குயின்ஹைட்ரோன் மின்முனை

குயின்ஹைட்ரோன் மின்முனையானது அமிலப் பொருளைக் கொண்ட ஒரு கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவை ( pH ) அளவிடப் பயன்படுகிறது. Bates, Roger G. Determination of pH: theory and practice. Wiley, 1973, pp 246-252 , p 135

 கொள்கைகள் மற்றும் செயல்படும் விதம் 
குயினோன்கள் ρ-குயினோன் மற்றும் ρ-ஹைட்ரோகுவினோன் இடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு வழியாக ஒரு குயின்ஹைட்ரோன் சேர்மத்தை உருவாக்குகின்றன. ρ-குயினோன்கள் மற்றும் ρ-ஹைட்ரோகுவினோன் ஆகியவற்றின் சமநிலையான கலவையானது, ஆண்டிமனி போன்ற ஒரு செயலற்ற உலோக மின்முனையுடன் தொடர்பு கொண்டு, ஒரு குயின்ஹைட்ரோன் மின்முனையை உருவாக்குகிறது. அத்தகைய சாதனங்கள் கரைசல்களின் pH ஐ அளவிட பயன்படுத்தப்படலாம்.  குயின்ஹைட்ரோன் மின்முனைகள் விரைவான செயல்படு நேரங்களையும் அதிக துல்லியத்தையும் வழங்குகின்றன. இருப்பினும், இது 1 முதல் 9 வரையிலான வரம்பில் மட்டுமே pH ஐ அளவிட முடியும் மற்றும் கரைசலில் வலுவான ஆக்ஸிஜனேற்றி அல்லது ஒடுக்கி இருக்கக்கூடாது.

ஒரு பிளாட்டினம் கம்பி மின்முனையானது குயின்ஹைட்ரோனின் நிறைவுற்ற நீரிய கரைசலில் மூழ்கியுள்ளது, இதில் பின்வரும் சமநிலை உள்ளது

  ⇌  + 2H+ +2e−.

பிளாட்டினம் மின்முனைக்கும் தரவு மின்முனைக்கும் இடையிலான சாத்தியமான வேறுபாடு செயல்பாட்டைப் பொறுத்தது, , கரைசலில் ஹைட்ரஜன் அயனிகள்.

  ( நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாடு )

 வரம்புகள் 
குயின்ஹைட்ரோன் மின்முனையானது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் கண்ணாடி மின்முனைக்கு மாற்றாக அமைகிறது.  இருப்பினும், இது pH 8க்கு மேல் (298 K இல்) நம்பகத்தன்மையற்றதாகவும் மற்றும் வலுவான ஆக்சிஜனேற்றி அல்லது ஒடுக்கியைக் கொண்ட தீர்வுகளுடன் பயன்படுத்த முடியாததாக உள்ளது. Bates, Roger G. Determination of pH: theory and practice. Wiley, 1973, pp 246-252

 மேற்கோள்கள் 

பகுப்பு:மின்முனைகள்
பகுப்பு:மின்வேதிப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள்