பைலர் நுண்திருகளவி

thumb|300x300px|தொலைநோக்கியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு பைலர் நுண்திருகளவி
**பைலர் நுண்திருகளவி** (*Filar micrometer*) என்பது வானியல் தொலைநோக்கிகளில் வானியல் அளவீட்டுக்காகவும், நுண்ணோக்கிகளில் வகைமாதிரியின் அளவீடுகளுக்காகவும், அருகில் உள்ள பொருட்களின் கோணங்கள், தூரங்களை அளவிடுவதற்கும் பொருட்டு இணைவாக்க அளவீட்டுத் தொலைநோக்கிகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறப்புத் தன்மை வாய்ந்த கண்ணருகு வில்லை ஆகும். "ஃபைலர்" என்பது இலத்தீன் மொழியின் "ஃபைலம்" ("இழை") என்ற சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது. இது சாதனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணிய இழைகள் அல்லது கம்பிகளைக் குறிக்கிறது.

## அமைப்பும் பயன்பாடும்
thumb|ஃபைலர் நுண்திருகளவி
ஒரு வழக்கமான இழை நுண்திருகளவி என்பது ஓரிணைக் கம்பிகள் அல்லது இழைகளுடன் உற்றுநோக்கி அளவிடுபவரால் நகர்த்தத்தக்க நுண்வலைப் பின்னல்வரியமைப்பினைக் கொண்டுள்ளது. கம்பிகள் கண்ணருகு வில்லையின் குவியப் படத் தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் நுண்திருகளவியின் இயக்கம் மையத் தளத்தின் குறுக்கே கம்பிகளை நகர்த்தி உற்றுநோக்கப்படும் பொருளின் மீது கூர்மையாக மேற்பொருத்தப்படுகின்றன, இதையொத்த மற்ற வடிவமைப்புகள் ஒரு வலையமைப்பிற்கு எதிராக முதல் கம்பியோ அல்லது இரண்டாவது கம்பியோ நகரும் வகையிலான நிலையான வலையமைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. கண்ணருகு வில்லையின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பையும் கண்ணருகு வில்லைக்கான குழாயின் உள்ளே சுழற்றுவதன் மூலம், அளவீட்டு அச்சை இரண்டு கண்காணிப்பு புள்ளிகளின் நோக்குநிலையுடன் பொருந்தக்கூடிய வகையில் சீரமைக்க முடியும்.

ஒரு காலத்தில், சிலந்திப் பட்டானது இழையாகப் பயன்படுத்துவது பொதுவான ஒன்றாக இருந்தது.

ஒரு கம்பியை உற்றுநோக்கப்படும் ஒரு புள்ளியின் மீது வைத்து, மற்றொன்றை இரண்டாவது புள்ளிக்கு நகர்த்துவதன் மூலம், இரண்டு கம்பிகளுக்கும் இடையிலான தொலைவைக் கருவியின் நுண்திருகளவியின் பகுதியுடன் அளவிட முடியும். படத் தளத்தில் இந்தத் துல்லியமான தூர அளவீட்டைக் கருத்தில் கொண்டு, புறநிலை குவிய நீளத்துடன் கூடிய முக்கோணவியல் கணக்கீடு ஒரு தொலைநோக்கியில் காணப்படும் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான கோண தூரத்தை அளிக்கிறது. ஒரு நுண்ணோக்கியில், இதேபோன்ற கணக்கீடு ஒரு மாதிரியில் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான இடஞ்சார்ந்த தூரத்தை அளிக்கிறது.

ஒரு சீரமைப்பு அல்லது இணைவாக்கத் தொலைநோக்கியில், கண்ணருகு வில்லையின் பயன்பாட்டோடு இயைந்த நுண்திருகளவியின் அளவீடு பார்வைக் கோட்டிலிருந்து அருகிலுள்ள கவனிக்கப்பட்ட புள்ளியின் உண்மையான தூரத்தை நேரடியாகக் குறிக்கிறது. தொலை மையக் கொள்கை காரணமாக, இந்த முழுமையான அளவீடு பொருளுக்கான தூரத்தினைச் சார்ந்ததாக அல்லாமல் உள்ளது.

வானியல் தொலைநோக்கிகளில் உள்ள பைலர் நுண்திருகளவிகளின் பொதுவான பயன்பாடு இரட்டை நட்சத்திரங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை அளவிடுவதாகும்.

நவீன வானியலில் ஃபைலர் நுண்திருகளவிகள் குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை எண்ணிம அல்லது மின்னணுவியல் ஒளிப்பட நுட்பங்களால் மாற்றப்பட்டுள்ளன, அங்கு எண்ணிம படவணுக்ககள் பிம்பத்தின் தூரத்திற்கு துல்லியமான குறிப்பை வழங்குகின்றன. பைலரின் கண்ணருகு வில்லைகள் இன்னும் வானியல் கற்பிப்பதிலும் சில தன்னார்வ வானியலாளர்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

## முந்தைய கருவிகள்
வில்லியம் காஸ்காயின் கண்டுபிடித்த நுண்திருகளவி கண்ணருகு வில்லை பைலர் நுண்திருகளவியின் முன்னோடியாக இருந்தது.

கோணத் தொலைவுகளின் முந்தைய அளவீடுகள் ஒரு குறுகிய, இருசமபக்க முக்கோணத்தின் வடிவத்தில் வெட்டப்பட்ட மெல்லிய உலோகத் தாளைக் கண்ணருகு வில்லையில் செருகுவதை நம்பியிருந்தன. உலோகத் தகட்டின் இரண்டு அருகிலுள்ள விளிம்புகள் ஒரே நேரத்தில் ஆர்வமுள்ள இரண்டு பொருட்களையும் மறைக்கும் வரை தாள் கண்ணருகு வில்லைகளுக்குள் தள்ளப்பட்டது. பொருள்கள் அடைக்கப்பட்ட இடத்தைக் கவனமாக அளவிடுவதன் மூலமும், புறநிலை குவிவில்லையின் குவிய நீளத்தை அறிந்து கொள்வதன் மூலமும், கோணத் தொலைவைக் கணக்கிட முடியும். கிறித்தியான் ஐகன்சு அத்தகைய சாதனத்தைப் பயன்படுத்தினார்.

## மேலும் காண்க

* திருகு அளவி

## மேற்கோள்கள்

## வெளி இணைப்புகள்

* Photographs of the Filar micrometer circa 1930 used at the Lick Observatory from the Lick Observatory Records Digital Archive, UC Santa Cruz Library's Digital Collection 

பகுப்பு:வானியலின் வரலாறு
பகுப்பு:அறிவியல் கருவிகள்
பகுப்பு:வானியற் கருவிகள்
பகுப்பு:அளவிடும் கருவிகள்