Byreta

Byreta je sklená podlhovastá trubica s kalibrovanou stupnicou, ktorá sa používa na presné meranie objemu kvapalín, častejšie roztokov. Byreta sa využíva pri titráciách, čiže stanovovaní koncentrácie analytu vo vzorke, a to tak, že po dosiahnutí bodu ekvivalencie sa odčíta aktuálny objem odmerného roztoku v byrete. Stupnica na byrete je číslovaná zhora, nula je vždy posledná horná značka, na ktorú sa titračné činidlo musí zarovnať pred titráciou.

Do byrety sa nalieva štandardný roztok (titračné činidlo), ktoré je nutné pred titráciou faktorizovať. Štandardný roztok je roztok o známej koncentrácii. Podľa typu štandardného roztoku v byrete sa rozlišuje alkalimetria (meria sa alkalickým hydroxidom) a acidimetria (meria sa kyselinou).

Titrácia sa realizuje pomalým odpúšťaním štandardného roztoku z byrety do titračnej banky, zvyčajne po kvapkách. Rýchlosť odpúšťania štandardného roztoku z byrety sa ovláda kohútom na spodnej strane byrety.
náhľad|Automatické byrety (titrátory)
Veľkosť byrety (a tým maximálny objem titračného činidla) volíme tak, aby bol dosiahnutý bod ekvivalencie ešte pred úplnou spotrebou titračného činidla, t. j. aby nebolo nutné titračné činidlo dolievať do byrety druhýkrát. Najmenšia chyba sa dosiahne, ak spotreba titračného činidla je okolo polovice objemu byrety.

 Poloautomatická byreta 
Poloautomatické byrety sú konštruované tak, že sú priamo napojené na zásobný roztok, ktorý sa nachádza v zásobnej sklenej fľaši pod byretou. Poloautomatická byreta je osadená gumeným balónom, ktorým sa do systému byrety vháňa vzduch, čím vznikne pretlak, ktorý vytlačí titračné činidlo zo zásobnej fľaše do byrety. Na úspešné plnenie byrety je nutné prstom prekryť dierku na byrete, ktorou sa byreta zavzdušňuje. Po doplnení byrety sa prst z dierky odtiahne a hladina titračného činidla sa automaticky zarovná na nulu.

 Automatická byreta (titrátor) 
Automatické byrety sa využívajú v priemysle a výskume, sú pripojené na počítač, ktorý automaticky zaznamenáva spotrebu titračného činidla. Automatické byrety sú často vybavené aj konduktometrickou sondou, resp. potenciometrickou elektródou na monitorovanie vodivosti, resp. pH roztoku analytu a na automatický výpočet bodu ekvivalencie. Automatické byrety sa nazývajú aj titrátory.

 Odčítanie objemu titračného činidla 
Odčítanie objemu spotrebovaného titračného činidla komplikuje prítomnosť menisku (sg. meniskus), číre bezfarebné kvapaliny sa zarovnávajú na tzv. dolný meniskus. Farebné (hoci aj číre priehľadné kvapaliny) kvapaliny sa zarovnávajú na tzv. horný meniskus, t. j. podľa okrajov, pretože nie je cez ne možné vidieť dolný meniskus.

 Referencie 

 Pozri aj 
 pipeta
 titrácia
 faktorizácia odmerného roztoku

 Iné projekty 

Kategória:Laboratórne sklo
Kategória:Meracie prístroje