輸液泵

輸液泵（infusion pump）可以滴注液體、藥品或营养到病患的循环系统。多半是用靜脈注射的方式進行，不過有時也會使用皮下、动脉或是硬脊膜外注射。

輸液泵可以監控流體滴注情形，這若由護理人員監控，不太實際，若由專人監控，成本太高，而且兩者都會有人員可能出現的失誤。而且輸液泵還可以做到每小時0.1 mL的小滴注量（小於一滴）、由病人控制的多次注射，並且配合每小時的最大量（用在病患自控式止痛），或是注射劑量會隨時間而變化。

輸液泵可以產生較大且受控的压强，因此可以在皮下注射固定量的藥劑，或是硬脊膜外注射固定量的藥劑，後者是分娩麻醉常用的麻醉方式。
輸液類型
輸液泵的用户界面需列出輸液類型的細節，讓技術人員或護理人員可以設定：
 連續輸液，包括小劑量的輸液，從500納升到10毫升，依泵的設計而定，也會依程式設定的輸液速度決定輸液的量。
 間歇輸液，其輸液速率大，中間會以小流量來間隔，目的是維持暢通。其定時是可以程式調整的。此模式常用來注射抗生素或是其他會刺激血管的藥物。

為了給予病患完整劑量的抗生素，待輸注體積（VTBI）要比輸注袋裡的多30 CC，若沒有這樣做，可能會有最多一半的抗生素留在輸注管中。

 病患控制，是指依病患需求輸液，一般會有設定好的上限以避免中毒。速率可由病患用按鈕或其他裝置控制，這是病患自控式止痛（PCA）的作法，會多次少量的給類阿片镇痛药，程式會加以設定，在到達危險呼吸抑制的劑量之前就停止留藥。
腸道外營養，一般會需要類似一般用餐規律一樣的輸注曲線。

有些輸液泵會依在一天當中的時間來設定輸液量，這就可以依昼夜节律給藥。

泵浦種類
輸液泵的泵浦有兩種基本的種類。大容量的泵浦可以輸注补液（像生理盐水、藥物（像抗生素）或大量的營養物質。小容量的泵浦可以輸注激素（像胰岛素）或是其藥物（像阿片剂）。有些泵浦會設計成行動式的，有些則是設計在醫院使用，甚至有些給慈善機構或戰地使用。

大容量的泵浦一般會是蠕动泵。傳統上是電腦控制的滾子，壓縮其中有液體的矽膠橡膠管。另一種則是有一組棒狀的裝罝，循序壓管子使液體流動。

小容量的泵浦會用電腦控制馬達，以此驅動螺旋，帶動針筒的活塞前進。

傳統針對加壓泵浦的改進方式是在加裝血壓袖套以及一袋液體。戰場上的作法是將這袋液體放在病患下方，這袋液體的壓力即為輸液的壓力，也可以從血壓表中量到此壓力值。問題是輸液流量會隨壓力（或病患體重）大幅變化，而且需要的壓力會隨給藥途徑而變化，若是不熟悉此方式的人用此方式輸注，可能會危及病患的風險。

有些醫療處所需要提最便宜的醫療照護方式，就會使用加壓的輸液系統。常見的輸液系統有專門設計的塑膠「壓力瓶」，用一個大個塑膠注射器加壓。有組合式的、空氣過濾器和滴注器，可以讓護理人員設定流量。此部份可以重覆使用、使用量產的殺菌，其製造設備和軟飲料瓶及瓶蓋生產的設備相關。壓力瓶、限制器以及壓力室的設備，會比電控輸液泵更需要醫療照護人員的注意。在使用這類設備的地區，護理人員可能是志願者，或是薪資非常便宜。

相較於上述的臨時方案，限流器和高壓強有助於控制流量，因為這可以減少因為患者血壓造成的流量變化。

在加壓輸液器中，需要有空氣濾除器，以便不會注入空氣到病患血管中。小氣泡可能會對動脈造成空氣栓塞的損害，但在靜脈中，它們會穿過心臟，最終進入患者的肺部。空氣濾除器是薄膜，會讓氣體通過，不會讓液體或是病原體通過。若大的氣泡通過薄膜，會透過薄膜排出。

有些最小的輸液泵是用渗透的功率。基本上，一袋鹽水可以透過薄膜吸收水份。袋子的壓強則會讓藥物滲出。可以用鹽水濃度以及泵的容積精準控制速率。渗透泵可以用注射器補充鹽水。

目前已有開發彈簧驅動的發條輸液幫浦，有時仍用在獸醫院以及救護車上的小容積泵上。其中有一個彈簧可以儲能供輸液使用，另外有一個警鈴，當輸液完成時會警示。

戰場上常需要快速輸注大量的液體，這可以快速調整患者血壓和身體狀態。目前已有開發專用的輸液泵，但尚未投入使用。

許多輸液泵是用小型嵌入式系统控制。一般會仔細的設計此系統，不會因為單一原因失效而危害病患。例如有些輸液泵配有電池，以免牆上的電源失效。其他危害是流量失控過多會造成藥物過量，流量失控不足會造成藥物不足，逆流會從病患體上吸取血液，管路中有空氣會造成空氣栓塞。

也稱為球囊泵（balloon pump）或球形泵（ball pump），是用內部彈性儲液器的漸漸收縮來用預先定義的速率供藥，可以持續數小時或數天。這類泵浦不需要電，操作簡單，而且可以攜帶，適用於許多不同藥物的給藥，例如抗生素，有些情形需要持續、低劑量的給藥。這適用於門診的輸注，例如（OPAT）。不過因為功能性受限，無法可程式化，無法適用在各種藥物或是不同的流率。

安全疑慮
輸液泵已是許多病患安全問題的起因，在2005年到2009年已有56,000起不良事件和其有關，其中死亡人數達500人Pharmacy Practice News,  May 2010。因此，美国食品药品监督管理局（FDA）已提出全面性安全改善的倡議，稱為輸液泵改善倡議（Infusion Pump Improvement Initiative）。其中對輸液泵進行較嚴格的管制。其中提到軟體缺陷、使用介面問題、機械或電子失效是造成不良事件的主因。
相關條目
 靜脈注射
 医学信息学

 腸道外營養

 參考資料 

Category:医疗泵
Category:给药设备
Category:剂型