செம்பு வோல்டாமானி

செம்பு வோல்டாமானி (Copper voltameter)  என்பது செம்பு-செம்பு(II)சல்பேட்டு மின்முனையின் பயன்பாடுகளில் ஒன்றாகும்.. இந்த கூலம்பளவி  ஓரளவு அமிலத்தன்மையுள்ள pH-buffered செம்பு(II)சல்பேட்டுக் கரைசலில் வைக்கப்பட்ட இரண்டு முற்றொருமித்த செம்பு மின்முனைகளால் ஆனதாகும்..கலத்தில் மின்னோட்டத்தைப் பாய்ச்சும்போது நேர்முனையில் கரையும் செம்பு மின்னணுக்கள் எதிர்முனையில் சென்று படிகின்றன. பல்வேறு மின்னோட்ட அடர்த்திகளுக்கு  இவ்வினைகள் 100% திறமையைக் கொண்டுள்ளன.

கணக்கீடு

ஒவ்வொரு மின்முனையின் பொருண்மை மாற்றத்தையும் அளந்து கீழுள்ள சமன்பாட்டைப் ப்யன்படுத்தி, கலத்தின் ஊடே கடந்த  மின்னூட்டம் மின்னூட்டத்தின் அளவை]] (மின்சாரத்தின் அளவைக்) கணக்கிடலாம்.
,
இங்கு:
Q என்பது  மின்சார அளவு (கூலம்புகளில்)
 என்பது கடத்தப்பட்ட பொருண்மை (gm)
 2  என்பது ஈரினைதிறம் உள்ள மின்னணுக்களுக்கான கடத்தல் காரணியாகும்.
F  பாரடே மாறிலி (96485.3383 கூலம்புகள்/மோல்)
63.546  செம்பின் அணு எடை (கிராம்கள்/மோல்)

வரலாற்றுநிலையிலும் கோட்பாட்டுநிலையிலும் இந்த ஆய்கருவி  ஆர்வம் ஊட்டுவதாக இருந்தாலும் நிகழ்காலத்தில் மின்ன்னியலாக மின்னோட்டத்தையும் நேரத்தையும் பெருக்கிப் பெறும் கூலம்பளவு, மின்முனை எடைவழி பெறுவதைக் காட்டிலும் எளிதாகவும் கூடுதலான துல்லியத்துடனும் குறுகிய நேரத்திலும் கிடைக்கிறது.

மேலும் காண்க
கூலம்பளவியல்

மேற்கோள்கள் 

பகுப்பு:இயற்பியல் வேதியியல்
பகுப்பு:மின்வேதிப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள்
பகுப்பு:செப்பு