Konduktometria

Konduktometria je metóda merania špecifickej vodivosti κ elektrolytu, ktorá sa vykonáva konduktometrami, ohmmetrami, resp. impedančnými spektroskopmi. Rozlišuje sa priama konduktometria a nepriama konduktometria, tzv. konduktometrickú titráciu. Konduktometriu je možné využiť aj na určovanie súčinu rozpustnosti málo rozpustných solí. 

 Kalibrácia konduktometra 
Kalibrácia konduktometra sa vykonáva vodnými roztokmi chloridu draselného, ktorých vodivosti sú tabelované. Konštanta vodivostnej nádobky s elektródami pokrytými platinovou čerňou sa kontroluje raz mesačne. Konštanta vodivostnej nádobky sa kontroluje meraním vodivosti pripravených kontrolných roztokov 0,01 M a 0,001 M chloridu draselného, ktoré boli vytemperované na 25 °C.
+Kalibračné a zásobné roztokyRoztok KClVodivosť0,1 M12880 μS/cm0,01 M1413 μS/cm0,001 M147 μS/cm
0,1 M roztok chloridu draselného: 7,456 g chloridu draselného vysušeného 2 hod. pri 105 °C sa rozpustí v demineralizovanej vode a doplní sa pri 25 °C na objem 1000 ml. Vodivosť tohto roztoku pri 25 °C je 12880 μS/cm.

0,01 M roztok chloridu draselného: 100 ml 0,1 M roztoku chloridu draselného sa doplní demineralizovanou vodou pri 25 °C na objem 1000 ml. Vodivosť tohto roztoku pri 25 °C je 1413 μS/cm.

0,001 M roztok chloridu draselného: 10 ml 0,1 M roztoku chloridu draselného sa doplní demineralizovanou vodou pri 25 °C na objem 1000 ml. Vodivosť tohto roztoku pri 25 °C je 147 μS/cm.

 Postup konduktometrie 
Vzorka sa vytemperuje na 25 °C a naleje sa do dvoch nádobiek so vzorkou. V prvej nádobke sa vodivostná elektróda niekoľkonásobným ponorením opláchne, potom sa vyberie a nechá odkvapkať. Ponorí sa do druhej nádobky a meria postupom zodpovedajúcim použitému prístroju.

Pri meraní vzoriek s veľmi odlišnými hodnotami vodivosti je lepšie použiť 3 nádobky. V prvých dvoch sa elektróda opláchne a v tretej sa meria. Množstvo vzorky v nádobke a umiestnenie elektród musí byť volené tak, aby pod i nad elektródami bola ešte aspoň dvojcentimetrová vrstva vzorky.

Pri meraní vodivostí nižších ako 0,1 μS/cm je potrebné použiť na meranie prietokovú vodivostnú nádobku bez prístupu vzduchu.

Elektróda sa medzi meraniami prechováva v demineralizovanej vode. Spôsob merania vodivosti je daný typom použitého prístroja.

Stanovená hodnota sa odčíta priamo na stupnici prístroja v jednotkách μS/cm ako elektrolytická vodivosť pri 25°C. Pokiaľ sa vykonáva meranie pri inej teplote ako je 25 °C je potrebné túto teplotu a metódu korekcie uviesť pri výsledku merania.
+Zaokrúľovanie výsledkovVodivosťZaokrúhleniePríklad namernej hodnotyPríklad zaokrúhlenia0,06  μS/cm - 100 μS/cm0,110,25 μS/cm 10,3 μS/cm 100 μS/cm - 1000 μS/cm1256,89 μS/cm 257 μS/cm ≥ 1000 μS/cm101585,73 μS/cm 1590 μS/cm 

 Priama konduktometria 
Vzhľadom na to, že elektrolyt mení svoju vodivosť v závislosti na koncentrácii iónov, ktoré obsahuje je možné touto metódou stanovovať obsah týchto iónov, merať čistotu deionizovanej vody, vodivosti chladiva primárneho a sekundárneho okruhu jadrových elektrární a ich pomocných systémov.

 Konduktometrická titrácia 
Viac v hlavnom článku: Konduktometrická titrácia

Touto metódou sa sleduje závislosť špecifickej vodivosti elektrolytu na objeme pridaného titračného činidla. Z výslednej krivky sa obvykle určuje ekvivalentný bod.

 Referencie 

Kategória:Titrácia
Kategória:Inštrumentálna analytická chémia
Kategória:Elektrochémia