注射針頭尺寸比較

注射針頭尺寸比較，是指連接注射器的針頭，規格是以其外徑大小為準，編號會加註G或是Ga表示是針頭編號，不同外徑的編號也不同，編號越小表示外徑越大。內徑直徑則依編號大小及管壁厚度而不同，下表為常規針頭的標稱內徑及壁厚。編號相同的薄壁注射針（未列在下表中），外徑和常規針頭相同，但內徑會較常規針頭要大。

 針頭 標稱外徑直徑 標稱內徑直徑 標稱壁厚 編號 英寸 mm 英寸的誤差（mm） 英寸 mm 英寸的誤差（mm） 英寸 mm 英寸的誤差（mm） 7 0.180 4.572 ±0.001 (±0.025) 0.150 3.810 ±0.003 (±0.076) 0.015 0.381 ±0.001 (±0.025) 8 0.165 4.191 ±0.001 (±0.025) 0.135 3.429 ±0.003 (±0.076) 0.015 0.381 ±0.001 (±0.025) 9 0.148 3.759 ±0.001 (±0.025) 0.118 2.997 ±0.003 (±0.076) 0.015 0.381 ±0.001 (±0.025) 10 0.134 3.404 ±0.001 (±0.025) 0.106 2.692 ±0.003 (±0.076) 0.014 0.356 ±0.001 (±0.025) 11 0.120 3.048 ±0.001 (±0.025) 0.094 2.388 ±0.003 (±0.076) 0.013 0.330 ±0.001 (±0.025) 12 0.109 2.769 ±0.001 (±0.025) 0.085 2.159 ±0.003 (±0.076) 0.012 0.305 ±0.001 (±0.025) 13 0.095 2.413 ±0.001 (±0.025) 0.071 1.803 ±0.003 (±0.076) 0.012 0.305 ±0.001 (±0.025) 14 0.083 2.108 ±0.001 (±0.025) 0.063 1.600 ±0.003 (±0.076) 0.01 0.254 ±0.001 (±0.025) 15 0.072 1.829 ±0.0005 (±0.013) 0.054 1.372 ±0.0015 (±0.038) 0.009 0.229 ±0.0005 (±0.013) 16 0.065 1.651 ±0.0005 (±0.013) 0.047 1.194 ±0.0015 (±0.038) 0.009 0.229 ±0.0005 (±0.013) 17 0.058 1.473 ±0.0005 (±0.013) 0.042 1.067 ±0.0015 (±0.038) 0.008 0.203 ±0.0005 (±0.013) 18 0.050 1.270 ±0.0005 (±0.013) 0.033 0.838 ±0.0015 (±0.038) 0.0085 0.216 ±0.0005 (±0.013) 19 0.042 1.067 ±0.0005 (±0.013) 0.027 0.686 ±0.0015 (±0.038) 0.0075 0.191 ±0.0005 (±0.013) 20 0.03575 0.9081 ±0.00025 (±0.0064) 0.02375 0.603 ±0.00075 (±0.019) 0.006 0.1524 ±0.00025 (±0.0064) 21 0.03225 0.8192 ±0.00025 (±0.0064) 0.02025 0.514 ±0.00075 (±0.019) 0.006 0.1524 ±0.00025 (±0.0064) 22 0.02825 0.7176 ±0.00025 (±0.0064) 0.01625 0.413 ±0.00075 (±0.019) 0.006 0.1524 ±0.00025 (±0.0064) 22s 0.02825 0.7176 ±0.00025 (±0.0064) 0.006 0.152 ±0.00075 (±0.019) 0.0111 0.2826 ±0.00025 (±0.0064) 23 0.02525 0.6414 ±0.00025 (±0.0064) 0.01325 0.337 ±0.00075 (±0.019) 0.006 0.1524 ±0.00025 (±0.0064) 24 0.02225 0.5652 ±0.00025 (±0.0064) 0.01225 0.311 ±0.00075 (±0.019) 0.005 0.1270 ±0.00025 (±0.0064) 25 0.02025 0.5144 ±0.00025 (±0.0064) 0.01025 0.260 ±0.00075 (±0.019) 0.005 0.1270 ±0.00025 (±0.0064) 26 0.01825 0.4636 ±0.00025 (±0.0064) 0.01025 0.260 ±0.00075 (±0.019) 0.004 0.1016 ±0.00025 (±0.0064) 26s 0.01865 0.4737 ±0.00025 (±0.0064) 0.005 0.127 ±0.00075 (±0.019) 0.0068 0.1734 ±0.00025 (±0.0064) 27 0.01625 0.4128 ±0.00025 (±0.0064) 0.00825 0.210 ±0.00075 (±0.019) 0.004 0.1016 ±0.00025 (±0.0064) 28 0.01425 0.3620 ±0.00025 (±0.0064) 0.00725 0.184 ±0.00075 (±0.019) 0.0035 0.0889 ±0.00025 (±0.0064) 29 0.01325 0.3366 ±0.00025 (±0.0064) 0.00725 0.184 ±0.00075 (±0.019) 0.003 0.0762 ±0.00025 (±0.0064) 30 0.01225 0.3112 ±0.00025 (±0.0064) 0.00625 0.159 ±0.00075 (±0.019) 0.003 0.0762 ±0.00025 (±0.0064) 31 0.01025 0.2604 ±0.00025 (±0.0064) 0.00525 0.133 ±0.00075 (±0.019) 0.0025 0.0635 ±0.00025 (±0.0064) 32 0.00925 0.2350 ±0.00025 (±0.0064) 0.00425 0.108 ±0.00075 (±0.019) 0.0025 0.0635 ±0.00025 (±0.0064) 33 0.00825 0.2096 ±0.00025 (±0.0064) 0.00425 0.108 ±0.00075 (±0.019) 0.002 0.0508 ±0.00025 (±0.0064) 34 0.00725 0.1842 ±0.00025 (±0.0064) 0.00325 0.0826 ±0.00075 (±0.019) 0.002 0.0508 ±0.00025 (±0.0064) 

參考資料

Category:醫療設備