ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಅನಿಲ ವರ್ಣರೇಖನ)

**ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ**  ಎನ್ನುವುದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಹಿಂಗಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಶುಭ್ರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು (ಅಂತಹ ಘಟಕಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು).  ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.  ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, *ಚಲನಾ ಹಂತ*  (ಅಥವಾ "ಸಂಚಾರಿ ಹಂತ")ವು ವಾಹಕ ಅನಿಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಲಿಯಂ ಮುಂತಾದ ನಿಶ್ಚಲ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜೆನ್‌ ಮುಂತಾದ ಅಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅನಿಲ. *ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತ*  ಎಂದರೆ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಲೋಹದ ನಳಿಕೆಯೊಳಗಿರುವ, ಕಾಲ್ಮ‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ನಿಶ್ಚಲ ಘನವಸ್ತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ದ್ರಾವಣದ ಅತಿಸೂಕ್ಶ್ಜ ಪದರ ಅಥವಾ ಸಮಸಂಯುಕ್ತ(ಊರ್ಧ್ವಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಕಾಲಮ್‌ಗೆ ನೀಡುವ ಶುಶ್ರೂಷೆ). ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು *ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಫ್‌*  (ಅಥವಾ "ಏರೋಗ್ರಾಫ್‌", "ಅನಿಲ ವಿಭಜಕ") ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅನಿಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ವಿವಿಧ ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಿದಿರುವ ಕಾಲಮ್‌ನ ಗೋಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತದ *ಧಾರಣ ಸಮಯ*  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಇರುವುದು ಈ ಧಾರಣ ಸಮಯಗಳ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ.

ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ಕಾಲಮ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ (ಹಾಗೆಯೇ ಎಚ್‌ಪಿಎಲ್‌ಸಿ, ಟಿಎಲ್‌ಸಿ) ಮುಂತಾದ ಇತರ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಮನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದ್ರಾವಕ ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಚಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಾಲಮ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತ ಘನವಾಗಿದ್ದು ಚಲನಾ ಹಂತ ದ್ರಾವಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು "ಅನಿಲ-ದ್ರಾವಕ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ", ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅನಿಲ ಹಂತವು ಯಾವ ಕಾಲಮ್‌ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕೋ ಆ ಕಾಲಮ್‌ಅನ್ನು, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಓವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಾಲಮ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ) ಅಂತಹ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅನಿಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತದ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಅನಿಲದ ಆವಿ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯ.

### ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ವೇಗಗಳು 
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ವಿಧ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ತಂತ್ರವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ದ್ರವವೋ, ಅನಿಲವೋ ಹೀರಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದೋ ಮತ್ತು ಆವಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದ್ರಾವಕದ ಮಾತೃಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತದೆ.  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಕರಗಿದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಒಸಿ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್‌ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಮ್‌ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಹುದು; ಒಂದು ದ್ರಾವಕದ ಮಾತೃಕೆಯನ್ನು ಆವಿಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದರೆ, ಒಂದು ಒಡೆದ/ಒಡೆಯದ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್‌ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ತಂತ್ರ); ಅನಿಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಳಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್‌ ವಾಲ್ವ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು; ಹೀರಿದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಈ ರೀತಿಯ ಪರ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಬಾಹ್ಯ (ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಳತೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಡೆದ/ಒಡೆಯದ ಒಳತೂರಿಸುವ ಉಪಕರಣ‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎಸ್‌ಪಿಎಮ್‌ಇ ಉಪಯೋಗಗಳು).

### ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ತಂತ್ರ 
#### ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ 
ನಿಜವಾದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಅನ್ನು ಕಾಲಮ್‌ಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಅನಿಲ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪ್ಯಾಕ್ಡ್‌ ಕಾಲಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕವೇಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆನ್‌-ಕಾಲಮ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಕಾಲಮ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.  ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಅನಿಲ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಎರಡು ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:
#ಇಂಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಕಾಲಮ್‌ಗೆ ಅತಿಭಾರವಾಗಬಾರದು.
#ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಫ್‌ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗುವ ವಿಸ್ತರಣೆಗಿಂತ ಇಂಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಗ್‌ನ ಅಗಲವು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.  ಈ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್‌ನ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.  ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪರಿಮಾಣ Vinj, ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಕಾರಕ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶದ ಪರಿಮಾಣ, Vdet - ಇವುಗಳು ಕಾಲಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನ ಪರಿಮಾಣವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/10 ಭಾಗದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ತಂತ್ರವು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳೆಂದರೆ:

*ಅದು ಕಾಲಮ್‌ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
*ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಮರುಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಒಳತೂರುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು.
*ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ತರಬಾರದು. ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು, ದೃವೀಯತೆ, ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ/catalytic ದೃಢತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನೂ ತೋರಬಾರದು.
*ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು.
''*** ** *ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಕಾಲಮ್‌ನ ಆಯಾಮಗಳು [ಲಿಮಿಟ್‌ ಟೆಂಪ್]* ***[ಡಿಸೆಂಬರ್-2009]** 

### ಕಾಲಮ್‌ ವಿಭಾಗ 
### ಕಾಲಮ್‌ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ 
ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್‌(ಗಳ)ನ್ನು ಒಂದು ಓವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ("ಕಾಲಮ್‌ನ ತಾಪಮಾನ"ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಿಶ್ಲೇಷಕನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾಲಮ್‌ ಓವೆನ್‌ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.  ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಕಾಲಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಮ್‌ನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಮ್‌ನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಕಾಲಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ, ಕಾಲಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲಮ್‌ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್‌ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ "ಐಸೊತರ್ಮಲ್‌" ಎಂದು ಹೆಸರು.  ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್‌ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಮೂಲ ತಾಪಮಾನ, ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತಾಪಮಾನವನ್ನು "**ತಾಪಮಾನ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌** " ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಪಮಾನ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬೇರ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಲಮ್‌ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

## ಡೇಟಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ  
**ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:**

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಫ್‌ ಡೇಟಾವನ್ನು ಧಾರಣಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ (x-ಅಕ್ಷರೇಖೆ)ಪತ್ತೆಕಾರಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿ (y-ಅಕ್ಷರೇಖೆ) ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಮ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಕಾಲಮ್‌‍ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುವ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣಕ್ಕೊಳಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶೃಂಗಗಳ ಪಂಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಧಾರಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನ ಶೃಂಗಗಳ ಮಾದರಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಕ್ಕೊಳಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಹುತೇಕ ಆಧುನಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು, ಶೃಂಗಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಸಮೂಹ ವರ್ಣಪಟಲಮಾಪಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಪತ್ತೆಕಾರಕಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

**ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:**

ಶೃಂಗದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡುವ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಶೃಂಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಮೂಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್‌ ಕರ್ವ್‌ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.  ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅನುಪಾತವೇ ಸಾಪೇಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಅಂಶ (ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನ). ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಬಹುದು (ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಡುವ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧಾರಣಾ ಸಮಯ ಹೊಂದಿರುವ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ).

ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಜಿಸಿ-ಎಂಎಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್‌ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಪೂರ್ವ ವರ್ಣಪಟಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

## ಉಪಯೋಗ 
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ,  ca. 300&nbsp;°C ಕೆಳಗೆ ಆವಿಯಾಗದ (ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತಾಪಮಾನದವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿರುವ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇರಬಾರದು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದಣುಗಳು ಇರಬಾರದು. ವಸ್ತುಗಳ ಅತಿಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅನೇಕವೇಳೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ-ಶುದ್ಧ ವಸ್ತುವಿರುವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ತಾಪಮಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು; ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು.

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು; ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ಬಹಳ ನಿಖರವಾದದ್ದು. ಅದು ವಸ್ತುಗಳ 1ಮಿಲೀ ದ್ರವದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕೊಮೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಿಲದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣs ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಎಂದು ಅಳೆಯಬಹುದು.

