ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์หาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม ๓ (๔) การคัดกรอง – ทาเลตในโพลิเมอร์ของผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี
ของเหลวประสิทธิภาพสูงร่วมกับเครื่องวิเคราะห์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (HPLC-UV)
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง (TLC) และเทคนิคแมสเปกโทรเมทรีที่ใช้
การคายความร้อน (TD-MS)

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์หาสารบางชนิด
ในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม ๓ (๔) การคัดกรอง – ทาเลตในโพลิเมอร์ของผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า
โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงร่วมกับเครื่องวิเคราะห์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต
(HPLC-UV) เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง (TLC) และเทคนิคแมสเปกโทรเมทรีที่ใช้การคาย
ความร้อน (TD-MS)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์หาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม ๓ (๔) การคัดกรอง –
ทาเลตในโพลิเมอร์ของผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง
ร่วมกับเครื่องวิเคราะห์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (HPLC-UV) เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง (TLC)
และเทคนิคแมสเปกโทรเมทรีที่ใช้การคายความร้อน (TD-MS) พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์หาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์
เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม ๓ (๔) การคัดกรอง – ทาเลตในโพลิเมอร์ของผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า โดยเทคนิก
โครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงร่วมกับเครื่องวิเคราะห์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (HPLC-UV)
เทคนิกโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง (TLC) และเทคนิกแมสเปกโทรเมทรีที่ใช้การคายความร้อน (TD-MS)
มาตรฐานเลขที่ มอก. 62321 เล่ม 3 (4) -2566 ไว้ ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ใน วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕bon
พืชพักรา กชัยกุล
รักษมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อมารฐาน : การวิเคราะห์หาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า
เล่ม 3(4) การคัดกรอง – ทาเสตในโพลิเมอร์ของผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า
โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงร่วมกับเครื่องวิเคราะห์
ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (HPLC-UV) เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง
(TLC) และเทคนิคแมสเปกโทรเมทรีที่ใช้การคายความร้อน (TD-MS)
DETERMINATION OF CERTAIN SUBSTANCES IN
ELECTROTECHNICAL PRODUCTS – PART 3-4: SCREENING –
PHTHALATES IN POLYMERS OF ELECTROTECHNICAL PRODUCTS
BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY WITH
ULTRAVIOLET DETECTOR (HPLC-UV), THIN LAYER
CHROMATOGRAPHY (TLC) AND THERMAL DESORPTION MASS
SPECTROMETRY (TD-MS)

มาตรฐานเลขที่ : มอก. 62321 เล่ม 3(4)-2566
ผู้จัดทำ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ : คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 73 การมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
- ระบุวิธีดำเนินการสำหรับการคัดกรอง ได-ไอโซบูทิล ทาเสต (di-isobutyl phthalate; DIBP) ได-เอ็น-บูทิล ทาเสต (di-n-butyl phthalate; DBP)
เบนซิลบูทิล ทาเสต (benzyl butyl phthalate; BBP) ได-(2-เอทิลเฮกซิล)
ทาเสต (di-(2 ethylhexyl) phthalate; DEHP) ในโพลิเมอร์
ของผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว
ประสิทธิภาพสูงร่วมกับเครื่องวิเคราะห์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (HPLC-UV)
เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง (TLC) และเทคนิคแมสเปกโทรเมทรี
ที่ใช้การคายความร้อน (TD-MS)
- เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงร่วมกับเครื่องวิเคราะห์
ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (HPLC-UV) เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง
(TLC) และเทคนิคแมสเปกโทรเมทรีที่ใช้การคายความร้อน (TD-MS)
อธิบายไว้ในส่วนข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ในส่วน
ของเทคนิคฝูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินทราเดสเปกโทรสะโกปี (FT(IR) อธิบายไว้
เป็นข้อแนะนำในภาคผนวกของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

\- เทคนิค HPLC-UV และเทคนิค TLC เหมาะสมสำหรับการคัดกรองและการวิเคราะห์เชิงกึ่งปริมาณกับ DIBP DBP BBP และ DEHP ในโพลิเมอร์ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้าที่มีปริมาณมากกว่า 300 mg/kg
\- เทคนิค TD-MS เหมาะสมสำหรับการคัดกรองและการวิเคราะห์เชิงกึ่งปริมาณกับ DIBP DBP BBP และ DEHP ในโพลิเมอร์ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้าที่มีปริมาณมากกว่า 50 000 mg/kg
\- วิธีการทดสอบเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินการทดสอบวัสดุ ได้แก่ พอลิเอทธิลีน (PE) พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่มีปริมาณทาเลตแต่ละชนิดระหว่าง 500 mg/kg ถึง 3 000 mg/kg ตามที่ปรากฏในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ การใช้วิธีที่อธิบายไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กับพลิเมอร์ชนิดอื่นๆ สารประกอบทาเลต หรือพืชยความเข้มข้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นไม่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
\- แผนผังขั้นตอนให้ไว้เป็นตัวอย่างว่าแต่วิธีที่รวมอยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถนำไปใช้สำหรับการคัดกรองได้อย่างไร

วิธีการทดสอบในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้แตกต่างจากที่กำหนดใน IEC 62321-8 เพราะไม่ได้แยกทาเลตทั้งหมดในขอบข่ายนี้ออกจากกันสำหรับเทคนิค HPLC-UV วัดในรูปผลรวมของ DIBP + DBP + BBP และสารเดียว DEHP สำหรับเทคนิค TLC และเทคนิค TD-MS วัดในรูปผลรวมของ DIBP + DBP และสารเดียว BBP และ DEHP สำหรับเทคนิค FT-IR คำที่วัดได้คือผลรวมทาเลตทั้งหมด FT-IR เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นในการคัดกรองทาเลตชั้นแรก

วิธีการทดสอบเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะคือใช้เวลาในการวัดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ IEC 62321-8 เนื่องจากสารทาเลตไม่สามารถวัดแยกจากกันได้ทั้งหมดในขอบข่ายนี้

หมายเหตุ ดูภาคผนวก F สำหรับทาเลตที่ใช้กันทั่วไปในผลิตภัณฑ์
\- เป็นมาตรฐานแนวนอนตามที่กำหนดใน IEC Guide 108

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 5 กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๐๒ ๔๔๐-๒๔๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 5 กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
https://www.tisi.go.th