Matja e rrymes dhe tensonit

Matja e rrymës dhe tensionit 

Ampermetër quhet instrumenti për matjen e rrymës ose edhe madhësitë tjera matëse te cilat mund te shndërrohen ne forme te rrymës. Ampermetri ka rezistence të brendshme te vogël (në rastin ideal zero) dhe duhet të lidhet në seri me qarkun elektrik. Tregimi I vlerës se matur në të jepet me njësin e matjes se rrymës  AMPER ose me nënfishat e tij (si mA , µA), kështu qe mere edhe prefiksin “mili” ose “mikro” varësisht nga brezi në të cilin matë.

Voltmetër  quhet instrumenti për  matjen e tensionit (diferencës se potencialit) ose edhe madhësit tjera matëse te cilat mund të shndërrohen ne forme te tensionit. Voltmetri ka rezistencë  të brendshme të madhe (ne rastin ideal infinit ) dhe duhet të lidhet paralel me qarkun ku duhet të matet diferenca e potencialit .Tregimi I vlerës se matur ne te jepet me njësinë e matjes se tensionit VOLT ose  me nënfishat e tij (si mV,µV,nV ), kështu që merr edhe prefiksin “mili ,mikro dhe nano” varësisht nga brezi ne te cilin matë.

Janë edhe disa metoda të cilat përdoren për matjen e rrymës  dhe tensionit ,te cilat bazohen ne matjen e njërës  prej këtyre  madhësive ,por njëkohësisht  ne mënyrë indirekte matet edhe madhësia tjetër (duke përdorur  ligjin e Ohmit). Këto metoda janë:

Metoda  kompensuese apo potenciometrike,
Aparate me qark të mbyllur  dhe
Aparate me qark të hapur.

 Shiko gjithashtu 

 Matja e rezistencës 
 Matja e fuqisë dhe energjisë
 Sensorët dhe termoçiftet 
 Gabimet ne matje