Nivelmezurilo

[eta|Nivelmezuriloj per [kondensilo|kapacitilaj sentiloj]]
**Nivelmezurilo** estas aparato, kiu kontrolas la nivelon (grado de alto, rilate al kompara horizontala ebeno) de fluaĵoj.

En la kategorio de nivelmezuriloj estas tiuj, kiuj signalas superpleniĝon aŭ malpleniĝon de likvo en tanko per nivelŝaltiloj (per kontakto) aŭ kiuj indikas pli precize la nivelon per analoga nivelmezurilo.

## Konduktebleca nivelŝaltilo por solidaj materioj
Transpaŝi de difinita nivelo estas mezurata per rezistŝanĝo inter la sentilo kaj la metala vando aŭ inter du sentiloj sekve de la manko aŭ la ĉeesto de kondukta produkto.
En metala barelo aŭ tanko kun elektraj konduktaj materioj estas muntita parta izolita mezursondilo.
Se la produkto ne tuŝus la sondilon, la rezisto inter la elektra rezistoro kaj la tankvando havus
relativan altan valoron. Kiam la nivelo leviĝas kaj la kondukta produkto faras konekton inter la sondo kaj la tankvando, la valoro de rezisto malgrandiĝos. La rezistdiferenco estas sensita per konduktebleca amplifikatoro. Sub manko de metala vando estas uzita du sondoj.

## Vibro- kaj sonfokonivelŝaltilo por fluidoj kaj solidaj materioj
La sonforkŝaltiloj konsistas el simetriaj vibroforketoj. La bazo de vibroforketo estas membrano, kiu estas parto de flanĝo. Tiamaniere la procezparto konsistas el unu metala peco. La vibroforketo piezoelektre vibrigas per membrano kun resonadfrekvenco de 400 Hz por vibroforketo kaj ĉirkaŭ 120 Hz por sonforketo.

*Vibroforketo en fluidoj*
La dimensiado de vibroforketo estas kiel, ke la resonadfrekvenco ĉe dronigo ŝovas ĉirkaŭ 20 % (80 Hz).
Ricevkristalo sensas la resonadfrekvencon kaj per komparada cirkvito estas detektita frekvencforŝoviĝo.

*Sonforketo en solidaj materioj*
Jam ĉe malgranda dampado per solidaj materioj la sonforketo haltos vibri.
Tiamaniere la sonforketo estas uzata kiel nivelŝaltilo.

## Kapacita nivelŝaltilo aŭ mezurilo por fluidoj kaj solidaj materioj
La kapacitvaloro inter la mezursondilo kaj la kontraŭsondilo, ofte la vando de tanko aŭ silo,
sub la manko aŭ la ĉeesto de produkto estas mezuro de nivelo. Ĉi tiu metodo estas aplikebla
kiel nivelŝaltiloj kaj kiel nivelmezuriloj.

## Ultrasona nivelmezurilo por fluidoj kaj solidaj materioj 
La mezurprincipo baziĝas sur validodaŭra mezurado kaj reflektado de ultrasonaj ondoj.

## Hidrostatika nivelmezurilo por fluidoj
Ĉi tiu mezurilo mezuras la hidrostatikan premon de fluidkolono helpe de relativa premsentilo.
La hidrostatika premsensilo konsistas el mezurmembrano, kiu praktike ĉiam estas hidraŭlike kuplita
kun kapacita aŭ rektalona sentilo. Ĉe la kapacita sentilo, la malgranda membrantranslokado estas
mezurata per kondensatoro. Ĉe la rektalona sensilo estas mezurata rezistdiferenco.
Kompreneble, la hidrostatika nivelmezurilo mezuras mason kaj donas nur reproduktebla nivelo
ĉe konstanta denso.

## Mikroonda aŭ radara nivelmezurado en fluidoj
Radarmezurilo konsistas el kombinataj sendilo kaj ricevilo en la atingpovo de GHz per kiuj estas
mezurata la validodaŭro de elsendita kaj, per la fluidsurfaco, reflektita mikroonda pulso.
La validodaŭro estas rekta mezuro de la nivelo en la tanko. La rapideco de mikroondoj estas
maldependita de premo, temperaturo, dampvariacioj, polvo aŭ nebulo. Kontraŭe la uzado de
ultrasona ondoj estas necese ke la mezurata produkto havas dielektrikan konstanton por ebligi la diferencon inter
la gasa kaj la fluida fazo.

## Mikroonda aŭ radara nivelmezurado en solidaj materioj
Nivelmezuro en solidaj materioj aŭ pulvoroj ĝis grajnograndeco de 20 mm
estas farata per mezuri la validodaŭron de mikroondo, kiu estas kondukita tra drato.
La intersekcio de drato kaj la produktsurfaco reflektas la mikroondon sekve la ŝanĝo de
dielektrikan konstanton.

## Gamaradia nivelŝaltilo kaj mezurilo
Gamamezurilo konsistas el sendilo kaj ricevilo, kiu estas muntitaj kontraŭe.
La sendilo estas radioaktiva izotopo (Kobalto 60 aŭ Cezio 70) en hermeta fermita kapsulo.
La ricevilo (Geiger-Muller numeratoro) mezuras aliflanke malgrandan radiadintensecon ĉe la manko
de produkto. Kiam, inter la sendilo kaj la ricevilo, akumuliĝas produkto, la radiadintensecon plimalaltiĝas
kaj la mezurilo signalas nivelleviĝon.

## Ceteraj nivelmezurteĥnikoj
eta|160ra|Nivelmezuro per plonĝilo

Ankaŭ ekzistas:
* Mezuroj kun sondbastono
* Mezuro per niveltubo
* Flosiltmezuro (vidu fig.)

Kategorio: Mezuriloj
Kategorio: Sensiloj