ওহম-মিটার

সংযোগ=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ohmmeter.jpg|থাম্ব|একটি অ্যানালগ ওহমিটার

**ওহমিটার** একটি বৈদ্যুতিক উপকরণ যা বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের পরিমাপ করে (বৈদ্যুতিক স্রোতের প্রবাহে কোনও পদার্থ দ্বারা প্রদত্ত বিরোধীতা)। মাইক্রো ওহমিটার (মাইক্রোহোমিটার বা মাইক্রো ওহমিটার) কম প্রতিরোধের পরিমাপ করে। মেগোহমিটার (এছাড়াও একটি ট্রেডমার্কড ডিভাইস মেগার) প্রতিরোধের বৃহত মানগুলি পরিমাপ করে। প্রতিরোধের জন্য পরিমাপের এককটি ওহমস (Ω)।
## ডিজাইন বিবর্তন
প্রথম ওহমিটারগুলি এক ধরনের মিটার চলার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল যাকে 'রেডিওমিটার' নামে পরিচিত ৷ এগুলি পরের যন্ত্রগুলিতে গ্যালভানোমিটার প্রকারের আন্দোলনের সাথে সমান ছিল, তবে চুলের ছাপের পরিবর্তে পুনরুদ্ধারকারী বল সরবরাহ করার পরিবর্তে তারা 'লিগমেন্টস' পরিচালনা করে। এগুলি আন্দোলনে কোনও নেট আবর্তনকারী শক্তি সরবরাহ করে না। এছাড়াও, আন্দোলন দুটি কয়েল দিয়ে ক্ষত হয়েছিল। এক ব্যাটারি সরবরাহের জন্য সিরিজ প্রতিরোধকের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল। দ্বিতীয়টি একই ব্যাটারি সরবরাহের সাথে দ্বিতীয় প্রতিরোধক এবং পরীক্ষার অধীনে রোধকের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল। মিটারের ইঙ্গিতটি দুটি কয়েল দিয়ে স্রোতের অনুপাতের সাথে আনুপাতিক ছিল। এই অনুপাতটি পরীক্ষার অধীনে প্রতিরোধকের মাত্রার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থাটির সুবিধাগুলি দ্বিগুণ ছিল। প্রথমত, প্রতিরোধের ইঙ্গিতটি ব্যাটারি ভোল্টেজের সাথে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল (যতক্ষণ না এটি আসলে কিছু ভোল্টেজ তৈরি করে) এবং কোনও শূন্য সমন্বয় প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত, যদিও প্রতিরোধের স্কেলটি অ লিনিয়ার ছিল, স্কেলটি সম্পূর্ণ ডিফ্লেশন রেঞ্জের উপরে সঠিক ছিল। দুটি কয়েল বিনিময় করে দ্বিতীয় পরিসীমা সরবরাহ করা হয়েছিল। এই স্কেলটি প্রথমটির তুলনায় বিপরীত হয়েছিল। এই ধরনের উপকরণের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল পরীক্ষার লিডগুলি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে এটি একটি এলোমেলো প্রতিরোধের মানটি নির্দেশ করে চালিয়ে যেতে থাকবে (যার ক্রিয়াটি চলাচল থেকে ব্যাটারিকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল)। এই ধরনের ওহমমিটারগুলি কেবল কখনও প্রতিরোধের মাপ দেয় কারণ এগুলি সহজেই কোনও মাল্টিমিটার ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। ইনসুলেশন পরীক্ষকরা যে একই হাতের ক্র্যাঙ্কড জেনারেটরের উপর নির্ভর করেছিল একই নীতিতে চালিত হয়েছিল। এটি নিশ্চিত করে যে ইঙ্গিতটি আসলে উৎপাদিত ভোল্টেজের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।

