Mikroskop

thumb|Mikroskop

**Mikroskop** (z gréckeho *μικρός*: malý; *σκοπεῖν*: pozorovať) alebo **drobnohľad** je optický prístroj, ktorý slúži na zväčšené zobrazenie malého objektu.

Pod označením mikroskop sa obvykle myslí **optický mikroskop**, ktorý na zobrazenie používa svetelné lúče, existujú však aj mikroskopy využívajúce iné princípy a spôsoby zobrazenia, napr. elektrónový mikroskop alebo polarizačný mikroskop.

## Zloženie optického mikroskopu
### Mechanická časť
Tvorí ju hlavne **statív** – teda to, čo nesie ostatné prvky. Stabilita  zaistená ťažkou nohou. Statív je (pohyblivým výklopným kĺbom) spojený s nosičom tubusu vybaveným mechanizmom pre presný, jemný vertikálny pohyb tubusu. Tubus je obvykle kovová, zvnútra začiernená trubica. Zhora sa naň nasadzuje okulár a zdola objektív. Zabezpečuje ohniskové vzdialenosti medzi objektívom a tubusom, zároveň bráni pôsobeniu svetla zo strán. Ďalšou časťou je stolček – naň sa pomocou pružín upevňuje preparát na sklíčku. Stolček umožňuje presný pohyb v dvoch smeroch roviny.

### Optická časť
thumb|100px|left|Optického mikroskopu
Optickú časť tvorí zdroj svetla – lampa alebo zrkadielko. U novších typov mikroskopov je zdroj svetla integrovaný do statívu. 
Kondenzor je umiestnený hneď pod stolčekom a skladá sa z viacerých šošoviek. Slúži na koncentráciu a reguláciu množstva svetla do preparátu cez kruhový otvor v stolčeku. V kovovej obrúčke pod kondenzorom je umiestnená tzv. irisová clona pre reguláciu množstva svetla, zároveň nesie mliečne a farebné optické filtre. Po prestúpení cez preparát lúč svetla pokračuje do zväčšovacieho optického systému tvoreného objektívom a okulárom. Objektívy (obvykle 3) sú uložené v revolverovom meniči. Sú zložené zo systému šošoviek. Každý z objektívov má iné zväčšenie. Rozlišujeme suché (napr. 5x, 10x, 45x) a imerzné (100x) objektívy. Objektív obsahuje šošovky s malou ohniskovou vzdialenosťou. Používa sa na veľké zväčšenie obrazu malého predmetu umiestneného v blízkosti ohniska. Svetlo z objektívu prechádza do okulára, ktorého optický systém pridáva ďalšie zväčšenie. Okulár sa zasúva do horného otvoru tubusu. Výsledné zväčšenie mikroskopu dostaneme vynásobením zväčšenia objektívu a okulára. Optický mikroskop zväčšuje 100 – 3 000-krát.

## Opis mikroskopu
thumb|353x353pixelů|Schéma optického mikroskopu
Základom mikroskopu sú šošovky, ktoré tvorí objektív a okulár. Okuláre a objektívy sú často výmenné. Jednoduchý mikroskop je zložený z dvoch spojných sústav šošoviek, ktoré majú spoločnú optickú os. Časť mikroskopu, ktorá je nazývaná objektív, má malú ohniskovú vzdialenosť (rádovo v milimetroch). Pozorovaný predmet sa umiestňuje blízko pred ohnisko, takže vzniká skutočný, zväčšený a prevrátený obraz. Tento obraz vzniká medzi druhou časťou mikroskopu, tzv. okulárom, a jeho predmetovým ohniskom. Vzniknutý obraz potom pozorujeme okulárom podobne ako lupou, čím získavame ďalšie zväčšenie. Ohnisková vzdialenosť okulára sa pohybuje rádovo v centimetroch. Obrazové ohnisko objektívu a predmetové ohnisko okulára nesplývajú, ale sú od seba vzdialené o hodnotu optického intervalu, ktorého hodnota sa u mikroskopu pohybuje medzi  a .
none|thumb|372x372pixelů|Grafická konštrukcia optického zobrazenia mikroskopom.

## Zväčšenie
Pre uhlové zväčšenie mikroskopu platí vzťah
:Z = \gamma\gamma_0 = \frac{\Delta}{f}\frac{d}{f_0},
kde \gamma a \gamma_0 označuje zväčšenie objektívu a okulára, f  je obrazová ohnisková vzdialenosť objektívu, f_0 je predmetová ohnisková vzdialenosť okulára, \Delta je optický interval mikroskopu a d je konvenčná zraková vzdialenosť.

