Elektromanyetik debimetre

Elektromanyetik debimetre, iletkenliği olan sıvıların akışlarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Ölçüm hacimsel olarak;litre/saniye, litre/dakika, litre/saat, metreküp/saniye, metreküp/dakika, metreküp/saat cinsinden ölçüm yapılır.

Dünya çapında kullanılan debimetrelerin yaklaşık yüzde 25'ini oluştururlar.

Çalışma sıcaklığı, basınç ve yoğunluk cihaz seçiminde önemli parametrelerdir. İç kaplama malzemesi debimetre seçiminde rol oynadığından, çalışma sıcaklığına özellikle dikkat edilmesi gerekir.

 Elektromanyetik Ölçüm Prensibi 
Bir elektromanyetik akış ölçerin içinde, manyetik alan oluşturan bir elektromanyetik bobin ve elektromotor kuvveti yakalayan elektrotlar bulunur.

Faraday'ın indüksiyon yasasına göre, iletken sıvıları bir manyetik alan içinde hareket ettirmek, Boru iç çapının, manyetik alan gücünün ve ortalama akış hızının hepsinin orantılı olduğu bir elektromotor kuvveti üretir. Manyetik alanda hareket eden sıvının akış hızı elektriğe dönüştürülür.

Elektromanyetik debimetreler, Faraday'ın İndüksiyon Kanunu'na göre çalışır.

Q=f(v, k, B, D) ve Q=v*(k*D*B)

Manyetik alan, iç çap ve gövde katsayısı sabit değerlerdir. Bu nedenle de eşitlik;

Q= v*(k*D*B)=v*K olarak ifade edilebilir ve akış hızı ile oluşan voltaj arasında lineer bir ilişki olduğu görülür.

Elektrotlar ile algılanan voltaj sinyalleri bir sinyal dönüştürücü ile anlaşılır hale getirilir.

 Elektromanyetik Flowmetre Avantajları ve Dezavantajları 

 İç yapıda hareketli parça olmadığından daha az bakım gerektirirler
 Akışölçer ile hat çapı aynıdır
 Çok farklı iç kaplama malzemesi seçeneği
 DN 1 ... DN 3000 (3 m çap)
 1 l/saat...100.000 m³/saat
 1500 bar'a kadar basınç dayanımı
 180 °C (opsiyonel 250 °C) sıcaklık dayanımı
 Elektrik iletkenliği olmayan gazları ve sıvıları algılayamaz.
 Düz boru mesafesi gereklidir.
 İletkenliği olan her türlü kirli su için idealdir.

 Hassasiyet - Akış Hızı - Basınç Düşmesi 

 Elektromanyetik akış ölçer akış hızı ölçüm aralığı -12 ... +12 m/s'dir.
 Akış miktarı arttıkça hassasiyet artar, akış miktarı düştükçe hassasiyet azalır. 
 Akış hızı 1 m/sn'ye ulaşmasından itibaren, okuma daha kararlı duruma gelir. 
 Akış miktarı arttıkça, basınç kaybı yükselir

Kaynakça

Kategori:Akışmetre
Debimetre
Kategori:Ölçü aletleri