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್‌ ಎಣ್ಣೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ *ನಿಕೋಟಿಯಾನ ಬೆಂತಾಮಿಯಾನ*  ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಹಾನಿಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಸೂಸುವ ಎತೈಲೀನ್‌ಅನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯ ಪರಿಚಯ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ಜಲಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ (C2-C40+). ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಹಗುರ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್‌ ಕಾಲಮ್‌ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಷ್ಣವಾಹಕತ್ವ ಪತ್ತೆಕಾರಕನಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಕಾಲಮ್‌ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ವಿದ್ಯುದಣೀಕರಣ ಪತ್ತೆಕಾರಕಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. H2ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅನಿಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟವೇನೆಂದರೆ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿಯಾದ ನಿಶ್ಚಲ ವಾಹಕ ಹೀಲಿಯಂ‌ (ಶೀಘ್ರಗ್ರಾಹಿತ್ವವು ಪರಮಾಣು ಗುಂಪಿಗೆ ಅನುಪಾತೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಜಲಜನಕಕ್ಕೆ ಬಹುಪಾಲು ಹೋಲುವ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಡಿರುವುದು (ಒಂದು ವ್ಹೀಟ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಬ್ರಿಜ್‌ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಭಾಗವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತುಗಳ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತ್ವದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ). ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ವಾಹಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜಲಜನಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾದ ವಾಹಿನಿಯಿರುವ ಜೋಡಿ ಉಷ್ಣವಾಹಕತ್ವ ಪತ್ತೆಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.  ಅನಿಲ ಹಂತದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ಆರ್ಗಾನ್‌ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಫ್‌-ಟಿ ಸಮನ್ವಯ, 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಲ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ಅನಿಲ ವಾಹಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಗ್ರಾಹಿತ್ವವು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

## ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ 
ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧನಗಳಿಂದಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯು.ಎಸ್‌.ನ ಟಿವಿ ಷೋ ಸಿಎಸ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಪಡೆದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ "ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೆವ್ರಾನ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ತಂದಿರುವ ಗ್ಯಾಸೋಲೀನ್‌" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌‌ನಿಂದ ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲಮ್‌ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ "ಕಾಯಿಸ"ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಹಾಗೆಯೇ, ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ - ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯ ಏಕೈಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಕೇವಲ ’ಪ್ರಾಯಶಃ’ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಹುದು. (ನೋಡಿ - ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಮುಖತೆ).

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇನೂ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಯಾವ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಕಾರಕ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಸ್ತುವಿನ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವು ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಹೊರಹರಿವಿನ ಸಮಯವಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೇವಲ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಸಮೂಹ ವರ್ಣಪಟಲಮಾಪಕವು ಭಾಗದ ಪರಮಾಣು ಗುಂಪುಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ, ಗ್ಯಾಸ್‌ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ-MSಯು ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳಿಸಬಹುದು.  ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ನೈಪುಣ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಹಲವು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಒತ್ತುಗುಂಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ಸ್ಯಾಂಪಲ್‍ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ-ಮಾದರಿ ತಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಸೀಸೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒತ್ತುಗುಂಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ 20 ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಧ್ಯಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುವ ತನಿಖಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ.

## ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ 
* ಮಿಂಚಿನ ಅನಿಲ ವರ್ಣ ರೇಖನ
*ತೆಳ್ಳನೆ ಪದರದ ವರ್ಣರೇಖನ
*ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ
*ವರ್ಣರೇಖನ
*ಅನಿಲ ವರ್ಣರೇಖನ-ರಾಶಿರೋಹಿತ ಮಾಪಕ
*ಕತರೋಮೀಟರ್
*ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಕಲನ
*ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ
*ವಿಲೋಮ ಅನಿಲ ವರ್ಣರೇಖನ

## ಆಕರಗಳು 
## ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು 
*

ವರ್ಗ:ಅನಿಲ ವರ್ಣರೇಖನ
ವರ್ಗ:ವರ್ಣರೇಖನ
ವರ್ಗ:ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ವರ್ಗ:ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ವರ್ಗ:ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