مقياس معامل الجودة

**مقياس معامل الجودة** Q وبالإنجليزية Q.Meter

جهاز معالجة معامل الجودة Q هو جهاز صمم بخاصة لقياس معامل الجودة Q للملف، وكذلك لقياس الخواص الكهربائية للملفات والمكثفات

## مقدمة
**بالإنجليزية : Q.Meter**
تصغير|الدائرة التخطيطية لمقياس معامل الجودة
يجب أن تعرف كل أن ملف حثي له كمية معينة من المقاومة، وأن مقاومة الملف هذه يجب أن تكون أقل ما يمكن، وتكون النسبة بين مفاعلة التوصيل والمقاومة الفعالة تُسمى معامل الجودة أو معامل Q للملف.

Q=\frac{XL}{R} = \frac{\omega L}{R}

والمطلوب أن تكون قيمة Q عالية لأن ذلك يعني ممانعة توصيل عالية ومقاومة منخفضة، وأما في حالة أن تكون قيمة Q منخفضة يبين ذلك أن قيمة مركبة المقاومة عالية نسبياً، وبالتالي يتواجد فقد كبير نسبياً في القدرة.

والمقاومة الفعالة للملف تختلف عن مقاومة التيار المستمر DC وذلك بسبب التيار الدوامي والتأثيرات السطحية، وتتغير بطريقة معقدة مع التردد، ولهذا السبب فنادراً ما تحسب Q بتعيين كل من L ، R.

وإحدى طرق قياس Q الممكنة هي باستخدام قنطرة التوصيل، ولكن دوائر مثل هذه القنطرة نادراً ما تكون قادرة على إعطاء قياسات دقيقة عندما تكون Q عالية، وفي هذه الحالة فإن أجهزة خاصة تستخدم لهذا الغرض.

وجهاز معالجة معامل الجودة Q هو جهاز صمم بخاصة لقياس معامل الجودة Q للملف، وكذلك لقياس الخواص الكهربائية للملفات والمكثفات، وهذا الجهاز يعمل على أساس رنين التوالي، بمعنى أنه في حالة رنين لدائرة توالي AC، فإن الجهد على المكثف يساوي الجهد المسلط QX للدائرة، فإذا كان الجهد المسلط على الدائرة يبقى ثابتاً عندئذٍ فإن الولتميتر الموصل عبر المكثف يمكن أن يًعاير لكي يُعطي قيمة Q مباشرة.

ويستخدم مذبذب واسع المدى (50KHZ → 50MHZ) كمغذي لقدرة الدائرة، ويتم قصر خرج المذبذب بمقاومة منخفضة القيمة، وعادةً ما تكون في حدود 0.02Ω ولذلك فهي تمثل تقريباً اللا وجود لمقاومة Rsh في دائرة المذبذب، وتمثل مصدر جهد ذات مقاومة صغيرة أو مهملة تقريباً، ويتم قياس الجهد على المقاومة الصغيرة Rsh ، V بواسطة مقياس ازدواج حراري، ويُقاس الجهد على المكثف V2 بواسطة فولتميتر إلكتروني.

ولتنفيذ عملية القياس فإن الملف المجهول يُوصل إلى أحد أطراف الاختبار للجهاز، وتولف الدائرة على الرنين وذلك إما بتغير تردد المذبذب، أو بالتغير في قيمة مكثف الرنين C، وتؤخذ قراءات الجهود على المكثف C، وعلى مقاومة التوازي Rsh.

