雙合透鏡

alt=A small brass camera lens sits at an angle on a flat white background. The front lens element is visible, facing up and to the left. Some text is visible around the front lens element: "[…] Jena Nr 289072 Tessar 1 : 4, 5 […]".|thumb|一個舊的卡爾·蔡司泰薩爾相機鏡頭有四個元件，包括兩個雙合透鏡。前雙合透鏡是氣隙的，；後雙合透鏡是膠合並收斂的。與以前的鏡頭設計相比，這種排列在校正球面像差、色差和像散等方面都更好。
雙合透鏡是由兩個配對在一起的單透鏡組成的光學透鏡。這種配置允許更多的光學表面、厚度的組合，特別是當透鏡之間的空間可能被視為「元件」時。透過額外的自由度，光學設計人員有更大的維度度來更徹底地校正更多像差。

 類型 

雙合透鏡可以有多種形式，然而大多數商業雙合透鏡是消色差，它們經過優化以減少色差，同時減少光學上的像差，特別是球面像差。透鏡組由具有不同折射率和色散量不同的透鏡製成。通常一個元件是由冕牌玻璃製成的正透鏡，另一個是由燧石玻璃製成的負透鏡。這種組合比簡單的鏡頭產生更好的圖像。一些現已滅絕的三葉蟲的眼睛裡有天然的雙合透鏡結構。雙合透鏡也可以做成複消色差透鏡。

雙合透鏡可以是空氣間隔、膠結或塗油的。塗油的雙合透鏡僅使用表面張力 將光學流體固定到定位。元件可能會用油或軟膠泥粘合，以免當冕牌玻璃和燧石玻璃的熱膨脹差異導致膠結固化、翹曲或斷裂。對於較大的元件，最好使用墊片分離鏡片。傳統上用的是加拿大冷杉香脂；在硬膠合雙合透鏡中，透鏡由具有機械強度的粘合劑，例如光學透明的環氧樹脂固定在一起。一些雙合透鏡在鏡片之間不使用粘合劑，是依靠外部夾具將它們固定在一起，要麼是因為光學設計需要間隙，要麼是因為兩個鏡片之間的熱膨脹差異不允許粘合Fred A. Carson, Basic optics and optical instruments, page 4-32。這些被稱為「無膠合劑」、「空氣間隔」或「中斷接觸」雙合透鏡A guide to instrument design – Scientific Instrument Manufacturers' Association of Great Britain, British Scientific Instrument Research Association, page 184。  空氣間隔雙合透鏡的一個子類型是透析透鏡，這是一種設計，其中元件間距很寬以節省玻璃的使用量，或是元件由於具有強烈不同的曲率而無法粘合Fred A. Carson, Basic optics and optical instruments, page AJ-4。

 膠合劑 
鏡片可能由於以下任何一種原因而粘合在一起：

 消除兩個空氣-玻璃表面的界面反射損耗。
 防止由於光線的臨界角而在氣膜界面處發生全反射。
 用由兩個高倍數鏡頭製成的等效雙合透鏡取代難以安裝的低功率鏡頭。

將元件粘合在一起有幾個優點和缺點：

 優點 

 因為黏合劑幾乎總是可被忽略，追蹤器可將光線視為直接從一個元素折射到下一個元素。因此，膠合元件可以簡化光線追蹤的操作。 
 膠合劑群可能有助於減少光學系統的物理長度。 
 提供優化的控制，最大限度地減少球面像差和其它像差，允許使用更少的元件創建更高級的光學系統。

 缺點 

 膠合元件需要高精度，以確保膠合元件正確居中。在兩個以上元件的組合中，這種難度大大增加。 
 精密膠合劑的製造成本較高。對兩個空氣間隔元件進行AR塗層通常更便宜。

 相關條目 
消色差透鏡

 參考文獻 

Category:透鏡
Category:2