ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ(ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್)

## **ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ(ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್)** 
### ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನದ (ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್)ಪರಿಚಯ:
ಜೀವಕೋಶದ ಎಣಿಕೆ, ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಿ 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಲೂಯಿಸ್ - ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಲಾಸೀಜ್ ಅವರು ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಿಮೊಸೈಟೋಮೀಟರ್ ಎಂಬ ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.
ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್(ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ) ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಲಂಬ ರೇಖೆಗಳ ಗ್ರಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ದಪ್ಪ ಗಾಜಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ,ಇದರಿಂದ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ದ್ರಾವಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ 
ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್ಗಳು(ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ)ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದೊಂದಿಗೆ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎಣಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅಗ್ಗದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚೌಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಕೈಯಿಂದ ಕೋಶ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆಯ ಉಪಕರಣವು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಲೀಟರ್ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾದರಿಗಳು ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಹಿಮಸೈಟೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸಂಶೋಧಕರು ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹರಡಿರುವ ಇತರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಎಣಿಕೆಯ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.

### ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನದ ಪ್ರಕಾರಗಳು:
ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಎಣಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಎಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

**ಮಲಾಸೆಜ್:**ಮಲಾಸೆಜ್ ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. 
ಇದು 200x250 μm ಆಯತಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು 40x50 μm ಆಯತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

**ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದ(ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್) ನ್ಯೂಬೌರ್:** ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಣ ಎಣಿಕೆಯ ಸಾಧನದ ಗ್ರಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 1x1 ಮಿಮೀ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಉಪವಿಭಾಗವಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚೌಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
thumb|ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದ(ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್) ನ್ಯೂಬೌರ್ ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ	
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯ ಚೌಕಗಳನ್ನು 200x200 μm ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 16 ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮಧ್ಯದ ಚೌಕವು ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು 50x50 μm ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ 16 ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಂತಹ ಮಿಶ್ರ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಲವಾರು (ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು), ಕೆಲವು (ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು) ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ (ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು) ಎಣಿಸಲು  ಇವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. 
ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.1 ಮಿಮೀ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

**ಬರ್ಕರ್-ಟರ್ಕ್/ಥಾಮ:** ಈ ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದ ನ್ಯೂಬೌರ್‌ನಂತಿದೆ. 
ಆದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚೌಕಗಳನ್ನು 200x200 μm ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ 16 ಗುಂಪು ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

**ಫುಚ್ಸ್-ರೊಸೆಂತಾಲ್:** ಈ ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ 1x1 ಮಿಮೀ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರಳ 4x4 ದೊಡ್ಡ ಚೌಕಾಕಾರದ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು 1x1 ಚೌಕಗಳನ್ನು(16)250x250 μm ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಫುಚ್ಸ್-ರೊಸೆಂತಾಲ್ 0.1 ಮಿಮೀ ಬದಲಿಗೆ 0.2 ಮಿಮೀ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
**ಜೆಸ್ಸೆನ್:** ಈ ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ ಫುಚ್-ರೊಸೆಂತಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 5x5 ದೊಡ್ಡ ಚದರ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು 0.4 ಮಿಮೀ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

**ಸ್ಪೈರ್ಸ್-ಲೆವಿ:** ಫುಚ್-ರೊಸೆಂತಾಲ್‌ನಂತೆ, ಸ್ಪೈರ್ಸ್-ಲೆವಿ 0.2 ಮಿಮೀ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 
ಆದರೆ,ಈ ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ 5x2 ಆಯತಾಕಾರದ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು 1x1 ಮಿಮೀ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ.ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಇಯೊಸಿನೊಫಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

**ಪೆಟ್ರೋಫ್-ಹೌಸರ್:**
ಇದು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದ(ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್) ನ್ಯೂಬೌರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ 0.02 ಮಿಮೀ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 
ವೀರ್ಯ ಎಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

**ಸೆಡ್ಗ್ವಿಕ್-ರಾಫ್ಟರ್:**
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ 1.0 mL ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು  ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. 
ಇದು (50×20) 1×1 ಮಿಮೀ ಚೌಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೋಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 1.0 ಮಿಲಿ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ,1.0 ಮಿಮೀ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ,. 
ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

### ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದ(ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್) ನ್ಯೂಬೌರ್ ಚೇಂಬರ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಈ ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ "H" ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕನ್ನಡಿ-ರೀತಿಯ ಹೊಳಪು ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆರೋಹಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ,ಒಂಬತ್ತು ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಚೌಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯದ ಚೌಕ ಇತರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು 25 ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವುಗಳನ್ನು 16 ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ,ಮಧ್ಯದ ಚೌಕದ ಒಳಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 16 ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ (ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ) ಅದೇ ನಿಖರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಲೆಯ ಚೌಕಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು 16 ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳು 1&nbsp;mm/4 = 0.25&nbsp;mm ಅಗಲ ಮತ್ತು 0.25&nbsp;mm x 0.25&nbsp;mm = 0.0625&nbsp;mm² (ಅಥವಾ 1&nbsp;mm²/16 = 0.0625&nbsp;mm²) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ, 10 μm ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲೆಯ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಬೇಕು (ಆದರೂ ಮಧ್ಯ ಚೌಕದಿಂದ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ). 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು (ಲ್ಯುಕೋಸೈಟ್ಗಳು) ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
ಮಧ್ಯ ಚೌಕಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು 25 ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳು 1&nbsp;mm/5 = 0.2&nbsp;mm ಅಗಲ ಮತ್ತು 0.2&nbsp;mm x 0.2&nbsp;mm = 0.04&nbsp;mm² (ಅಥವಾ 1&nbsp;mm²/25 = 0.04&nbsp;mm²) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 25 ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳು 16 ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ: 0.2&nbsp;mm/4 = 0.05&nbsp;mm ಅಗಲ ಮತ್ತು 0.05&nbsp;mm x 0.05&nbsp;mm = 0.0025&nbsp;mm² = 2500 μm² (ಅಥವಾ 0.04&nbsp;mm²/16 = 0.0025&nbsp;mm²). 
10 μm ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಬೇಕು - ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯದ ಚೌಕದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಕಿರುಬಿಲ್ಲೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಯೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬಹುದು.

