量筒

造型 

 使用方法 
量筒经常用来测量液体的体积，与烧杯和烧瓶相比，量筒能够精确地测量出液体体积，但移液管能够更加精确地测量。在进行定量实验时，则会使用精确度较高的容量瓶或移液管。量筒有时也可以通过排液法来测量固体的体积。

使用前必须清洗，待干燥后，注入溶液时将溶液注至适当的低于所需容量的刻度线上，使用胶头滴管定容。溶液从筒中倾出时要慢慢从嘴倾出，最后将筒口与承受器壁相接触，以移出最后的溶液。

有时在使用前量筒未完全干燥，你可以使用吸水纸擦干，步骤是：取一块长度长于量筒的吸水纸，将其折叠多次，直到可以插入量筒内，然后插入量筒，上下移动数次以吸收量筒内表面的液体。不要试图使用压缩空气去干燥量筒，水不会很快蒸发，而且压缩空气中带有少量油。

 读数 
量筒有单刻度类型和双刻度类型，前者比较常见。单刻度的量筒刻度数值自下而上增加，可以读出注入量筒的液体的体积。双刻度量筒则增加一-{zh-cn:列;zh-tw:行}-自上而下数值增加的刻度，既可读出注入量筒的液体的体积，也可读出倒出量筒液体的体积。量筒没有零刻度线，而且底部刻度不连续，即量筒的刻度并非从零开始。

在读数时，应將量筒放置于水平的桌面上，保持视线水平，读取液体凹液面的最底端或凸液面的最顶端所对应的刻度。如果仰视读数，会使结果比实际值偏小；如果俯视读数，会使结果比实际值偏大。

规格
 标称容量/mL  最小分度/mL  筒身内径/mm  底座直径/mm  全高/mm 5  0.1  12  28  110 10  0.2  13  36  135 25  0.5  18  40  160 50  1  23  46  195 100  1  28  58  250 250  5  40  70  300 500  5  52  85  350 1000  10  65  100  430 2000  20  84  120  500

具塞量筒的规格及参考尺寸如下表所示：
 标称容量/mL  最小分度/mL  筒身内径/mm  底座直径/mm  全高/mm 5  0.1  12  28  125 10  0.2  13  36  150 25  0.5  18  40  180 50  1  23  46  215 100  1  28  58  270 250  5  40  70  320 500  5  52  85  380 1000  10  65  100  460 2000  20  84  120  530

可见，相同标称容量的量筒，具塞量筒的高度要高于普通量筒。

用途
广泛应用于科研、大专院校、医疗卫生、工矿企业等单位的化验室，作量取各种不同体积的液体之用，或对不规则的固体物质，作体积计算用，有时也可作玻璃筒或接收器之用，具塞量筒主要是用于易挥发液体的计量，或作溶液的稀释配置之用。任何量筒都是作为计量液体体积之用，切勿用于贮藏液体，因酸液或碱液对玻璃都有侵蚀作用。

但在做大象牙膏这个趣味性化学实验时，为了达到明显的喷出型效果，需要在狭长的容器中进行，这时候量筒就是一个很理想的反应容器。但这实际上并不是一个很规范的做法。因为该反应是放热反应，在量筒中进行该反应会对量筒的准确度造成影响。

 参考资料 

Category:实验室玻璃器皿
Category:体积测定仪器