ประกาศสำนักงานกลางชั่วตวงวัด
เรื่อง การกำหนดรายการทดสอบแบบเครื่องวัดความชื้นข้าว

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่วตวงวัดได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้สำนักงานกลางชั่วตวงวัดกำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัด เพื่อให้หน่วยทดสอบทดสอบตามรายละเอียดที่กำหนดไว้แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “รายการทดสอบ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการค้าภายใน จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าว” (Type หรือ Pattern) มายความหมายคล้ายๆแม่แบบหรือแบบร่าง(Drawing) ของเครื่องวัดความชื้นข้าว ที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะผลิตหรือนำเข้า

ข้อ ๓ การทดสอบบนแบบเครื่องจัดความชื้นข้าว ให้หน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบตามรายการทดสอบและหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการกำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องจัดความชื้นข้าว รายละเอียดของสุดที่ใช้ผลิต อตราเสียเหลือเสียหาย และอายุคำรับรองและประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด

(๑) การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) เป็นการตรวจสอบลักษณะภายนอกของต้นแบบเครื่องจัดความชื้นข้าว ก่อนทำการทดสอบทางเทคนิคตาม (๒) โดยตรวจสอบลักษณะภายนอกของต้นแบบเครื่องจัดความชื้นข้าวลูกส่วนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีความชำรุดหรือผิดปกติ การตรวจความซึ่งของต้นแบบเครื่องจัดความชื้นข้าวดูแลทำงานได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเท่านี้เองรวมทั้งรายละเอียดและการแสดงค่าทางใดๆบนเนื้อหาครัวซึ่งทำให้ง่ายในการสื่อสารระหว่างคนและระบบอย่างยาก หากพบปัญหาใดๆ การตรวจสอบทางกายภาพให้ตรวจสอบตามรายการที่กำหนดในตารางที่ 1

ข้อ ๔ เมื่อหน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าว ตามข้อ ๓ เสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำรายงานการทดสอบ ตามแบบ ทส. ๓๐๑๑ ท้ายประกาศนี้ และส่งเป็นหนังสือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : cbwmtype@gmail.com) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทำการทดสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วัฒนศักย์ เสือเอียม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

# ตารางที่ ๑ ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">ลำดับที่</th>
<th rowspan="2">ลักษณะของต้นแบบ เครื่องวัดความชื้นข้าวที่ตรวจสอบ</th>
<th colspan="3">ผลการตรวจส่อง (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ❌)</th>
</tr>
<tr>
<th>ถูกต้อง</th>
<th>ไม่ถูกต้อง</th>
<th>รายละเอียด (โปรดระบุ)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>๑</td>
<td>หลักการทำงานของเครื่อง
☐ ความจุไฟฟ้า ☐ ความต้านทานไฟฟ้า
☐ อื่นๆ _______ ระบุ_______</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๒</td>
<td>พิกัดกำลังสูงสุดของเครื่อง
☐ ๓๕% ☐ ๒๐% ☐ อื่นๆ _______ ระบุ__-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr><td>๓</td>
<td>สามารถวัดความชื้นของชนิดข้าวได้จำนวน ...... ชนิด ได้แก่</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๔</td>
<td>มีที่สำหรับผนึก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไข ภายหลังการตรวจรับรองแล้ว</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๕</td>
<td>ปริมาณข้าวตัวอย่างที่ใช้วัดอัตราความชื้นในแต่ละครั้ง ☐ ๑๐๐ กรัม ☐ ๑ กรัม ☐ อื่นๆ _______ ระบุ__-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๖</td>
<td>มีข้อความ “สำหรับวัดอัตราความชื้นข้าว” (ระบุชนิด ข้าว) เท่านั้น” มีขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และลงด้านหน้าเครื่องเหนือส่วนแสดงค่า</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๗</td>
<td>ส่วนแสดงค่าเป็นแบบดิจิทัล</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๘</td>
<td>ตัวเลขบนหน้าจอแสดงเห็นชัดเจนและอ่านง่าย ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td>๙</td>
<td>ส่วนแสดงค่าหลายแห่งต้องแสดงถูกต้องตรงกัน (ถ้ามี)</td>
<td></TD->
    <div style="text-align:center">
The text is not in English and appears to be in Thai script.
    </div
    <div style="text-align:left">
The text reads "ส่วนแสดงค่าหลายแห่งต้องแสดงถูกต้องตรงกัน (ถ้ามี)" which translates to "Part showing multiple values should be displayed correctly (if applicable)."
    </div
    <div style="text-align:right">
The text reads "(ถ้ามี)" which translates to "(if applicable).</br>The text above it reads "ส่วนแสดงค่าหลายแห่งต้องแสดงถูกต้องตรงกัน" which translates to "Part showing multiple values should be displayed correctly."<br>The text below it reads "(ถ้ามี)" which translates to "(if applicable).</div
    <div style="text-align:center">
The text is in Thai and reads "แสดงถูกต้องตรงกัน" which translates to "Display correctly aligned.</center
    </tbody
    </table>