ويتم الحصول على معامل الجودة للملف كالتالي :

من تعريف معامل الجودة Q للملف

Q = \frac {X_L}{R}

إذن :

عندما تكون الدائرة في حالة الرنين

 X_L = X_C 

أو

 IX_L = IXC = V_C 

 VI = IR 

إذن :

Q = \frac {X_L}{R} = \frac {IX_L}{IR} \frac {V_C}{V} 

ومعامل الجودة يسمى دائرة الـــ Q، لأن هذا القياس يشمل مفاقيد مكثف الرنين، الفولتميتر، ومقاومة التوازي Rsh، وبالتالي فإن معامل الجودة Q الحقيقي للملف سيكون أكبر قليلاً من الذي تم حسابه، وهذا الفرق صغير جداً ويمكن إهماله، ما عدا عندما تكون مقاومة الملف تحت الاختبار صغيرة نسبيا بالمقارنة بمقاومة Rsh.

كما أنه يمكن حساب حث الملف من القيم المعلومة للتردد F، ومكثف الرنين C كالآتي :

في حالة الرنين :

 X_L = X_C 

أو

 2\pi fL \frac{1}{2\pi fc} 

أو

 L = \frac{1}{(2\pi f)^2 c} 

## قياس مكونات المعاوقة المنخفضة
مكونات المعاوقة المنخفضة، مثل القيم المنخفضة للمقاومات، الملفات الصغيرة، أو قيمة المكثف العالية، تُقاس على التوالي بدائرة القياس.

تُوصل المعاوقة Z على التوالي بالملف العياري والمعلوم له قيمة كلٍ من L ، R بدقة.

**كيفية قياس مكونات المعاوقة المنخفضة**

**أولاً** :

تتم عملية القياس بقصر الطرفين لمكونات المعاوقة المنخفضة تحت القياس، ويوضع المكثف في الوضع C1 من أجل حدوث حالة الرنين للدائرة :

في هذه الحالة :

 X_L = X_{C1} 

أو

\omega L = \frac {1}{\omega c_1}

مهملاً مقاومة دائرة القياس

Q_1 = \frac {\omega L}{R} = \frac {1}{\omega C_1R} 

وأيضاً

 R = \frac {X_L}{Q_1} = \frac {X_{C1}}{Q_1} 

**ثانياً** :

تتم عملية القياس بفتح المفتاح عبر مكونات المعاوقة تحت القياس Z ويوضع المكثف في الوضع C2، من أجل حدوث حالة الرنين للدائرة.

وفي هذه الحالة :

 X_L + X_m = X_{c2} 

حيث Xm هي ممانعة الدخول المجهولة

أو

 X_{c1} + X_m = X_{c2} 

حيث :  X_{c1} = XL 

 X_m = Xc2 - Xc1 

 = \frac {1}{\omega C_2} = \frac {1}{\omega C_1} 

 X_m = \frac {C_1 - C_2}{\omega C_1 C_2}  

فإذا كانت المعاوقة المجهولة عبارة عن حث منخفض

 L_m = \frac {C_1 - C_2}{\omega C_1 C_2}  

Xm سوف تكون حثية عندما تكون C2  C

وقيمة المقاومة Rm للمعاوقة المجهولة يمكن أن تحدد كالتالي :

حيث R2 هي المقاومة الكلية للدائرة

 R_2 = \frac {Xc_2}{Q_2}  

 R = \frac {Xc_1}{Q_1}  

 R_2 = R + R_m  

إذن

 R_m = R_2 - R 

  = \frac {Xc_2}{Q_2} - \frac {Xc_1}{Q_1} 

  = \frac {1}{\omega C_2 Q_2} - \frac {1}{\omega C_1 Q_1} = \frac {C_1 Q_1 - C_2 Q_2}{\omega C_1 C_2 Q_1 Q_2 } 

فإذا كانت المعاوقة أومية تماماً، عندئذٍ فإن توليف المكثف سوف يبقى هو نفسه لكلا القياسين بمعنى أن :

 C_1 = C_2 

 R_m = \frac {Q1 - Q2}{\omega C1Q1Q2}  

Q1 ، Q2 يتم تعيينهما من بيانات الفولتميتر المتصل عبر مكثف التوليف C، وجهد التغذية.

