色度计

比色计是在比色法中使用的设备。在科学领域中，该词通常指的是通过特定溶液测量特定波长的光的吸光度的装置。 Nuffield Advanced Chemistry (2003)该装置通常用于通过应用比尔 - 朗伯定律来确定给定溶液中已知溶质的浓度 ，该定律表明溶质的浓度与吸光度成比例。 

 构造 
缩略图|300x300像素| （1）波长选择，（2）打印机按钮，（3）浓度系数调节，（4）UV模式选择器（氘灯），（5）读数，（6）样品室，（7）调零（100％T ），（8）灵敏度开关，（9）ON / OFF开关Colorimetry 
比色计的主要部分是： 

 光源 （通常是普通的低压白炽灯）； 
 可调光圈 ; 
 一套彩色滤光片 ; 
 装有工作溶液的试管 ； 
 用于检测透射光的检测器（通常是光敏电阻 ）； 
 仪表以显示检测器的输出。 

此外，可能还有： 

 稳压器 ，保护仪器免受电源电压的波动影响; 
 第二套光路，比色杯和检测器。这样可以在工作溶液和由纯溶剂组成的“空白”之间进行比较，以提高准确性。 

商业化的色度计有很多种，亦有带有用于教育和研究的结构文档的开源版本。   Anzalone GC, Glover AG, Pearce JM. Open-Source Colorimeter. Sensors (2013); 13(4):5338-5346 

 筛选器 
在比色计中使用可变光学滤镜选择溶质吸收最多的波长，以最大程度地提高准确性。 通常的波长范围是 400nm 至 700nm。 如果必须在紫外线范围内操作，则需要对色度计进行一些修改。在现代色度计中，白炽灯和滤光片可以用几种不同颜色的发光二极管代替。

 比色杯 
在手动比色计中，手动插入和移除比色皿。 自动比色计（在自动分析仪中使用 ）配有流通池 ，溶液可连续流过流通池 。 

 输出结果 
比色计的输出结果可以通过模拟或数字仪表显示，并且可以显示为透射比 （线性标度为 0~100％）或吸光度（对数标度为 0~+∞）。 吸光度标度的有效范围是 0~2，但是希望保持在 0~1 范围内。因为高于 1 时，由于光的散射，结果变得不可靠。 

另外，可以将输出结果发送到图表记录器、 数据记录器或计算机 。

 注释 

 参考文献 

 The Nuffield Foundation 2003. March 30, 2003.  
 "Colour." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc. (2011) Accessed 17 November 2011.  
 "Colorimetry" Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc. (2011) 17 November 2011.  
 Orion Colorimetry Theory. The Technical Edge.  

 参见 

 分光光度计  

Category:實驗室設備
Category:光谱学
Category:光学仪器
Category:颜色