# ตารางที่ ๒ ผลการทดสอบความเที่ยง

## เครื่องวัดความชื้นข้าวแบบมาตรฐานของหน่วยทดสอบ:
- เครื่องหมายการค้า ..........................................................รุ่น .................เวอร์ชั่น ................ S/N
- เลขที่ใบรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยง
- ตัวกลางเปรียบเทียบ : ผลิตภัณฑ์ (ระบุชนิดข้าวที่ใช้ทดสอบ)

## Table
|ลำดับที่ |ระดับความชื้น |เครื่อง| X_i |X_i |X_i |X_i |X_i |
|----------|------------------|-------|------|------|------|------|------|
|          |ช่วงความชื้น    |       |      |      |      |      |      |
| ๑        |๑๖ – ๑๘%     | Y     |      |      |      |      |      |
|          |                  | Z     |      |      |      |      |      |
| ๒        |ช่วงความชื้น    |       |      |      |      |      |      |
|          |๑๙ – ๒๑%     | Y     |      |      |      |      |      |
|          |                  | Z     |      |      |      |      |
| ๓        |
|          |

## C่าความชื้นที่วัดได้จากเครื่อง (%)
-                      -
-                      -
-                      -
-                      -
-                      -
-                      -
-                      -
-                      -

Y หมายถึง ปริมาณความชื้นที่วัดได้จากเครื่องวัดความชื้นข้าวแบบมาตรฐานของหน่วยทดสอบ (%) Z หมายถึง ปริมาณความชื้นที่วัดได้จากเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ทดสอบ (%) Xsubscript{i} หมายถึง จำนวนครั้งการวัดค่าความชื้น โดยที่ i คือ เลขประจำจำนวนครั้งของการวัด มีค่าเป็น ๑, ๒, ...
X หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความชื้นที่วัดจากเครื่องวัดความชื้นข้าวด้านบนและเครื่องวัดความชื้นข้าว
แบบมาตราของหน่วยทดสอบ
เกณฑ์การพิจารณา
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (MPE) = ± ๐.๘%
ค่าเฉลี่ยของค่าความชื้นที่วัดได้จากเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าว (X₂) ≥ Xsubscript{y} - MPE และ
ค่าเฉลี่ยของค่าความชื้นที่วัดได้จากเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าว (X₂) ≤ Xsubscript{y} + MPE
สรุปผลการตรวจสอบ ☐ผ่าน ☐ไม่ผ่าน

# ตารางที่ ๓ สรุปผลการทดสอบ
<table>
<tr>
<th rowspan="2">ลำดับที่</th>
<th rowspan="2">รายการทดสอบ</th>
<th colspan="2">ผลการทดสอบ</th>
</tr>
<tr>
<th>ผ่าน</th>
<th>ไม่ผ่าน</th>
</tr>
<tr>
<td>๑</td>
<td>ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>๒</td>
<td>ผลการทดสอบความเที่ยง</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้ทดสอบ

(
)
ตำแหน่ง

วันที่
deือน
พ.ศ.

(ลงลายมือชื่อ)
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)) (
)
ตำแหน่ง

วันที่
deือน_
p.ศ.