ومعامل الجودة Q للمعاوقة يمكن تحديده بالتعريف أي أن :

 Q_m = \frac {X_m}{R_m}  

  = \frac {\frac {(C_1 - C_2}{\omega C_1 C_2}}{\omega C_1 C_2 Q_1 Q_2}  

إذن

 Q_m = \frac {(C_1 - C_2) Q_1 Q_2}{C_1 Q_1 - C_2 Q_2}  

وإذا كانت المعاوقة المجهولة هي مكثف كبير

 Cm = \frac {1}{\omega X_m} = \frac {\omega c_1 c_2}{\omega (c_1 - C_2)} = \frac {c_1 c_2}{c_1 - c_2} 

ومعامل الجودة للمكثف يمكن أن يُحدد من العلاقة التالية :

 Q = \frac {(C_1 - C_2) Q_1 Q_2}{C_1 Q_1 - C_2 Q_2}  

## قياس مكونات المعاوقة العالية
مكونات المعاوقة العالية مثل قيمة المقاومات العالية، وقيم الحث العالية، والقيم المنخفضة للمكثفات، يتم قياسها بتوصيلهم على التوازي بدائرة القياس.

تُقاس المعاوقة المجهولة بدلالة مكوناتها المتوازية Rm ، Xm

ويتم القياس أولاً بدون توصيل المعاوقة المجهولة، وقراءة مكثف الرنين مع الملف العياري في الدائرة. ويتم حساب معامل Q للدائرة ونفرض أن قيمها Q1 ، C1 على الترتيب، والقياس بالثاني يتم بعد وضع المعاوقة المجهولة بالدائرة، ونحصل على القيمة الجديدة لمكثف الرنين، ونعين القيمة الجديدة لمعامل الجودة Q ونفرض أن القيم الجديدة هي Q2 ، C2.

* ففي الحالة الأولى أي في حالة عدم توصيل المقاومة المجهولة في الدائرة، تحت ظروف الرنين :

 \omega L = \frac {1}{\omega C_1}  

 Q = \frac {\omega L}{R} = \frac {1}{\omega C_1 R} 

* أما في الحالة الثانية عندما تُوضع المعاوقة المجهولة في الدائرة وتحت ظروف الرنين فإن ممانعة الملف العياري سوف تساوي ممانعات التوازي لمكثف الرنين Xc2 وممانعة المعاوقة المجهولة Xm.

 X_L = \frac {Xc_2 X_m}{Xc_2 + X_m}  

 X_L (Xc_2 + X_m) = Xc_2 .X_m  

أو
 
 X_m = \frac {X_L..Xc_2}{Xc_2 - X_L} = \frac { \frac {1}{\omega C_2}  \frac {1}{\omega C_1} }{\frac {1}{\omega C_2}  \frac {1}{\omega C_1}} 

أو

 X_m = \frac {1}{\omega (c_1 - C_2)}  

فإذا كانت الممانعة للمعاوقة المجهولة سعوية

 X_m = \frac {1}{\omega C_m}  

أو

 C_m = \frac {1}{\omega X_m} = C_1 - C_2  

وتكون المعاوقة الكلية RT سوف تساوي حاصل ضرب معامل الجودة Q للدائرة الكلية، والممانعة للملف العياري عند حالة الرنين :

 R_T = Q_2.X_L  

أو

 R_T = Q_2.X_{C1} = \frac {Q_2}{\omega C_1}   

وتعين قيمة مقاومة المعاوقة المجهولة Rm بمقارنة الموصلات في الدائرة.

