McFarland standartı

Mikrobiyolojide McFarland standartları, bakteri süspansiyonlarının bulanıklığını ayarlamak için referans olarak kullanılan standartlardır. Böylece bakteri sayısı mikrobiyal testi standartlaştırmak için belirli bir aralık içinde olacaktır. Bu tür testlere bir örnek, tıbbi mikrobiyoloji ve araştırmalarda kullanılan minimum inhibitör konsantrasyonunun ölçülmesiyle yapılan antibiyotik duyarlılık testidir. Kullanılan süspansiyon çok yoğun veya çok seyreltikse herhangi bir antimikrobiyal ajan için hatalı sonuç (yalancı dirençli ya da yalancı duyarlı) verebilir.

Orijinal McFarland standartları belirli miktarlarda baryum klorür ve sülfürik asidin karıştırılmasıyla yapılmıştır. İki bileşiğin karıştırılması çözeltide bulanıklığa neden olan bir baryum sülfat çökeltisi oluşturur. 0.05 mL %1.175 baryum klorür dihidrat (BaCl2•2H2O), 9.95 mL %1 sülfürik asit (H2SO4) ile karıştırılarak 0.5 McFarland standardı hazırlanır.

Günümüzde süspansiyonların raf ömrünü ve stabilitesini uzatan lateks parçacıkların süspansiyonlarından hazırlanan McFarland standartları vardır. Standart görsel olarak steril salin veya besin suyu içindeki bir bakteri süspansiyonu ile karşılaştırılabilir. Bakteri süspansiyonu çok bulanıksa daha fazla seyreltici ile seyreltilir veya yeterince bulanık değilse daha fazla bakteri eklenebilir.

McFarland nefelometre standartları:{2}
McFarland Standart No. 0,5 1 2 3 4 %1.0 baryum klorür (ml) 0.05 0.1 0,2 0,3 0,4 %1.0 sülfürik asit (ml) 9,95 9.9 9.8 9.7 9.6 Yaklaşık. hücre yoğunluğu (1X10^8 CFU/mL) 1.5 3.0 6.0 9.0 12.0 % geçirgenlik* 74.3 55.6 35.6 26.4 21.5 Absorbans* 0,08 ila 0,1 0.257 0.451 0.582 0.669
* 600 nm dalga boyunda 

UCSF DeRisi Lab'de ölçülen Hardy Diagnostics'ten (2014-12-10) McFarland lateks standartları:
McFarland Standart No. 0,5 1 2 4 6 8 Absorbans @600 nm 0.063 0.123 0.242 0.431 0.653 0.867

 Kaynakça 

Mcfarland Standartları- http://www.dalynn.com/dyn/ck_assets/files/tech/TM53.pdf 

Kategori:Mikrobiyoloji ekipmanları