Weston hücresi

Weston hücresi voltmetrelerin kalibrasyonu için laboratuvar standardı olarak uygun olan oldukça dengeli bir voltaj üreten ıslak-kimyasal bir hücredir. 1893'te Edward Weston tarafından icat edildi, 1911 ve 1990 yılları arasında EMF için Uluslararası Standart olarak kabul edildi.

 Yapısı 
Anot kadmiyum, cıvalı, saf cıva katotlu, cıva sülfat ve cıva hamurundan oluşan bir amalgamdır. Elektrolit doymuş bir kadmiyum sülfat çözeltisidir ve depolarizör cıva öz sülfatın bir macudur.

Resimde gösterildiği gibi hücre, bir bacağa kadmiyum amalgam ve diğerinde saf cıva bulunan bir H-şekilli cam kaba yerleştirilir. Kadmiyum amalgamına ve cıvarın elektrik bağlantıları, bacaklardaki alt uçlardan kaynaştırılan platin tellerle yapılır.

Anot reaksiyonu: Cd(s)   →  Cd2+(aq)  + 2e−

Katot reaksiyonu: (Hg+)2SO42−(s) + 2e−   →  2Hg(l) +  SO42−(aq)

Referans hücreleri, onlardan herhangi bir akım çekilemeyecek şekilde uygulanmalıdır. Orijinal tasarım 1.018638 V referans üreten doymuş bir kadmiyum hücredir ve daha önce kullanılan Clark hücresinden daha düşük sıcaklık katsayısına sahip olma avantajına sahiptir.

 Kaynakça 

Kategori:Piller
Kategori:Cıva