French 單位

導管尺寸的量度單位是French，通常被簡稱為Fr，但Fg、FR或F亦為常見簡稱。它也可以简称为CH或Ch（以紀念它的創立人——）。而gauge、G或GA一般是指伯明罕線規，並非French單位。

需要注意的是，French單位量度的是導管的外徑。

 歷史 
French單位由發明。他是一名19世纪巴黎的外科手术器械制造商人，並制定了「French單位代表導管直徑的三倍」的关系。

 計算與定義 
French單位代表導管直徑的三倍。一个1的圆形導管的外部直徑为毫米。因此，圆形導管的直徑可通过French的大小除3來得出直徑使用「」來表示，且單位使用毫米：或 例如，9的導管，直徑是9/3=3.0毫米。可以看出，引入米制單位後，French單位是多餘的，更可能導致潜在的四舍五入错误。在医疗行业使用的導管中，这項公制化问题因米制單位和英制单位的混合使用而进一步复杂化。因而，French單位可以單純看待為工程師設計導管時的一个烦恼。

从基本的数学圓周公式（C=d）可以得知，導管的圓周（以毫米計算）只稍微大于French單位的值约4.7%。雖然是连错都算不上，但還是有人會將French定義為。

擁有大French的導管有更大的外部口徑。這和伯明罕線規相反，後者的數字愈大，口徑則愈小。

French單位度量的是導管的外徑，而非內徑。举例来说，20的雙腔導管和相同的值的三腔導管相比，雖然兩種皆擁有同樣口徑的外徑，但雙腔導管的內徑會比三腔導管大。

 值的換算 
缩略图|French導管單位
French值圓周（mm）外徑（mm）（英寸）33.1410.03944.191.3330.05355.241.6670.06666.2820.07977.332.3330.09288.342.6670.10599.4230.1181010.473.3330.1311111.523.6670.1441212.5740.1581313.614.3330.1701414.664.6670.1841515.7150.1971616.765.3330.2101717.815.6670.2231818.8560.2361919.906.3330.2492020.946.6670.2632223.04g7.3330.2882425.1380.3152627.238.6670.3412829.329.3330.3673031.42100.3933233.5110.6670.4193435.6011.3330.445

 其他條目 

 伯明罕線規

 註釋 

 參考文獻 

Category:有未审阅翻译的页面
Category:计量单位制