Dao động ký

**Dao động ký** () hay **máy hiện sóng** là một loại thiết bị thử nghiệm điện tử dùng để hiển thị dạng tín hiệu đưa vào cần quan sát theo tín hiệu khác hay theo thời gian. Trong một số dao động ký, kim bút vẽ của máy là một chấm sáng, di chuyển trên màn hình của ống tia điện tử theo quy luật của điện áp đưa vào cần quan sát. Nhiều dao động ký hiện đại dùng màn hình LCD thay vì ống tia điện tử để trình bày tín hiệu.

## Cấu tạo
* Ống tia điện tử là bộ phận trung tâm của máy. Sử dụng loại ống 1 tia khống chế bằng điện trường, có nhiệm vụ hiển thị song trên màn hình và là đối tượng điều khiển chính.
* Màn hình
* Súng điện từ
* Hệ thống lái tia

## Phân loại dao động ký

Dao động ký bao gồm các loại:
* Dao động ký tần thấp (-9sec (1 nanosec) thì tần số công tác của dao động ký phải là 350&nbsp;MHz. Hãng Agilent khuyên là nên dùng mốt dao động ký có bandwith ít nhất cao hơn 5 lần tần số của tín hiệu đang quan sát, thí dụ nếu muốn theo dõi một hình sin có tần số 50&nbsp;MHz, thì cần một dao động ký có bandwith ít nhất là 250&nbsp;MHz.
* Số lần lấy mẫu (sample rate) trong 1 giây (sample/sec) - chỉ dùng cho dao động ký số. Thường thì số lần lấy mẫu khoảng chừng 10 lần tần số cao nhất mà ta muốn đo. Thí dụ, để quan sát một tín hiệu 1&nbsp;MHz thì phải lấy 10 triệu mẫu/giây.
* Dộ dài của bộ nhớ, tính bằng số điểm của tín hiệu được ghi lại trong bộ nhớ; chỉ dùng cho dao động ký có bộ nhớ
* Độ nhạy(hệ số lái tia theo chiều dọc): mV/cm
	Là mức điện áp cần thiết đưa đầu vào kênh lệch dọc bằng bao nhiêu mV để tia điện tử dịch chuyển được độ dài 1&nbsp;cm theo chiều dọc của màn sáng.
	Độ nhạy có thể tính được bằng mm/V.
* Đường kính màn sáng: Osiloscope càng lớn, chất lượng càng cao thì đường kính màn sáng càng lớn(thông thường khoảng 70-150mm)
* Ngoài ra còn có hệ số lái tia theo chiều ngang, trở kháng vào,…

## Mặt tiền của một dao động ký tương tự

* 1. Nút POWER.
* 4. Độ sáng của hình ảnh
* 5. Độ rõ của hình ảnh
* 6. Nguồn tín hiệu 1 Khz (dùng để điều chỉnh probe)
* 7. Điều chỉnh vị trí của tín hiệu trên màn hình
*8.Đảo dạng sóng
* 9. Chiều dọc: điều chỉnh số mV hay V trong 1&nbsp;div(độ lớn của 1 hàng)
*10.Điều chỉnh nằm gọn trong khoảng
* 11. Nối tín hiệu DC hay AC (DC dùng cho tín hiệu 1 chiều hay tần số thấp, AC dùng cho tín hiệu có tần số cao)
* 13. Cột nhận tín hiệu kênh 1 (Channel 1)
* 14. Cột nhận tín hiệu kênh 2 (Channel 2)
* 15. Biểu thị kênh 1, kênh 2 hoặc cả hai kênh
* 16. Phóng đại hình ảnh
*17. Dịch chuyển sóng theo chiều ngang
* 19. Chiều ngang: điều chỉnh bao nhiêu millisec, usec, hay nanosec trong 1 ngấn
* 25. Điều chỉnh mức độ trigger

## Công dụng của dao động ký
Dao động ký là máy đo có các tính năng sau:
* Quan sát toàn cảnh tín hiệu
* Đo các thông số cường độ của tín hiệu:
** Đo điện áp, đo dòng điện, đo công suất
** Đo tần số, chu kì, khoảng thời gian của tín hiệu
** Đo độ di pha của tín hiệu
** Vẽ tự động và đo được đặc tính phổ của tín hiệu
** Vẽ đặc tuyến Vôn-ampe của linh kiện
** Vẽ tự động, đo đặc tuyến biên độ-tần số

## Sử dụng dao động ký
Tùy theo tần số, độ lớn và hình dạng của tín hiệu mà cách sử dụng khác nhau. Thường thường, có thể dùng phương pháp chung chung sau đây để thấy sóng rồi điều chỉnh lại các nút để nhìn sóng rõ ràng hơn:
* Gắn tín hiệu vào kênh 1, và vặn DISPLAY CHANNEL qua số 1
* Vặn VOLTS/DIV qua vị trí trung bình,
* Tắt VARIABLE volts/div
* Vặn INPUT COUPLING kênh 1 sang DC
* Tắt mọi phóng đại (MAGNIFICATION)
* Vặn TRIGGER MODE qua AUTO
* Tắt TRIGGER HOLDOFF
* Vặn TIME/DIVISION dùng những trị số trung bình
* Cuối cùng xoay xoay TRIGGER LEVEL cho tới khi thấy sóng trên màn hình

## Tham khảo