Thermistori

Një **thermistor** është një lloj rezistori, rezistencë e te cilit ndryshon me temperaturën.  Fjala është një portmanto e fjalëve *termike* dhe *rezistencë*.  Thermistorët janë përdorur gjerësisht si limitues korrenti, sensorë temperature, qarqe vetë-mbrojtës nga korrenti i tepërt, dhe elemente për ngrohje vetë-rregulluese.

Thermistoret ndryshojnë nga detektorë rezistence temperature (DRT) në se materiali përdoret në një thermistor është në përgjithësi një qeramike ose polimer, ndërsa RTDs përdorin metale të pastërta.  Përgjigja e temperaturës është e ndryshme ; DRT janë të dobishme gjatë temperaturave më të mëdha, ndërsa thermistoret zakonisht arrijnë një saktësi të lartë brenda një intervali të kufizuar temperature (zakonisht -90 °C të 130 °C).

## Teori e operimit 
150px | thumb | simbol Thermistor
Duke supozuar, si një përafrim të parë me qëllim, që marrëdhëniet në mes të rezistencës dhe temperatura te jen lineare, atëherë :
:\Delta R = k \Delta T
ku
:  \Delta R = ndryshim në rezistencë,
:  \Delta T = ndryshimin e temperaturës,
:  k  = temperatura e rendit të parë, koeficienti i rezistencës.

Thermistoret mund të klasifikohen në dy lloje, varësisht nga shenjë e *k*. 

Nëse *k* është pozitiv, rritet rezistenca me temperatura në rritje, dhe pajisje quhet koeficient temperaturë pozitive (**KTP**) thermistor ose posistor.  Nëse *k * është negative, zvogëlon rezistencën me rritje në temperature, dhe pajisje quhet koeficient temperature negativ (**KTN**) thermistor.  Resistors që nuk janë thermistore janë projektuar që të ketë një * k * sa me të afërta me zero qe të jetë e mundur, në mënyrë që rezistenca e tyre mbetet gati konstant mbi një gamë të gjerë temperaturë.

Në vend të temperaturës koeficientit *k*, *ndonjëherë koeficientin temperature i rezistencës*  \alpha  (alfa) ose  \alpha_T  është i përdorur.  Është përcaktuar si 
:\alpha_T = \frac{1}{R(T)} \frac{dR}{dT}.
Për shembull, për sensor e përbashkët PT100,  \alpha = 0,00385  ose 0,385 %/°C.  Kjo  \alpha_T  koeficient nuk duhet të ngatërrohet me  \alpha  parametër më poshtë.

## Ekuacioni Steinhart-Hart 
Në praktikë, përafrimi lineare (si me lart) punon vetëm mbi një interval të vogël të temperaturës.  Për matjeve temperatura të sakta, rezistenca / kurbë temperaturën e pajisjes duhet të përshkruhet në detaje.  Steinhart-Ekuacioni Hart përdor një përafrim të rendit të tretë :
:\frac{1}{T}=a+b\,\ln(R)+c\,\ln^3(R)
ku *a*, *b* dhe *c* të ashtuquajturat parametrat të Steinhart-Hart, dhe duhet të specifikohet për çdo pajisje.  *T* është temperatura në Kelvins dhe *R* është rezistenca në oms.  Për të dhënë rezistencën si funksion të temperaturës, e mësipërmeja mund të rirregullohet në :
:R=e^{{\left( \beta-{\alpha \over 2} \right)}^{1\over 3}-{\left( \beta+{\alpha \over 2} \right)}^{1\over 3}}
ku
:\alpha={{a-{1\over T}}\over c} dhe \beta=\sqrt{{{{\left({b\over{3c}}\right)}^3}+{{\alpha^2}\over 4}}}.

Gabim në ekuacion Steinhart-Hart është zakonisht më pak se 0,02 °C në matjen e temperaturës.  Si një shembull, vlerat tipike për një thermistor me një rezistencë prej 3.000 Ω në temperaturë dhome (25 °C = 298,15 K) janë :

:  a = 1,40 \times 10^{-3} 

:  b = 2,37 \times 10^{-4} 

:  c = 9,90 \times 10^{-8} 

## Ekuacioni i parameterit B 
## Historia 
Thermistor NTC parë u zbulua në 1833 nga Michael Faraday, i cili raportoi mbi sjelljen gjysmëpërçuesve të sulfidit te argjendit.  Faraday vuri re se rezistenca e sulfidit te argjendit bie në mënyrë dramatike si temperatura e rritur.  Për shkak se thermistoret e hershem ishin të vështire për të prodhuar dhe aplikimet për teknologji ishin të kufizuara, prodhimi komercial i thermistors nuk filloi deri në 1930.

## Referime 
## Shih gjithashtu
* Ligji i Omi
* Rezistorët
* Termoelementi
* Termostat
* Detektorë temperature rezistence

## Lidhje të jashtme 
* Thermistor Sensor for Catheter
* Practical Temperature Measurements - Agilent Application Note
* Temperature Measurement Tools: Thermistors, Thermocouples
* Thermistor App Note
* Thermistor ADC using Parallel Port 
* The thermistor at bucknell.edu
* Measurement Specialties thermistor technical data sheets
*Thermistor calculation software at sourceforge.net
* Thermistor Samples and Application help