ประกาศสำนักงานกลางชั่วตวงวัด
เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบมาตรฐานรับน้ำ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่วตวงวัด ได้ออกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบ
ต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้
สำนักงานกลางชั่วตวงวัดกำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัด เพื่อให้หน่วยทดสอบทดสอบ
ต้นแบบตามรายการที่กำหนด ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “รายการทดสอบ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัด
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการค้าภายใน จึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักงานกลางชั่วตวงวัด วาดวยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การทดสอบต้นแบบมาตรฐานรับปริมาตรรับน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ต้นแบบมาตรฐานรับปริมาตรรับน้ำ” (Type หรือ Pattern) มหายความว่า แม่แบบหรือแบบร่าง
(Drawing) ของมาตรฐานรับปริมาตรรับน้ำที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะผลิตหรือนำเข้า

ข้อ ๔ การทดสอบต้นแบบมาตรฐานรับปริมาตรรับน้ำให้หน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบตามรายการ
ตรวจสอบและหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ต้นแบบมาตรฐานมีความถูกต้อง เที่ยงตรง
และเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการกำหนดชนิด และลักษณะของการตรวจประเมินราคารายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และประกาศ เป็นอยู่ในระหว่างกำหนด
(๑) การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) เป็นการตรวจสอบลักษณะภายนอกของต้นแบบมาตรฐานรับปริมาตรรับน้ำ ก่อนทำการสอบทานเทคนิคตาม (๒) โดยตรวจสอบลักษณะภายนอกของต้นแบบมาตรฐานรับปริมาตรรับน้ำ มีการแสดงผลส่วนประกอบของฉลากขนาดส่วนประกอบของฉลากขนาดส่วนประกอบของฉลากขนาด

(๒) การทดสอบทางเทคนิค เป็นการทดสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงของต้นแบบมาตรฐาน
โดยทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(ก) การทดสอบการคงทนความดัน (Pressure Test) เป็นการแสดงความทนทาน
ต่อความดันตลอดช่วงความดันใช้งานของต้นแบบมาตรฐานปริมาตรน้ำ โดยไม่ทำให้ต้นแบบมาตรวัด
ปริมาตรน้ำมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง ไม่ก่อให้เกิดน้ำรั่วซึมออกตามต้นแบบมาตรวัดปริมาตรน้ำ
และไม่ทำให้รูปร่างของต้นแบบมาตรวัดปริมาตรน้ำเปลี่ยนไป ทั้งนี้ ให้ทดสอบการคงทนความดัน
ตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๒ ท้ายประกาศนี้

(ข) การทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อม (Pressure Loss Test) เป็นการแสดงความดัน
ที่สูญเสียไปจากการใช้งานต้นแบบมาตรฐานปริมาตรน้ำผ่านระบบการวัดปริมาตรน้ำ โดยทดสอบเปรียบเทียบ
ความดันที่สูญเสียไปจากระบบการวัดปริมาตรน้ำผ่านท่อทดสอบและต้นแบบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่อัตรา
การไหลต่ำสุดและอัตราการไหลสูงสุด ทั้งนี้ ให้ทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อมของต้นแบบมาตรวัด
ปริมาตรน้ำตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๓ ท้ายประกาศนี้

(ค) การทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก (Static Magnetic Test) เป็นการแสดง
ความสามารถในการวัดค่าปริมาณ้ำของต้นแบบมาตรฐานปริมาตรน้ำ เมื่อมีสนามแม่เหล็กมากระทำกับ
ต้นแบบมาตรฐานปริมาณ้ำขณะทดสอบที่อัตราการไหลและปริมาตรของน้ำตามที่กำหนด โดยผลการวัดค่า
ปริมาณ้ำต้องมีความถูกต้อง เทยางตรง ทั้งนี้ ให้ทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็กของ
ต้นแบบมาตรฐานปริมาณ้ำตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๔ ท้ายประกาศนี้

(ง) การทดสอบความเที่ยง (Performance Test) เป็นการแสดงความสามารถในการวัดค่า
ปริมาณ้ำของต้นแบบมาตรฐานปริมาณ้ำขณะทดสอบที่อัตราการไหลและปริมาตรของน้ำตามที่กำหนด
โดยผลการวัดค่าปริมาณ้ำต้องมีความถูกต้อง เทยางตรง ทั้งนี้ ให้ทดสอบความเที่ยงของต้นแบบมาตรฐาน
วัดปริมาณ้ำตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๕ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ เมื่อหน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบต้นแบบมาตรฐานร้าน้ำตามข้อ ๔ เสร็จสิ้นแล้ว
ให้จัดทำรายงานการทดสอบ ตามแบบ สส. ๓๐๘๑ ท้ายประกาศนี้ และส่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : cbwmtpe@gmail.com)
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทำการทดสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต้นแบบมาตรฐานร้าน้ำต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
วัฒนะศักย์ เสือเอียม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

