ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุครบรอง
เพื่อให้การกำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดเกิดความชัดเจนและมีมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย คณะกรรมการชั่งตวงวัด
จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบ
ให้กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด
อาชีพอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 8 วรรคสอง มาตรา 16 มาตรา 26
และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ข้าวโพด” หมายความว่า เมล็ดของข้าวโพดเสียงสัตว์ที่กำลังออกจากฝักแล้ว
“เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด” หมายความว่า เครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าอัตราความชื้นของเมล็ด
ข้าวโพดขนาดอยู่ใน โดยสามารถแสดงผลการวัดอัตราความชื้นได้ทันที แต่ไม่รวมถึงเครื่องวัดความชื้น
ข้าวโพดที่ประกอบด้วยเครื่องซึ่งและใช้ความร้อนจากหลอดหรือลำไฟฟ้าในการไล่น้ำออกจากเมล็ด
ข้าวโพด
“ข้าวโพดตัวอย่าง” หมายความว่า เมล็ดข้าวโพดที่ได้จากการสุ่มมาจากเมล็ดข้าวโพด
ที่ใช้วัดหาค่าอัตราความชื้น
“แบบมาตรฐาน” (Standards) หมายความว่า เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดแบบมาตรา
“อัตราความชื้น” หมายความว่า อัตราส่วนร้อยละของน้ำหนักนำในข้าวโพดตัวอย่าง
ต่อน้ำหนักข้าวโพดตัวอย่าง
“ค่าฐานหมายมาตรา” (Principal Scale Marks) หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าที่แสดงสองค่าที่ต่อเนื่องกัน
“อุปกรณ์เสริม” (Ancillary Device) หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้งานพิเศษเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของการวัด เช่น ส่วนพิมพ์คำ ส่วนแสดงราคา ส่วนแสดงผลรวม ส่วนแปลงค่า
เครื่องซึ่ง เครื่องฉุดฉุนหมู อุปกรณ์การเข้าถึงไฟฟ้า หากหรือระบบควรถางข้าวโพด
“พิกัดกำลังสูงสุด” (Capacity) หมายความว่า การสามารถสูงสุดของเครื่องจัดความชื้นข้าwpoed
ที่สามารถจัดการเข้าถึงในเมล็ดข้าwpoedได้

{"natural_text": "\"ส่วนแสดงค่า\" (Indicating Devices) หมายความว่า ส่วนของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ที่ใช้แสดงค่าอัตราความชื้นของข้าวโพดตัวอย่างที่วัดได้\n\n\"ค่าความคลาดเคลื่อน\" (Error) หมายความว่า ผลการวัดอัตราความชื้นของเครื่องวัด ความชื้นข้าวโพดที่เปลี่ยงแปลงไปจากผลการวัดอัตราความชื้นของแบบมาตรฐาน\n\n\"พิสัยการวัด\" (Range) หมายความว่า ช่วงการวัดที่เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดสามารถ วัดอัตราความชื้นได้\n\n\"อัตราผู้เชื่อมั่นใจ\" (Maximum Permissible Errors : MPE) หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด\n\nข้อ ๓ ให้เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติ มาตราชั่งดวงจักร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งดวงจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่สามารถวัดอัตราความชื้นได้ถึงร้อยละ ๓๕ เท่านั้น\n\nข้อ ๔ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการจัดจำหน่าย การใช้เครื่องวัดเพื่อประโยชน์ในการคำนวนค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้\n\nผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องวัดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางก่อน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องจักรกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มารับรองเครื่องจัดจำแนกดังกล่าวไว้\n\nข้อ ๕ เครื่องจัดจำแนกวัดความชื้นข้าวโพด ต้องทำให้ง่ายและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้ง่ายๆ\n\nเครื่องจัดจำแนกวัดความชื้นข้าวโพด ต้องทำด้วยวัสดุที่มี การออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่ เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมชาติแล้วมีความถูกต้องอยู่เสมอ ส่วนประกอบของเครื่องจัดจำแนกทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ชำรุด โค้งงอ หรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม จากทำให้มีผลต่อความถูกต้องของเครื่อง ในกรณีที่มีการปรับแต่งเครื่องจักร เครื่องจัดจำแนกปรับแต่งแล้ว ต้องรักษาสภาพภาพความถูกต้องได้อย่างเหมาะสม และมีลักษณะการทำงานเหมือนกับอัตราความชื้นข้าวโพดเท่านั้น\n\nข้อ 6 เครื่องจัดจำแนกวัดความชื้นข้าวโพดต้องมีสำหรับแผนก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้งไขภายในหลังการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะทำการแก้งไข ด้านแปลง กรุณาซ้อมแซมเครื่องจัดจำแนดนี้ได้อีกครั้งเมือง การหลายแผนก\n\nข้อ 7 การเสียงของเครื่องจัดจำแนกวัดความชื้นข้าวโพดต้องอยู่ภายใต้อัตราผู้เชื่อมั่น

