X射線管

X光管是能够发生X光的一个设备或设备的部件。

 結構 
X射線管都包含陰極和陽極組件，其皆位于真空的材料密封罩內亦即為真空管。
陰極組件
其是由鎢絲繞成線圈的形式裝在一個淺的聚焦杯（focusing cup）中，當鎢絲通過足夠的電流時，使其產生白熱現象時電子會從鎢的表面逸出形成電子雲。
陽極組件
主要為鎢靶，通常是由鎢或鎢錸合金所製成，其作用在於使陰極來的高速電子停止運動。

 X射綫管分類 
1. 根據密封材質不同，可分为玻璃管、陶瓷管和金屬陶瓷管。
2. 根據用途不同，可分為醫療X射綫管和工業X射綫管。
3. 根據密封方式不同，可分為開放式X射綫管：在使用過程中需要不斷抽真空。密閉式X射綫管：生産X射綫管時抽真空到一定程度後立即密封，使用過程中無需再次抽真空。

 產生方式 
X线是由高速运行的电子群撞击物质突然被阻时产生的。因此，它的产生，必须具备以下3个条件：
自由活动的电子群。
电子群以高速运行。
电子群在高速运行时突然受阻。

制動輻射（Bremsstrahlung） 高速電子突然減速後，其動能轉變成能量釋放出來，此能量即为X射线，且此能量會隨減速之程度而有所不同。
特性輻射（Characteristic） 高速電子撞擊原子核外圍軌道上電子，使之遊離且釋放之能量，此能量即为X射线。

 運作 
當鎢絲通過足夠的電流使其產生電子雲，且有足夠的電壓（千伏等級）加在陽極和陰極間，使得電子雲被拉往陽極。此時電子以高能高速的狀態撞擊鎢靶，其部分能量約1%將轉換成X射線，剩下的能量轉換成熱能。

 醫療用途 
診斷用X射線管
治療用X射線管

 x射线荧光 
x射线可使以下物质发出荧光：钨酸钙CaWO4、氟化钙CaF、硫化锌ZnS、铂氰化钾K2Pt(CN)6、铂氰化钙CaPt(CN)6、铂氰化钡BaPt(CN)6

 參看 

X射線

Category:放射線學
Category:德国发明