Piknometr

**Piknometr** — Laboratoriyalarda istifadə olunan və ya bir elementin həcmini və ya sıxlığını ölçmək üçün istifadə olunan bir qabdır. Öz növbəsində, sözügedən elementin temperaturunu bilməyə imkan verir. Piknometr böyük kömək edir, çünki kimyəvi dünyadakı ən dəqiq ölçmə cihazlarından biridir. Bu səbəbdən də bir çox alimlər laboratoriya təcrübələrində daha dəqiq olmasına imkan verdiyi üçün belə bir cihazdan istifadə etməyi üstün tuturlar. Piknometr tipik olaraq bu alət şüşədən hazırlanır və dəqiq ölçməyə imkan verən və bir çox problemə səbəb ola biləcək tökülmə qəzalarının qarşısını alan bir kapilyar olan bir qab və yer qapağından ibarətdir. Piknometrdən bir termometrlə birlikdə istifadə etmək çox qanunauyğundur, çünki bu şəkildə çalışdığınız maddənin temperaturu da eyni zamanda ölçülə bilər. Piknometrlərin bir çox növü var, lakin ən çox istifadə edilənlərdən biri qaz piknometridir. Bu alət keramika, əczaçılıq maddələri, metal tozlar, sement, neft koku və digərləri kimi qatı elementləri analiz edə bilir. Məsaməsiz qatılar halında, piknometr onların hissəciklərinin sıxlığını ölçür. Piknometrin əsas vəzifəsi həm maye, həm də bərk maddənin həcminin ölçülməsidir. Bu nəticəni əldə etməyin bir çox yolu var. Bu laboratoriya cihazı çox dəqiq olduğu üçün xüsusilə məktəblərdə geniş istifadə olunur. Piknometr məsaməli qatı elementlərin sıxlığını ölçmək üçün istifadə edildikdə, ölçülən element əvvəlcə maddənin bütün məsamələrini açmaq üçün əzilməlidir ki, nəticədə istənilən göstəricilər səhv olmasın.

## Piknometr növləri
Müxtəlif materiallardan ibarət piknometrlər var və hər biri spesifik maddələrin təhlili və ölçülməsi üçün istifadə olunur. Ən çox istifadə olunan materiallardan bəziləri:

— şüşə

— Metal

— Paslanmaz polad

## Piknometr xüsusiyyətləri
Piknometr müxtəlif ölçülü və müxtəlif materiallarda mövcud olan bir laboratoriya alətidir. Bəziləri, təcrübə zamanı maddənin keçirdiyi istilik dəyişikliyini kompensasiya edə bilən daxili bir temperatur sensörü ilə təchiz olunmuşdur. Digər tərəfdən, bəzi piknometrlərdə quraşdırılmış məlumat saxlama və ya avtomatik kalibrləmə var ki, bu da laboratoriyalarda kimyəvi elementlərin ölçülməsi üçün vacib məlumatlar üzərində işləyərkən faydalıdır. Bu alət üçün müxtəlif ölçülər var və hamısı ölçülən və ya çəkilən maddəyə və ya əşyaya görə dəyişir. Qalın və ya qatı maddələrindən (boya kimi) danışdıqda, normal olaraq təxminən 25ml ilə 50ml arasında dəyişən bir piknometr istifadə olunur. Daha az özlülü maddə olduqda, sıxlığı daha az olacağından 25 ml-dən 30 ml-ə qədər olan piknometrlər istifadə olunur. Piknometr nəticələrini ifadə etmək üçün aşağıdakı vahidlərdən istifadə edirlər: kq / m3, g / sm3.

## Qaz piknometri
Qeyd etmək lazımdır ki, Əbu Raihan Məhəmməd əl-Biruni tərəfindən yaradılmış bir qaz və ya helium piknometri adlanan bir piknometr növü var. Bu tip cihaz qravimetriyanı müəyyən bir temperatur altında qatı və ya maye maddələrin ölçülməsi üçün əsas vasitə kimi istifadə edir. Xüsusilə gözenekli materiallarla istifadə olunur və həqiqi sıxlığını ölçməyə imkan verir. Bu vasitə kimyəvi laboratoriyalarda ən çox istifadə edilən vasitələrdən biridir. Həm də bir çox məktəblərdə bu aləti həm qatı həm də maye kimyəvi maddələrin sıxlığını ölçərkən dəqiqliyi səbəbindən istifadə edir.

## Piknometr necə istifadə olunur?
Bu cihazı istifadə etməyin ən asan yolu torpaq tıxacını çıxarmaq və maddəni (maye) piknometr qabına tökməkdir. Qapağı yenidən taxdığınız zaman maddə qapağın içindən içəridəki kapilyara yüksələcəkdir. Bəzi piknometrlər bu mexanizmə sahib deyillər, əksinə işarəli olan uzun, boğazlı bir boyuna malikdirlər. Bu vəziyyətdə, maddə işarəyə qədər tökülür və orada həcmi ölçülə bilər. Həcmi düzgün ölçmək üçün distillə edilmiş su əlavə edin. Qapaq qoyulduqda üstü bir az tökülənə qədər bütün qab distillə edilmiş su ilə doldurulmalıdır. Distillə edilmiş su piknometrə tökülərkən hava baloncuklarının qalmaması vacibdir, çünki bu, son nəticələrdə köklü bir dəyişikliyə səbəb ola bilər. Normalda təkcə suyun həcmi ölçülməli və daha sonra analiz ediləcək maddənin həcmi distillə edilmiş su ilə birlikdə ölçülməlidir. Həcmin nəticəsi ilə bir dəfə maddənin sıxlığının və ya ümumi çəkisinin nə qədər olmasının yekun nəticəsi alınacaqdır.

## İstinadlar