Jangka sorong

200px|thumb|right|Cara menggunakan jangka sorong
Jangka sorong nyaéta alat ukur anu taliti pisan nepi ka seperseratus milimeter. Jangka sorong ngawengku dua bagian, bagian nu cicing jeung bagian nu gerak. Maca hasil ukur gumantung kana kaahlian jeung taliti atawa henteuna anu maké jangka sorong.Makalah Alat Ukur Mekanik (Dicutat tanggal 4 Desember 2011)

Gunana jangka sorong
 Pikeun ngukur hiji barang tina sisi luar ku cara diapit.Jangka Sorong (Dicutat tanggal 4 Desember 2011)
 Pikeun ngukur sisi hiji baranganu ilaharna mah mangrupa liang dina pipa jeung lainna. 
 Pikeun ngukur jerona liang dina barang kalan cara ngasupkeun bagian pangukur.

Anapon makéna jangka sorong kasebut, nyaéta saperti: 
 Ngukur diaméter luarna barang. Cara ngukur diaméter, lébar atawa kandelna barang, puterkeun pengunci ka belah kénca, buka rahang, asupkeun barang ka rahang handap jangka sorong, gésér rahang sangkan rahang pas beulah barangna, putar pengunci ka belah katuhu.  
 Ngukur diaméter jerona barang. Cara ngukur diaméter bagian jerona pipa atawa tabung. Puter pengunci ka belah kénca, asupkeun rahang luhur ka jero barang, gésér sangkan rahang pas kana barang, puter pengunci ka belah katuhu.
 Ngukur jerona barang. Cara ngukur jerona barang.  Putarkeun pengunci ka belah kénca, buka rahang sorong nepika sisi lancip antel kana dasar tabung, puter pengunci ka belah kauhu.
Cara maca skala jangka sorong nyaéta mimitina perhatikeun skala nonius anu paréréndéng jeung salah sahiji skala utama.  Itung sabaraha skala nepi ka angka nol.  Satuluyna perhatikeun skala utama.  Dina skala utama, sanggeus angka nol mundur ka tukang nénbongkeun angka 4.7 cm.  Nepi ka  diaméter anu diukur sarua jeung 4,7 cm + 0,4 mm = 4,74 cm.

 Rupa-rupa jangka sorong 
 Jangka sorong digital
 Jangka sorong analog

catetan

Kategori:Alat ukur