ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ

ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್.]]

**ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ** (ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಲಾಗರ್, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ (ಐಚ್ಛಿಕ) ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೌರ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧಕ ಆವರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂರಚನೆಯು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಗೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂತರದ, ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.  

ಹಿಂದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌರ ಫಲಕ, ಗಾಳಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರದ ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. 

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ: ಇದು ದೂರದ, ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

## ಸಂವೇದಕಗಳು
 ನಿಲ್ದಾಣ.]]

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು:

* ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್
* ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅನಿಮೋಮೀಟರ್
* ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವಿಂಡ್ ವ್ಯಾನ್
* ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್
* ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಾರೋಮೀಟರ್

ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು:

* ಮೋಡದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸೀಲೋಮೀಟರ್
* ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಸಂವೇದಕ ಅಥವಾ ಗೋಚರತೆ ಸಂವೇದಕ
* ದ್ರವ-ಸಮಾನ ಮಳೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮಳೆ ಮಾಪಕ
* ಹಿಮದ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಹಿಮ ಆಳ ಸಂವೇದಕ
* ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪೈರಾನೋಮೀಟರ್

ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮೋಡಗಳ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಯ ಮಾಪನಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಮಕ್ಕೆ, ಗೇಜ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ, ಮಂಜು ತೇಪೆಗಳಂತಹ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸಲ್ಪಡದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹವಾಮಾನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನೇತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉಪಕರಣಗಳು, ಆವರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಳೆಯಲಾದ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ತಪ್ಪು ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಹವಾಮಾನೇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.

## ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್
ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ, ಒಳಹರಿವು, ಸಂವಹನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ (ಇರುವೆಗಳು, ಇಲಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ), ತೇವಾಂಶ, ಉಪ್ಪು ಗಾಳಿ, ಮರಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

* ಮಾಪನ: ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್ ಪ್ರತಿ ಸಂವೇದಕದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (ಸರಾಸರಿ, ನಿಮಿಷ, ಗರಿಷ್ಠ ...).
* ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುಎಸ್ಡಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
* ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು: ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
* ಸಂವಹನ: ಡೇಟಾ-ಲಾಗರ್ ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಎಂ, ಜಿಪಿಆರ್‌ಎಸ್, ಆರ್‌ಟಿಸಿ, ವೈ-ಫೈ, ಯುಎಸ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್ -೨೩೨ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

## ಆವರಣಗಳು
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಆವರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ನಿರೋಧಕ ಫೈಬರ್‌ಗ್ಲಾಸ್, ಎಬಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಬಿಎಸ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇ‌ನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

## ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಏರುವ ಕೋನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಗೋಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಬರುವ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಪೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಗಾಳಿ ಟರ್ಬೈನ್‌ನಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಸಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್‌‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಸಕ್ರಿಯ ಸಂವೇದಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. 

## ಮಾಸ್ಟ್
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಎತ್ತರಗಳು ೨, ೩, ೧೦ ಮತ್ತು ೩೦ ಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಇತರ ಗಾತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

* ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ೨-ಮೀಟರ್ (೬.೬ ಅಡಿ) ಮಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು (ಗೋಧಿ, ಕಬ್ಬು ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಳೆಯಲು ೩ ಮೀಟರ್ (೯.೮ ಅಡಿ) ಮಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್‌ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಮರಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ೧೦ ಮೀಟರ್ (೩೩ ಅಡಿ) ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನ ನಿಯತಾಂಕವೆಂದರೆ: ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು.
* ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ದೂರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ೩೦ ಮೀಟರ್ (೯೮ ಅಡಿ) ಮಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ೩೦, ೧೦ ಮತ್ತು ೨ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ೨ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

## ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ
* ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ
* ಮೆಸೊನೆಟ್
* ಸಹಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಕ

## ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
ವರ್ಗ:ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