紅外線溫度計

紅外線溫度計（英語：infrared thermometer），又稱為紅外線測溫儀，是一種透過測量被測物體發出的熱輻射（有時也稱為黑體輻射）來推斷溫度的溫度計，所以有時亦稱為「熱輻射測溫儀」。  由於紅外線測溫儀使用雷射輔助瞄準，因此有時也被稱為雷射測溫儀；或被稱為非接觸式測溫儀或測溫槍，以描述其遠距離測量溫度的能力。透過了解物體發出的紅外線能量及其發射率，通常可以在一定範圍內確定物體的實際溫度。 在使用紅外線溫度計時，有些時候，尤其是在接近環境溫度時，由於較熱物體的輻射反射或發射率假設錯誤，讀數可能會出現誤差。

 應用 
紅外線溫度計的測溫範圍非常廣，一般可以從 -40°C（甚至更低）到 3000°C（甚至更高），主要決定於儀器的類型和應用，例如一般工業用的測溫槍可以測試 400°C，甚至1600°C 的最高溫度，而專業的高溫型儀器可測量高達 3000°C。  紅外線溫度計的誤差範圍依類型和用途而異，一般工業用可能在 1-3% 或 ±3℃ 左右，而高精度的醫用體溫計（在 35°C-42°C 區間）誤差通常要求控制在 ±0.2℃~±0.3℃。 誤差範圍受到距離、環境溫度、表面發射率、灰塵、濕度、校正等因素影響。 

紅外線溫度計的應用範圍很廣，包括各種工業、商業及日常場景。由於測試時不需直接接觸被測物體，所以紅外線溫度計在測量移動、高溫、危險或難以接觸的物體時具有顯著優勢。典型應用包括：金屬鑄造、塑膠、電力、食品、石油、醫療、火災救援等。

例如：在金屬鑄造和塑膠工業中，紅外線溫度計可以實時監控產品成型過程中的溫度，以確保過程生產中，成型溫度正確，從而確保產品質素，提升生產效率。在電力行業，安裝在控制櫃內的紅外線溫度感應器，可以監測控制櫃內的溫度，預防因過熱而導致意外。在食品工業中，紅外線測溫技術也被廣泛用於監測傳送帶上的食品溫度，以確保產品品質和食物安全，同時亦可以避免因接觸式探頭不潔，而造成污染。

原理
紅外線溫度計的設計主要由透鏡組成，用於將紅外線熱輻射聚焦到探測器上，探測器將輻射功率轉換為電訊號，並在補償環境溫度後以溫度單位顯示。這種設計，使紅外線溫度計可以在無需接觸被測物體就可進行遠距離溫度測量，尤其是在熱電偶或者其他探針式溫度感測儀器無法使用的情況下。不過這種優點同時也是紅外線溫度計的缺點，紅外線溫度計只能夠測試表面溫度，無法測量內部溫度。

 優點 
 不用直接接觸待測物。
 可測量高溫。
 反應時間快。
支援多種訊號輸出。

缺点
 需要针对不同的被测物体设定不同的物体红外发射率。
 容易受到物体表面反射的影响。
 只能测物体表面温度，不能测量物体内部。

注意事项
测温仪以45˚~90˚夾角对准被测物体表面。
8-14um波長不能穿透玻璃进行测温。
短波長可穿透玻璃量測。
短波長可用於測量金屬表面溫度。
参见
热成像仪
高溫計
黑体 (物理学)

参考资料

Category:溫度計