# ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานวัดปริมาตรของเหลว
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผือเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ ๒)

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัด
ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานวัดปริมาตรของเหลว
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผือเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอายุคำรับรอง
เครื่องชั่งตวงวัดของผู้ซ่อมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุ
ที่ใช้ผลิต อัตราเผือเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต
อัตราเผือเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรองของมาตรฐานวัดปริมาตรของเหลว ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลมาตรฐานวัดปริมาตรของเหลวนี้คงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับการใช้มาตรฐานวัดปริมาตรของเหลว
ตามสถานีบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับการใช้มาตรฐานวัดปริมาตรของเหลว
ชนิดดังกล่าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายสินค้าในปัจจุบัน อันส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม
คณะกรรมการชั่งตวงวัด จึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เห็นชอบการแก้ไขอัตราเผือเหลือเผื่อขาด
สำหรับการตรวจสอบให้คำรับรองชั้นแรกและชั้นหลัง อัตราเผือเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบ
มาตรฐานวัดปริมาณน้ำเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ใช้งานแล้ว และอายุคำรับรองของระบบการวัดปริมาตร
น้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 26 และมาตรา 33
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัด
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้ม้างคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในกรณีเสียหายในวรรคสามของข้อ ส่วนแบ่งความเสียหายระหว่างราชการและประชาชนจะไม่ได้มีผลกระทบใดๆ
“อัตราเผือเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานวัดที่ใช้งานแล้ว เป็นสองเท่าของการประเมิน
“อัตราเผือเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรก จะไม่มากกว่ามาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง
ตามสถานีบริการ”
ข้อ 3 ในกรณีเสียหายในวรรคสามของข้อ ส่วนแบ่งความเสียหายระหว่างราชการและประชาชนจะไม่ได้มีผลกระทบใดๆ

"อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ
ที่ใช้งานแล้ว ให้เป็น 0.5%"

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของข้อ ๒๐ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การกำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานวัดปริมาณของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๑) เมื่อปริมาณทดสอบตั้งแต่ ๒ ลิตร หรือ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป ให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยของปริมาณที่แสดงค่า ณ สภาวะขณะวัด หรือปริมาณที่แสดงค่า
ณ สภาวะพื้นฐาน ตามตาราง ดังต่อไปนี้

|                         | อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด |
|-------------------------|-------------------------------|
|                         | ชั้นความเที่ยง               |
|                         |                               |
|                         |                               |
| มาตรวัดที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัด |                      |
|                       |                               |
|                       |                               |
| มาตรวัดที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดปริมาณของเหลว (B) |          |
|                       |                               |
|                       |                               |

(๒) เมื่อปริมาณทดสอบน้อยกว่า ๒ ลิตร หรือ ๒ กิโลกรัม ให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยของปริมาณที่แสดงค่า ณ สภาวะขณะวัด หรือปริมาณที่แสดงค่า
ณ สภาวะพื้นฐาน ตามตาราง ดังต่อไปนี้

|         | อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดระบบการวัดปริมาณของเหลว |
|----------|---------------------------------------------------------------|
|         |                          |
|         |                          |
|         |                          |

หน้า ๑๓

เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๔๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">ปริมาณที่ทดสอบ (ลิตรหรือ กิโลกรัม)</th>
<th colspan="5">อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดระบบการวัดปริมาตรของเหลว</th>
</tr>
<tr>
<th></th>
<th>ชั้น ๐.๓</th>
<th></th>
<th>ชั้น ๐.๕</th>
<th>ชั้น ๑.๐</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.2 ถึง 0.4</td>
<td>A</td>
<td>๒.๔</td>
<td>มล.</td>
<td>๒.๔</td>
<td>มล.</td>
<td>8</td>
<td>มล.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B</td>
<td>๑.๖</td>
<td>ก.</td>
<td>๒.๔</td>
<td>ก.</td>
<td>4.8</td>
<td>ก.</td>
</tr><tr><td rowspan="2">0.4 ถึง 1.0</td>
<td>A</td>
<td rowspan="2">0.006 × MMQ</td>
<td rowspan="2">ล.</td>
<td rowspan="2">0.006 × MMQ</td>
<td rowspan="2">ล.</td>
<td rowspan="2">0.02 × MMQ</td>
<td rowspan="2">กก.</td>
</tr><tr><td>B</td>
</tr><tr><td></td>
<td>B</td>
<td>0.004 × MMQ</td>
<td>ล.</td>
<td>0.006 × MMQ</td>
<td>ล.</td>
<td>0.012 × MMQ</td>
<td>ล.</td>
</tr><tr><td rowspan="3">1.0 ถึง 2.0</td><table border="1">
The table continues with similar entries.
The text at the bottom reads:
The system provides data on the remaining volume of liquid after pouring and allows users to input their own values.

## มาตรวัดปริมาตรของเหลว

| ระบบ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| - ระบบทมาตรวัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลว | - |
| - ระบบการวัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามสถานีบริการหรือที่ใช้ในการขายส่ง | - |
| - ระบบการวัดของเหลวที่ความหนืดพลศาสตร์มากกว่า 1000 mPa.s | - |
| - ระบบการวัดของเหลวน้ำมันหล่อลื่น | - |
| - ระบบการวัดที่มีอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน 20 ลิตรต่อชั่วโมง หรือไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง | - |
| - ระบบการวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ | - |

### อายุคำรับรอง (นับแต่วันที่ให้คำรับรอง)

- **สอง** ปี

ข้อ 5 บรรดามาตรฐานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ได้รับการตรวจสอบและให้คำรับรองแล้วในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าคำรับรองจะสิ้นอายุ

#### ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ภูมิธรรม เวชชัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์