ข้อ 8 เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนเครื่อง โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก

(๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย
(๒) รุ่นและแบบของเครื่องวัด
(๓) พิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องวัด
(๔) ปริมาณข้าวโพดตัวอย่างที่ใช้วัดอัตราความชื้นในแต่ละครั้ง
(๕) พิสัยการวัดของเครื่องวัด
(๖) พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัด
(๗) ข้อความ “สำหรับวัดอัตราความชื้นข้าวโพดเท่านั้น” โดยต้องแสดงข้อความเป็นตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน มีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร

การแสดงข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงไว้ที่ด้านหน้าของเครื่องวัดเหนือส่วนแสดงคำในลักษณะที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทุกฝ่ายสามารถเห็นได้ชัดเจนพร้อมกัน ทั้งนี้ ข้อความต้องติดแน่นและไม่หลุดลอกได้ง่าย

ข้อ 9 เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดเครื่องหนึ่งให้ใช้วัดอัตราความชื้นของเมล็ดข้าวโพดเท่านั้น
ข้อ 10 การแสดงค่าเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีส่วนแสดงค่าแสดงค่าที่วัดได้เป็นแบบดิจิทัลเท่านั้น โดย
   (ก) ตัวเลขบนหน้าจอต้องแสดงให้สามารถเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
   (ข) มีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน
   (ค) แสงค่าอัตราความชื้นมีเส้นสุดขั้นตอนการวัด
   (ง) ระบุจำนวนครั้งที่ทำการวัด (ถ้ามี)
   (จ) การคำนวนและแสดงค่าเฉลี่ยผลการวัด ต้องแสดงได้อย่างถูกต้อง (ถ้ามี)
   (๒) เครื่องวัดที่มีส่วนพิมพ์ค่าต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
       (ก) ต้องพิมพ์ค่าอัตราความชื้นให้ตรงกับส่วนแสดงค่า
       (ข) ต้องพิมพ์ค่าอัตราความชื้นเมื่อนับจนการวัดได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น
   (๓) เครื่องวัดต้องแสดงค่าได้ถูกต้องในพิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดที่กำหนดโดยผู้ผลิต
     ทั่งนี้ พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดครอบคลุมอุณหภูมิอย่างน้อยตั้งแต่ -40°Celเซียสถึง +40°Celเซียส
   (๔) คำแนะนำมาตราของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าอัตราความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ 0.1

ข้อ ๑๑ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่มีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคู่แยกออกจากเครื่องวัดต่างหากหรือที่ประกอบเข้ากับเครื่องวัด อุปกรณ์ควบคู่ที่ใช้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องชั่งที่ใช้ชั่งเพื่อกำหนดปริมาณข้าวโพดตัวอย่างทดสอบ ต้องมีค่าขั้นหม้ายมาตราของเครื่องชั่งไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัม โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนผ่านอย่างไม่เกิน ๐.๕ เท่าของค่าขั้นหม้ายมาตราของเครื่องชั่ง

(๒) เครื่องวัดอุณหภูมิต้องเหมาะสมกับเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดและมีค่าอ่านละเอียดได้ถึง ๐.๕ องศาเซลเซียส

ข้อ ๑๒ เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดต้องมีคู่มือการใช้งานโดยแสดงรายละเอียดที่สำคัญของเครื่องวัด วิธีการใช้ และอุปกรณ์ควบคู่ต่าง ๆ

ข้อ ๑๓ อัตราเฟืองเสียของเครื่องวัดความชื้นข้าวโพด ให้เป็นดังนี้

(๑) การให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลัง ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๘

(๒) การตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่ใช้งานแล้ว ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินร้อยละ ๑.๐

ข้อ ๑๔ ให้เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด มีอายุคำรับรองสองปี นับแต่วันที่ให้คำรับรองกรณีเครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่ให้คำรับรองโดยผู้เชอม ให้มีอายุคำรับรองหกสิบวันนับแต่วันที่ให้คำรับรอง