إذاً الموصلية الكلية لدائرة الرنين

 G_T = G_m + GL   

حيث Gm موصلية المعاوقة المجهولة، و GL موصلية الملف العياري ويساوي ( L2 ω2 + R\R2 )

إذن

 \frac {1}{R_T} = \frac {1}{R_m} + \frac {R}{R^2 + \omega^2 L^2}   

أو

 \frac {1}{Rm} = \frac {\omega C_1}{Q_2} - ( \frac {1}{R} ) [\frac {1}{1 + \frac {\omega^2 L^2}{R^2}}]  

  \frac {1}{Rm} = \frac {\omega C_1}{Q2} - \frac {1}{R} (\frac {1}{1 + Q_2^{1} }) 

وعادةً ما تكون قيمة Q1 عالية القيمة لذا فإن  Q_2^{2} + 1  يمكن أن تؤخذ على أنها  Q_2^{2} 

إذن

  \frac {1}{R_m} = \frac {\omega C_1}{Q_2} - \frac {1}{RQ_1^{2}} 

أو

  \frac {1}{R_m} = \frac {\omega C_1}{Q_2} - \frac {1}{RQ_1 .\frac {1}{\omega C_1R} } 

  = \frac {\omega C_1}{Q_2} - \frac {\omega C_1}{Q_1} 

  = \frac {\omega C_1 Q_1 - \omega C_1 Q_2}{Q_1 Q_2}  

  = \frac {\omega C_1 - (Q_1 - Q_2)}{Q_1 Q_2}  

أو أن Rm =

 or Rm = \frac {Q_1 Q_2}{\omega C_1 (Q_1 - Q_2)}  

ويكون معامل الجودة Q للمعاوقة المجهولة هو

 Qm = \frac {Rm}{Xm} = \frac {\frac {Q_1 Q_2}{\omega C_1 (Q_1 - Q_2)}}{\frac {1}{\omega (C_1 - C_2)}} 

 Qm = \frac {(C_1 - C_2) Q_1 Q_2}{C_1 (Q_1 - Q_2)}  

## الأخطاء

سوف نناقش الأخطاء في العمليات السابقة في التالي :

### أخطاء نتيجة تقسيم السعات

Error due to distributed capacitance

إن السعة المقسمة أو السعة الذاتية لدائرة القياس تعطي خطأً في القياس، وهي تمثل أهم مصدر للخطأ، فهذا الخطأ يؤثر على القيمة الفعلية لــ Q، وكذلك يؤثر على حث الملف، فالسعة المقسمة أو السعة الذاتية Cd للملف يمكن قياسها وذلك بعمل عمليتي قياس عند ترددات مختلفة.

حيث يُوصل الملف تحت الاختبار مباشرة بأطراف اختبار دائرة القياس، ويولف مكثف الرنين على الرنين عند عند ترددين مختلفين نفرض أنهما f1 ، f2 ( وعادةً ما يؤخذ f2 ضعف f1 أي أن 2f1 = f2 )

ونفرض أن قيم مكثف الرنين هي C2 ، C1 عند الترددات f2 ، f1 على الترتيب .

 f_1 = \frac {1}{2\pi \sqrt {L(C_1 + C_d)}}  

 f_2 = \frac {1}{2\pi \sqrt {L(C_2 + C_d)}}  

وبما أن f2 = 2f1 فإن

   \frac {1}{2\pi \sqrt {L(C_2 + C_d)}} = \frac {2}{2\pi \sqrt {L(C_1 + C_d)}} 

  so \frac {1}{C_2 + C_d} = \frac {4}{C_1 + C_d} 

  or C_d = \frac {C_1 - 4C_2}{3}  

والسعة المقسمة تقلل القيمة الفعالية لـــ Q الخاصة للملف، والفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية تعتمد على قيمة السعة المقسمة، وقيمة مكثف الرنين، والقيمة الحقيقية لـــ Q نحصل عليها من العلاقة التالية :

القيمة الحقيقية لـــ Q

  Q = Q_e (\frac {C - C_d}{C})  

حيث أن
* Q2 هي القيمة الفعالة لـــ Q الخاصة بالملف والتي عادةً ما تعتبر القيمة المبنية C.
* Q هي مكثف الرنين.
* Cd هي السعة المجزأة.