แบบ ทส. ๓๐๘๑

รายงานการทดสอบของหน่วยทดสอบ... (ระบุชื่อ)
ซึ่งเป็นผู้ทดสอบต้นแบบมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำ
เครื่องหมายการค้า .......................................................... รุ่น
พิกัดกำลัง ................. ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ตารางที่ ๑ ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">ลำดับที่</th>
<th rowspan="2">ลักษณะของต้นแบบ มาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตรวจสอบ</th>
<th colspan="3">ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรนีไม่ถูกต้อง โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย)</th>
</tr>
<tr>
<th>ถูกต้อง</th>
<th>ไม่ถูกต้อง</th>
<th>รายละเอียด (โปรดระบุ)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>๑</td>
<td>ทำด้วยวัสดุที่ดี</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๒</td>
<td>แสดงค่าปริมาตรเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตร</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๓</td>
<td>มีส่วนแสดงค่าปริมาตรที่วัดที่เหมาะสมและ มีจำนวนเพียงพอ กับการใช้งาน</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๔</td>
<td>คำขี้นมายมาตราตรวจจริงรอง</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๕</td>
<td>เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการทำงาน ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสวิตซ์ ต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๖</td>
<td>ที่สำหรับฝนึก ประทับ หรือแสดงเครื่องหมาย คำรับรอง</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๗</td>
<td>การแสดงรายละเอียดมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
The.1 ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า ☒	☐	☐	☐
The.2 อันความเที่ยงของการวัด ☐
to.
o.
o.
o.
o.
o.
o.</tbody:	able>

# ตารางที่ ๓ ผลการทดสอบความดันสูญเสียต่อกคร่อม (Pressure Loss Test)

## วัน/เดือน/ปี

### ทดสอบความดันผ่านท่อทดสอบ

#### ความดันตัวที่ ๑
![P₁](image_of_P1)

#### ความดันตัวที่ ๒
![P₂](image_of_P2)

#### P₃ และ P₄
P₃ = P₁ - P₂
H₂ = H₁ + H₂
H₄ = H₃ + H₄
Flowrate = Q₁ + Q₄

### การทดสอบตามแบบมาตรฐานวัดปริมาณน้ำ
| P₁ | P₂ | H₁ | P₃ | P₄ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |    |

### หมายเหตุ:
- กราฟแสดงความดันในระบบมาตรฐานวัดปริมาณน้ำของแต่ละแบบท่อ.
- กราฟแสดงความดันในระบบมาตรฐานวัดปริมาณน้ำของแต่ละแบบท่อ.
- กราฟแสดงความดันในระบบมาตรฐานวัดปริมาณน้ำของแต่ละแบบท่อ.
- กราฟแสดงความดันในระบบมาตรฐานวัดปริมาณน้ำของแต่ละแบบท่อ.

ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก (Static Magnetic Test)

วัน/เดือน/ปี
ชั้นความเที่ยงของการวัด
☐ ชั้นหนึ่ง
☐ ชั้นสอง

| ตำแหน่งติดตั้ง | อัตราการไหล | ปริมาตรที่ทดสอบ | อุณหภูมิน้ำ (°C) | ค่าที่แสดงก่อนจ่ายน้ำ (m³) | ค่าที่แสดงหลังจ่ายน้ำ (m³) | ผลต่าง (Difference) (m³) | ผลผิด (%) | อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q₁ | Q₂ | Q₃ |
| ด้านซ้าย | Q₁ | Q₂ | Q₃ |
| ด้านขวา | Q₁ | Q₂ | Q₃ |
| ด้านบน | Q₁ | Q₂ | Q₃ |
| ด้านล่าง | Q₁ | Q₂ | Q₃ |

### Footnotes and Annotations:
- The table continues with similar entries.
- The text at the bottom reads: "หมายเหตุ : ๑. ทดสอบสนามแม่เหล็กด้วยแม่เหล็กที่มีความเข้มสนามแม่เหล็ก ๕,๐๐๐ เส้นต่อตารางเซ็นติเมตร"
- It also includes: "๒. การทดสอบความเที่ยงของการจ่ายน้ำของต้นแบบมาตรฐานร่วมปริมาตรการไหลต่ำสุด อัตราการไหลเปลี่ยนช่วง และอัตราการไหลสูงสุด โดยใช้ปริมาตรทดสอบและขนาดถังตรวจแบบมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับหรือมากกว่า ๑.๕ เท่าของปริมาตรที่ส่งจ่ายจริงผ่านต้นแบบมาตรฐานร่วมปริมาตรนี้ที่ต้องการตรวจสอบภายใน ๑ บาท".
- The text below that reads: "เกณฑ์การพิจารณา : ความเที่ยงของการส่งจ่ายน้ำของต้นแบบมาตรฐานร่วมปริมาตรนี้เมื่อเทียบกับถังตรวจแบบมาตราที่ใช้ทดสอบต้องไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดที่กำหนด".

ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก (Static Magnetic Test) (ต่อ)

## ตารางอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของระบบการวัดปริมาณน้ำ ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้

| ชั้นความเที่ยง | อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด เทียบกับปริมาณที่ทดสอบ (V) |
| --- | --- |
| ช่วงการไหลข้างต่ำ | ช่วงการไหลข้างสูง |
| ชั้นหนึ่ง | |
| - ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส | ๓ % V | ๑ % V |
| - มหากกว่า ๓๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส | ๓ % V | ๒ % V |
| ชั้นสอง | |
| - ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส | ๕ % V | ๒ % V |
| - มหากกว่า ๓๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส | ๕ % V | ๓ % V |

คำความคลาดเคลื่อนของมาตรการวัดทุกอัตราการไหลที่คลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกันอย่างน้อยต้องมีค่าใดค่าหนึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด

ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบความเที่ยง (Performance Test)

วัน/เดือน/ปี ................................................................. - ๖ -
ชั้นความเที่ยงของการวัด
☐ ชั้นหนึ่ง
☐ ชั้นสอง

<table>
<thead>
<tr>
<th>ช่วงอัตรา การไหล</th>
<th>อัตรา การไหล</th>
<th rowspan="2">ปริมาตร ที่ทดสอบ (L)</th>
<th rowspan="2">อุณหภูมิ น้ำ (°C)</th>
<th colspan="2">ค่าที่แสดง ก่อนจ่าย น้ำ</th>
<th colspan="2">ผลต่าง (Difference) และค่าที่แสดงหลังจ่ายน้ำ</th>
<th>ผลผิด (Error)</th>
<th>อัตรา เผื่อเหลือ เผื่อขาด (MPE)</th>
</tr>
<tr>
<th>ที่ทดสอบ (m³/hr.)</th>
<th>ที่ทดสอบ (m³/hr.)</th>
<th>(m³)</th>
<th></th>
<th>(m³)</th>
<th>(m³)</th>
<th>(%)</th>
<th>(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>Q₁</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Q₂</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><<td></td></tr>
<tr><td>Q₃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></TD> <tr>
<td>Q₁ กับ Q₁.</TD> <tr>
<td>0.5 (Q₁ + Q₂)</TD> <tr>
<td>กับ 0.55(Q₁+ Q₂)</TD> <tr>
<td>Q₂ กับ Q_.</TD> <tr>
<td>0.33 (Q₂ + Q₃)</TD> <tr>
<td>กับ 0.37 (Q₂ + Q₃)</TD> <tr>
<td>0.67 (Q₂ + Q₄)</TD> <tr>
<td>กับ 0.74(Q₂ + Q₄)</TD> <tr>
The table continues with similar entries.
</tbody>
table generated using AsciiDoc syntax.
had to test the performance of different flow rates and compare the results.
The purpose was to determine the accuracy and precision of the measurement system by comparing the actual flow rate with the measured flow rate under various conditions.
The table shows the result of the Performance Test for different flow rates and their corresponding differences.
The data was collected during a period from January to June.

# ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบความเที่ยง (Performance Test) (ต่อ)

## ตารางอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของระบบการวัดปริมาณน้ำ ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">ชั้นความเที่ยง</th>
<th colspan="2">อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด เทียบกับปริมาตรที่ทดสอบ (V)</th>
</tr>
<tr>
<th>ช่วงการไหลข้างต่ำ</th>
<th>ช่วงการไหลข้างสูง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ชั้นหนึ่ง อุณหภูมิทางเข้ามาตรวัดปริมาณน้ำ - ตั้งแต่ 0.1 ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส - มากกว่า ๓๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส</td>
<td>๓ % V ๓ % V</td>
<td>๑ % V ๒ % V</td>
</tr>
<tr>
<td>ชั้นสอง อุณหภูมิทางเข้ามาตรวัดปริมาณน้ำ - ตั้งแต่ 0.1 ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส - มากกว่า ๓๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส</td>
<td>๕ % V ๕ % V</td>
<td>๒ % V ๓ % V</td>
</tr>
</tbody>
</table>
คำความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดทุกอัตราการไหลที่คลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกันอย่างน้อยต้อง มีค่าใดค่าหนึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด

# ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบ
<table>
<tr>
<th rowspan="2">ลำดับที่</th>
<th rowspan="2">รายการทดสอบ</th>
<th colspan="2">ผลการทดสอบ</th>
</tr>
<tr>
<th>ผ่าน</th>
<th>ไม่ผ่าน</th>
</tr>
<tr>
<td>๑</td>
<td>การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๒</td>
<td>การทดสอบการคงทนความดัน (Pressure Test)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๓</td>
<td>การทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อม (Pressure Loss Test)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๔</td>
<td>การทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก (Static Magnetic Test)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr>
<td>๕</td>
<td>การทดสอบความเที่ยง (Performance Test)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
The above table shows the test results of the five tests conducted on the magnetic brake system. Each test was evaluated and recorded accurately to ensure the reliability of the data.

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้ทดสอบ

(.................................................................)
ta ha nong
วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .......
ni ti bukคล
(ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))
ta ha nong
วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ......