Boʻyoq lazeri

Boʻyoq lazerlari, odatda suyuq eritma holatida, faol vosita sifatida organik boʻyoqlardan foydalanadigan lazerlardir . Boʻyoqli lazerlar lazer spektroskopiyasida inqilob qildilar va impuls davomiyligi bir pikosekunddan kam boʻlgan lazerning yangi turini yaratdilar (ultraqisqa impulsli lazerlar).

Bugungi kunda nasos uchun, odatda boshqa lazerdan qoʻllanadi, masalan , diod nasosli Nd: YAG yoki argon lazeri . Fleshli chiroq bilan pompalanan boʻyoq lazeri juda kam holatda uchraydi. Boʻyoq lazerlarining asosiy xususiyati shundaki, uning kuchaytirish konturining juda katta kengligidir. Quyida baʼzi boʻyoq lazerlari uchun parametrlar jadvali keltirilgan.
Boʻyoq Luminesans chizigʻi markazi, nm Lazer ish maydoni, nm Nasos maydoni, nm Qabul qilinadigan konsentratsiya, mmol/l Karbostiril 165 445 419-485 350-365 2.5 Kumarin 2 450 435-485 340-365 3 Kumarin 1 470 450-495 350-365 3 Kumarin 102 495 470-515 400-420 1 Kumarin 30 515 495-545 400-420 1 Kumarin 7 535 505-565 400-420 5 Kumarin 6 538 521-551 458-514 12.5 Floressin 552 538-573 458-514 2.7 Rodamin 110 (R110) 570 540-600 458-514 12.5 Rodamin 6G (R6G) 590 570-650 458-514 2 Rodamin B (RB) 630 601-675 458-514 2 R101/R6G 645 620-690 458-514 1,5 R101 1,5 R6G Cresyl Violet / R6G 695 675-708 458-514 2.4 Nil koʻk 750 710-790 647—? 1 Oksazin 1(4) 750 695-801 647-672 0,6 DEOTC-P(4) 795 765-875 647-672 0,6 HITC-P(4) 875 840-940 647-672 0,74
Lazerning bunday katta ish maydonidan foydalanishning ikkita imkoniyati mavjud:

 Generatsiya sodir boʻladigan toʻlqin uzunligini sozlash – lazer spektroskopiyasi uchun,
 Darhol keng diapazonda ishlab chiqarish – ultraqisqa impulslarni yaratish uchun.

Ushbu ikki imkoniyatga koʻra, lazer dizaynlari ham farqlanadi. Agar toʻlqin uzunligini sozlash uchun anʼanaviy sxema ishlatilsa, faqatgina unga qatʼiy belgilangan toʻlqin uzunligini (odatda prizma, diffraktsiya panjarasi yoki undan murakkab sxemalar) termal stabilizatsiyalash va nurlanish emissiyasi uchun qoʻshimcha bloklar qoʻshiladi, ammo ultraqisqa impulslarni hosil qilish uchun, ancha murakkab sxema talab qilinadi. Faol muhitga ega kyuvetaning dizayni oʻzgartiriladi. Lazer impulsining davomiyligi pirovardida 100÷30  (vakuumdagi yorugʻlik bu vaqt ichida atigi 30÷10 mkm masofani bosib oʻtishi mumkin) boʻlganligi sababli populyatsiya inversiyasi maksimal boʻlishi kerak, bunga faqat, boʻyog eritmasini juda tez pompalash orqali erishish mumkin. Buni amalga oshirish uchun erkin boʻyoq oqimi boʻlgan kyuvetaning maxsus dizayni qoʻllanadi (boʻyoq maxsus nozuldan taxminan 10 m / s tezlikda pompalanadi). Eng qisqa impulslar halqa rezonatori yordamida olinadi.

 Ilovalar 

 Lazer spektroskopiyasi
 Chastota standartlari (toʻlqin uzunligi standartlari)
 Ultra qisqa pulsli lazerlar

Vibronik kristallarning kashf etilishi hamda, lazer texnologiyasining umumiy rivojlanishi bilan, boʻyoq lazerlari kamdan-kam uchramoqda. Ular, masalan, titan-safir lazerlari bilan almashtiriladi.

 Shuningdek qarang 

 Lazer turlari
 Lazer qurilmasi
 Fototrop modulyator

 Havolalar 

 FJ Duarte va LW Hillman (Eds), Dye Laser Principles – Akademik, Nyu-York, 1990 – ISBN 0-12-222700-X