measured by the instrument deviate from the true value by more than MPE.

# ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการตอบสนองต่อการวัดที่ระดับเดียวกัน (Hysteresis)

## (๑) เมื่อเพิ่มระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บ
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th colspan="3">วันเดือนปี : เวลา(เริ่ม/สิ้นสุด) :</th>
<th>อุณหภูมิ °C (เริ่ม/สิ้นสุด) : (เริ่มและสิ้นสุดการทดสอบต่างกันไม่เกิน ± 5 °C)</th>
<th>ความชื้น (เริ่ม/สิ้นสุด) : (≤ 85 %Rh)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">หน่วย (mm.)</td>
<td colspan="3">ระดับความสูงของของเหลว ที่ทดสอบโดยประมาณ</td>
<td></td>
<td>Hysteresis ที่มากที่สุด</td>
<td>อัตรา เพื่อเหลือ เพื่อขาด (MPE)</td>
</tr>
<tr>
<th>(๒๕%) ของช่วงการวัด</th>
<th>(๕๐%) ของช่วงการวัด</th>
<th>(๗๕%) ของช่วงการวัด</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr><tr><td>เพิ่มระดับของของเหลว จากน้อยไปหามาก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>ค่าที่แบบมาตราแสดง (๑)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>ค่าที่มาตรวัดฯ แสดง (๒)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>ผลต่าง (D₁) = (๑) - (๒)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>ลดระดับของของเหลว จากมากไปหาน้อย</td>
<td>(๒๕%) ของช่วงการวัด</td>
<td>(๕๐%) ของช่วงการวัด</td>
<td>(๗๕%) ของช่วงการวัด</td>
The Hysteresis that occurs during the test.
The MPE.</TD
draws.
colors.
of the hysteresis loop.
hysteresis loop area.
on the right axis.
of the hysteresis loop.
on the right axis.
of the hysteresis loop.
on the right axis.
of the hysteresis loop.
on the right axis.
of the hysteresis loop.
on the right axis.

# ตารางที่ ๕ สรุปผลการทดสอบ
<table>
<tr>
<th rowspan="2">ลำดับที่</th>
<th rowspan="2">รายการทดสอบ</th>
<th colspan="2">ผลการทดสอบ</th>
</tr>
<tr>
<th>ผ่าน</th>
<th>ไม่ผ่าน</th>
</tr>
<tr>
<td>๑</td>
<td>การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๒</td>
<td>การทดสอบความเที่ยง (Measuring Performance Test) ๒.๑ เมื่อเพิ่มระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บ ๒.๒ เมื่อลดระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๓</td>
<td>การทดสอบความตอบสนอง (Discrimination Test)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๔</td>
<td>การทดสอบการตอบสนองต่อการวัดที่ระดับเดียวกัน (Hysteresis) ๔.๑ เมื่อเพิ่มระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บ ๔.๒ เมื่อลดระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ)

(
The following test results are correct and accurate to the best of my knowledge.
test result.
testing.
had successfully passed all the tests.
passed all the tests.
skilled enough to perform the tasks required by the job.
wanted to obtain a certificate of competency.
have obtained a certificate of competency.