Optickým mikroskopom sa bežne dosahuje zväčšenie 50× až 1 000×. Maximálne teoretické zväčšenie je asi 2 000× a to už naráža na fyzikálne bariéry kvôli obmedzeniu dĺžky svetelných vĺn. 

## Druhy mikroskopov
* *[[Stereoskopický mikroskop]]* (binokulárny)*. Konštrukcia umožňuje sledovať obraz oboma očami.
* *Metalografický mikroskop*. Mikroskopická vzorka je nepriehľadná, osvetlená zhora. Slúži na´mikroskopické sledovanie kovov a zliatin, viditeľné sú štruktúry kovov – zrná.
* *Komparačný mikroskop* - skladá sa z dvoch združených mikroskopov, takže súčasne môžeme vedľa seba pozorovať a priamo porovnávať dva rôzne objekty.
* *Ultramikroskop*. Obsahuje aparatúru, pomocou ktorej sa skúmaný materiál osvetľuje svetelným bodom umiestneným v pravých uhloch voči rovine objektívu s ohniskom priamo pod ním. Z ohybu svetla sa zisťuje prítomnosť veľmi malých čiastočiek, ktoré sú menšie ako rozlišovacia schopnosť mikroskopu.
* *Fluorescenčný mikroskop*. Je založený na princípe, že niektoré látky (hlavne biologickej povahy) po absorpcii ultrafialového žiarenia vysielajú žiarenie väčšej vlnovej dĺžky. Skúmajú sa tiež prirodzene fluoreskujúce látky. V biológii sa využíva fluoreskujúca vlastnosť farbív viazaných na skúmané štruktúry buniek.
* *Zrkadlový mikroskop*. Jeho objektív je tvorený zrkadlovou optikou.
* *Polarizačný (petrografický) mikroskop*. Jeho optika obsahuje dva polarizačné prvky, skúmané [[výbrus]]y sa sledujú v lineárne polarizovanom svetle, čo umožňuje (polarizátor a analyzátor), tzv. nikoly.
* *Fázovo kontrastný mikroskop* slúži na pozorovanie živých buniek. Princíp spočíva v nerovnakej priepustnosti a lámaní sa lúčov, prechádzajúcich pozorovaným objektom. Dochádza tu ku fázovému posunu. Pomocou fázového mikroskopu sa sledujú detaily bunkových štruktúr.
* *Interferenčný mikroskop*. Princíp je podobný ako pri fázovo kontrastnom mikroskope s tým rozdielom, že pomocou tohto mikroskopu môžeme získať kvantitatívne údaje ako hrúbka štruktúr, index lomu a pod. Zmena fázy vyvoláva zmenu zafarbenia (interferenčné pruhy).
* *Elektrónový mikroskop*. Obraz vzniká detekciou elektrónov získaných odrazom alebo prechodom cez skúmanú látku.
** *Rastrovací elektrónový mikroskop (SEM)* využíva rastrovanie urýchleného zväzku primárnych elektrónov po povrchu vzorky, pričom v každom bode rastrovania sa zaznamená množstvo sekundárnych alebo spätne odrazených elektrónov zo vzorky.
** *Rastrovací tunelový mikroskop (STM)* zisťuje presnú polohu jednotlivých atómov využívajúc jav [[Tunelový jav|kvantového tunelovania]].

== História ==
Podľa niektorých zdrojov prvé drobnohľady zostavil v roku [[1590]] v [[Holandsko|Holandsku]] [[Zacharias Jansen]]. V roku [[1610]] sa na základe Jansenovej konštrukcie [[mikroskopia|mikroskopiou]] zaoberal [[Galileo Galilei]]. Jeden z jednoduchých mikroskopov zostavil v roku [[1676]] [[Holandsko|holandský]] obchodník a vedec [[Anton van Leeuwenhoek]], ktorého práce patrili k vrcholom mikroskopických pozorovaní [[17. storočie|17. storočia]]. Významným prelomom v rozvoji mikroskopie bolo dielo britského geológa [[Robert Hooke|Roberta Hooka]] *Micrographia'' vydaného v Londýne, v ktorom opísal v roku 1665 konštrukciu mikroskopu s oddeleným objektívom, okulárom a osvetľovacím zariadením. Okrem toho v ňom bolo obsiahnutých mnoho vyobrazení získaných pomocou mikroskopov, čím boli prvýkrát doložené možnosti prístroja vo vedeckom výskume. 

Ako prvá začala výrobu mikroskopov firma Carl Zeiss v roku 1847.

## Pozri aj
* Lupa
* Ďalekohľad

## Referencie

## Iné projekty

## Zdroj

Kategória:Optické prístroje
Kategória:Laboratórne vybavenie