1951 USAF分辨力测试图

1951 USAF分辨力测试图（），是符合MIL-STD-150A标准的光学分辨力测试图案，由美国空军于1951年创建。这种测试图仍广泛地应用于测试光学成像系统（如显微镜和相机）的分辨能力，尽管MIL-STD-150A标准已于2006年10月16日取消MIL-STD-150A, its Change Notices and the Cancellation Notice are available from http://assist.daps.dla.mil 。这种图案包括几组由三条短线构成组合，短线的尺寸从大到小。成像系统无法辩明的最大短线组为其分辨能力极限。

 图案格式 
通常MIL-STD-150A格式包括3层共6组图案。最大组构成第一层，位于外围。更小层图案形状不变，从外围向中心逐步缩小。每组包含6个图元，以数字1至6编号。在同一层中，奇数组从右上角开始，其图元从上至下按1至6排列。偶数组的第一个图元在该层的右下角，其余图元在左侧从上至下按2至6排列。短线的等级与尺寸如下表，分辨力计算式为：

其中表示光学分辨率（单位为每毫米线对），为组数，为每组图案的标记单元数
    按1951 USAF分辨率测试图所对应的光学分辨率（单位为每毫米线对）

	组数（Group Number）


单元（Element）
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
0.250
0.500
1.00
2.00
4.00
8.00
16.00
32.0
64.0
128.0
256.0
512.0

2
0.280
0.561
1.12
2.24
4.49
8.98
17.95
36.0
71.8
144.0
287.0
575.0

3
0.315
0.630
1.26
2.52
5.04
10.10
20.16
40.3
80.6
161.0
323.0
645.0

4
0.353
0.707
1.41
2.83
5.66
11.30
22.62
45.3
90.5
181.0
362.0
-----

5
0.397
0.793
1.59
3.17
6.35
12.70
25.39
50.8
102.0
203.0
406.0
-----

6
0.445
0.891
1.78
3.56
7.13
14.30
28.50
57.0
114.0
228.0
456.0
-----

 1951 USAF图案的不足 
1951图案并不非常适用于现代镜头系统分析。由于图元采用分立式排列，使用软件难以自动判断最高分辨力，图案在评估镜头边缘时效果欠佳，而边缘处往往更容易出现像差。而使用更新布局的图案（T-21图案）能够避免复杂的计数系统及查阅表，因为这种图案每组直接用每毫米可以分辨的圆环数表示。第二种版本的图案（T-22图案）把短线的布局调整为直线排列，更适用于扫描。而MIL-STD-150A仍在使用是因为标准中并没有指定图案的排列方式。

 参考文献 

 参考链接 

efg's Tech Note: USAF 1951 and Microcopy Resolution Test Charts.
Koren 2003:由Norman Koren更新的分辨力图案更适用于计算机分析

Category:影像
Category:美国空军
Category:美國軍用標準
Category:圖表