### خطأ نتيجة الحث المتبقي للجهاز

Error due to inductance

وهذا النوع من الحث المتبقي صغير جداً وفي حدود 0.015uH ولذلك فإنه يؤثر فقط في قياس المحثات الصغيرة جداً، مثلاً محثات ذات قيمة أقل من 0.5uH

### أخطاء نتيجة مقاومة التوازي

Error due to shunt resistance

مقاومة التوازي Rsh الخاصة بدائرة قياس الـــ Q تقدم خطأ فقط عندما تكون مقاومة ملف الاختيار مقارنة بقيمة مقاومة التوازي مثال ذلك ملف مقاومة 0.2Ω تقاس بمقاومة التوازي 0.2Ω وإلا تكون مقاومة التوازي Rsh صغيرة جداً، ويمكن إهمالها كما في حالة قياس Q لملف مقاومته 20Ω واستخدام مقاومة التوازي Rsh تساوي 0.02Ω

### أخطاء نتيجة توصيلة Q فولتميتر

Error due to conductance of Cp-Voltmeter

ينتج هذا الخطأ نتيجة تأثير التوازي لتوصيلة الفولتميتر المتصل عبر مكثف الرنين عند الترددات العالية، ولكن هذا الخطأ صغير جداً بحيث يمكن إهماله

## المواصفات

## أمثلة
**مثال «1»**

باستخدام ملف عياري مناسب، تم توصيله إلى مقياس Q ، تم الوصول إلى رنين بتردد قدره f1، مع مكثف رنين عند القيمة C1، وكانت قيمة معامل Q المبينة هي Q1، تم توصيل معاوقة مجهولة على التوالي مع الملف العياري، وتم الحصول على رنين مرةً ثانية بوضع قيمة مكثف الرنين عند C2، وقيمة معامل -Q هي Q2 عين :
# المركبة الأومية
# المركبة غير الفعالة للمعاوقة المجهولة عندما تكون :

C1 = 208pF, Q = 80, C2 = 184pF, Q2 = 50

وكان التردد قيمته : 165KHz

**الحل**

* من البيانات السابقة ومن أن المركبة الأومية للمعاوقة المجهولة تُعطى من العلاقة التالية

  Rm = \frac {1}{\omega} = (\frac {1}{C_2  Q_2} - \frac {1}{C_1  Q_1}) 

   = \frac {1}{2\pi X 165 X 10^{3}} = (\frac {1}{184 X 10^{-12} X 50} - \frac {1}{208 X 10^{-12} X 80 }) 

Ω = 46.88

* المركبة غير الفعالة للمعاوقة المجهولة

  Xm = \frac {1}{\omega} = (\frac {1}{C2} - \frac {1}{C1}) 

   = \frac {1}{2\pi X 165 X 10^{3}} = (\frac {1}{184 X 10^{-12}} - \frac {1}{208 X 10^{-12}}) 

Ω = 605

## ملاحظات

**‹1›**

المركبة الأومية للمعاوقة المجهولة تُعطى من العلاقة :

  Rm = \frac {1}{\omega} = (\frac {1}{C_2  Q_2} - \frac {1}{C_1  Q_1}) 

**‹2›**

المركبة غير الفعالة للمعاوقة المجهولة :

  Xm = \frac {1}{\omega} = (\frac {1}{C2} - \frac {1}{C1}) 

**‹3›**

السعة الذاتية للملف :

  Cd = \frac {C1 - 4C2}{3}  

**‹4›**

تردد الرنين :

  f = \frac {1}{2\pi {L(C_1 + C_d)}}  

## أقرأ أيضاً
## مصادر

* كتاب القياسات الكهربائية والإلكترونية
* www.circuitstoday.com

تصنيف:أجهزة إلكترونية
تصنيف:أجهزة قياس
تصنيف:أجهزة قياس إلكترونية
تصنيف:فيزياء
تصنيف:هندسة لاسلكية