পরবর্তী ওহমমিটার ডিজাইনগুলি প্রতিরোধের মাধ্যমে বর্তমানের পরিমাপ করার জন্য গ্যালভানোমিটারের মাধ্যমে প্রতিরোধের একটি ভোল্টেজ প্রয়োগ করার জন্য একটি ছোট ব্যাটারি সরবরাহ করে (ব্যাটারি, গ্যালভানোমিটার এবং প্রতিরোধের সমস্ত সিরিজের সাথে সংযুক্ত)। গ্যালভানোমিটারের স্কেল ওহমগুলিতে চিহ্নিত ছিল, কারণ ব্যাটারি থেকে স্থির ভোল্টেজ আশ্বাস দিয়েছিল যে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে মিটারের মাধ্যমে কারেন্ট (এবং তাই বিভ্রান্তি) হ্রাস পাবে। ওহমিটারগুলি নিজেরাই সার্কিট তৈরি করে, সুতরাং সেগুলি একত্রিত সার্কিটের মধ্যে ব্যবহার করা যায় না। এই নকশাটি পূর্ব ডিজাইনের তুলনায় অনেক সহজ এবং সস্তা এবং একটি মাল্টিমিটার ডিজাইনের সাথে সংহত করার জন্য সহজ ছিল এবং ফলস্বরূপ অ্যানালগ ওহমমিটারের সবচেয়ে সাধারণ রূপ ছিল। এই ধরনের ওহমিটার দুটি সহজাত অসুবিধায় ভোগে। প্রথমত, পরিমাপের পয়েন্টগুলি একসাথে সংক্ষিপ্ত করে এবং প্রতিটি পরিমাপের আগে শূন্য ওহমস ইঙ্গিতের জন্য একটি সমন্বয় সম্পাদন করে মিটারটি শূন্য করা দরকার। এটি কারণ বয়সের ভোল্টেজ যেমন বয়সের সাথে হ্রাস পাচ্ছে, পুরো প্রতিচ্ছবিতে শূন্য ইঙ্গিতটি বজায় রাখতে মিটারের সিরিজ প্রতিরোধের হ্রাস করতে হবে। দ্বিতীয়ত এবং প্রথমত ফলস্বরূপ, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরীক্ষার অধীনে প্রদত্ত যে কোনও প্রতিরোধকের জন্য প্রকৃত প্রতিচ্ছবি পরিবর্তন হয়। এটি কেবলমাত্র স্কেলের কেন্দ্রেই সঠিক থাকে, এ কারণেই এই ধরনের ওহমিটার ডিজাইনগুলি সর্বদা "কেবলমাত্র কেন্দ্রের স্কেলে" নির্ভুলতার উদ্ধৃতি দেয়।

আরও সঠিক ধরনের ওহমিটারের একটি বৈদ্যুতিন সার্কিট রয়েছে যা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে একটি ধ্রুবক বর্তমান (I) কেটে যায় এবং অন্য একটি সার্কিট যা প্রতিরোধের ওপারে ভোল্টেজ (v) পরিমাপ করে। এই পরিমাপগুলি অ্যানালগ ডিজিটাল রূপান্তরকারী (অ্যাডিসি) দিয়ে ডিজিটাইজড করা হয় যার পরে কোনও মাইক্রোকন্ট্রোলার বা মাইক্রোপ্রসেসর ওহমের আইন অনুযায়ী বর্তমান এবং ভোল্টেজের বিভাজন তৈরি করে এবং তারপরে ব্যবহারকারীকে প্রতিরোধের মানটি পড়ার জন্য একটি ডিসপ্লেতে এগুলি ডিকোড করে দেয় ' তাত্ক্ষণিকভাবে পরিমাপ। যেহেতু এই ধরনের মিটারগুলি ইতোমধ্যে একযোগে বর্তমান, ভোল্টেজ এবং প্রতিরোধের পরিমাপ করে, এই জাতীয় সার্কিটগুলি প্রায়শই ডিজিটাল মাল্টিমিটারে ব্যবহৃত হয়।
## See also
* অ্যামিটার
* ইলেকট্রন বিজ্ঞান
* তড়িৎ বর্তনী
* গ্যালভানোমিটার

## তথ্যসূত্র

## বহিঃসংযোগ

* ''DC Metering Circuits'' chapter from ''Lessons In Electric Circuits Vol 1 DC'' free ebook and ''Lessons In Electric Circuits'' series.

বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক মিটার
বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা
বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিন পরীক্ষার সরঞ্জাম
বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক রোধ ও পরিবাহিতা