thumb|ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದ(ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್) ನ್ಯೂಬೌರ್ ಚೇಂಬರ್ ಜಾಲರಿ(ಗ್ರಿಡ್)

### ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದ(ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್) ನ್ಯೂಬೌರ್  ಚೇಂಬರ್ ಬಳುಸುವ ವಿಧಾನ:
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಮಾದರಿಯು(ಸ್ಯಾಂಪಲ್) (ಉದಾ: ರಕ್ತ, ಸೆಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್) ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಮಾದರಿ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟಣೆಯಿದೆಯೇ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಸುಗಟ್ಟಿಸಲು ಸ್ಯಾಲೈನ್, ಬಫರ್ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಹಸುಗಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1:1,1:2 ಅಥವಾ 1:10 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮಾದರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಪಿಪೆಟ್ ತೆಗೆದು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಹಸುಗಟ್ಟುವ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 1:1 ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, 1 ಮಿಲಿ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು 1 ಮಿಲಿ ಹಸುಗಟ್ಟುವ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರಿ.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಟ್ರೈಪಾನ್ ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ಇಥಿಡಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಎಂಬಂತಹ ಡೈಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.ಡೈ ಕೋಶಗಳ ಜೀವಂತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ).ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನದ (ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್) ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟು,ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ,ಇದರಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಿಪೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಳೆತು,ಪಿಪೆಟ್‌ನ ತುದಿಯನ್ನು ಚೇಂಬರ್‌ನ ಬದಿಯವರೆಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ (ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಬರ್ ಮಧ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಅಂತರಕ್ಕೆ).ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.ಚೇಂಬರ್ ತುಂಬಿದಾಗ,ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಬೇಕು.ಚೇಂಬರ್ ತುಂಬಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು.ಮಾದರಿಯು ಚೇಂಬರ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಹರಿದಿದ್ದರೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ,ಚೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯು ಸಮಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ್‌ಗಳು/ಬ್ಲೋಬ್ಸ್(ಬಬಲ್ಗಳು) ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಬೇಕು.ಈಗ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ(ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್‌)ದ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.ಮೊದಲ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಿವೆ,ಆದರೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮವಿದೆ:
"ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಎಡ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಕು ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಬಲ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು"
ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಸೂತ್ರ:
ಜೀವಕೋಶಗಳ ದಟ್ಟಣೆ (ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿ)=(ಒಟ್ಟು ಎಣಿಸಿದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ÷ ಎಣಿಸಿದ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ) × ದ್ರಾವಣದ ದೋಗುಣಿತ × 10,000
ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ
1. ಒಟ್ಟು ಎಣಿಸಿದ ಜೀವಕೋಶಗಳ (ಸೆಲ್ಗಳ) ಸಂಖ್ಯೆ = ಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ (ಸೆಲ್ಗಳ) ಸಂಖ್ಯೆ.
2. ಎಣಿಸಿದ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = ಎಣಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
3. ದ್ರಾವಣದ ದೋಗುಣಿತ = ಮಾದರಿ ಹಸುಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಿದ ದ್ರಾವಣದ ಪ್ರಮಾಣ(ಉದಾ: 1:2 ಎಂದರೆ, ದೋಗುಣಿತ = 2).
4. 10,000 = 1 ಮಿಲಿಲಿಟರ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಾತಾಂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ,ಎಣಿಸಿದ ಜೀವಕೋಶಗಳ (ಸೆಲ್ಗಳ) ಸಂಖ್ಯೆ:200,ಎಣಿಸಿದ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4, ದೋಗುಣಿತ: 2,ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ದಟ್ಟಣೆ = (200 ÷ 4) × 2 × 10,000 = 100,000 (ಕೋಶಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿ) (ಸೆಲ್/ಮಿಲಿ)
ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು 

### ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನದ (ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:
ಈ ಸಾಧನದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 
ರಕ್ತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ(ಹೆಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್‌)ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯೀಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಮಾನತುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಯಿತು. 
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚಣೆ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಕೋಣೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ.ಇದರ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೊದಲು, ಜೀವಕೋಶದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯಾಸಕರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. 
ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಎಣಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.ರಕ್ತಶಾಸ್ತ್ರ(ಹೆಮಟಾಲಜಿ), ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. 
ಇದರ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಎಣಿಕೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. 
ಆದರೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೆಲ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಆಗಮನವು ಈ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ,ಇದು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ವೇಗ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೆಲ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕೊನೆಯದಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ,ಕೋಶ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ (ಹಿಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್) ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಜಾಣ್ಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೆಲ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ಆಧುನಿಕ ಜೀವಕೋಶ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
  
### ಉಲ್ಲೇಖಗಳು:
## ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 
ವರ್ಗ:ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು