开尔文电桥

开尔文电桥（），又稱湯姆生電橋，用来测量电阻小于1欧姆的未知电阻。其原理與惠司通電橋類似，但多了額外的微小電阻，以降低測量誤差，提升精確度。

背景
原理
开尔文电桥的原理與惠司通電橋類似，但是多了額外的微小電阻，以降低測量誤差，並且提升精確度。
此種電路平衡關係式如下：

在應用上， R'1與R'2的比值被調整成與R1和R2的比值相等。且在多數的設計中，R1 = R'1且R2 = R'2。因此，上式最後一項變成零，整個平衡式變為：

經整理後可得：

精度
使用这一电桥的测量精度取决于多个因素。标准电阻Rs的精准是首要因素。

某些已商業化的此類裝置之精確度達2%，可量測0.000001欧姆到25欧姆的電阻值。

参考资料

Category:电路
Category:度量儀器