ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ-ਕਰਤਾ

ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ ( Oxygen Concentrator)ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ) ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ-ਅਮੀਰ ਉਤਪਾਦ ਗੈਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜੰਤਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ   ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਝਿੱਲੀ ਗੈਸ ਵੱਖ ਕਰਨਾ   ਨਾਲ  ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਇਤਿਹਾਸ 
ਘਰੇਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਾਢ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਂਡਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ। ਉਸ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਓਜੈਨਿਕ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ , ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਘਰੇਲੂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ  ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ  ਘਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ  ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਣਵਿਕ ਛਾਨਣੀ ਦੀ 1950 ਵਿੱਚ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਓਜੈਨਿਕ ਤਰਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ।

 ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ? 
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਸੋਖਣ (ਪੀਐਸਏ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤਰਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝਿੱਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਲਈ ,ਇਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। [1] ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ  ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ , ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਸੋਖਣ ਜਾਂ  ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਐਡਰਸੋਪਸ਼ਨ 

[2] ਉੱਚ ਦਬਾਅ 'ਤੇ, ਸੰਘਣੇ ਜ਼ੀਓਲਾਇਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਵੱਡੀਸਤਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ  ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਓਲਾਇਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੀਓਲਾਇਟ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ੀਓਲਾਇਟ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Iਦਬਾਈ ਹਵਾ ਦਾ ਦਾਖਲਾAਸੋਖਣOਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਾਸੀDਛੱਡਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆEਨਿਕਾਸ
ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ, ਜ਼ੀਓਲਾਇਟ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਕ ਦਬਾਅ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਸਕਿੰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ( ਆਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ) ਵੱਧਦਾ ਹੈ ( ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਪੀਐਸਆਈ/ 138 ਕੇਪੀਏ ਗੇਜ ਜਾਂ 2.36 ਐਟਮਾਸਫੈਰਿਕ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਏਟੀਏ)।ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੇ  ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਓਲਾਇਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ (ਆਰਗੋਨ, ਸੀਓ 2, ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ, ਰੇਡੋਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ  ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਇਕ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਲਵ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਆਕਸੀਜਨ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੈਸ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਲਵ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਚ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰੇ  ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਜ਼ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਵ  ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 90 +% ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 5 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1999 ਤੋਂ, 10 ਐਲਪੀਐਮ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਕਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕਲਾਸਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਦੋ-ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਅਣੂ ਸੀਵਾਂ ਜਾਂ ਛਾਨਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਅਣੂ ਸੀਵ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਐਲਪੀਐਮ ਦੇ ਅਣੂ ਛਾਨਣੇ ਵਿੱਥਾਂ ਵਿੱਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਈ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਕਾਰਨ  ਮਲਟੀ-ਬੈੱਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, 960 ਐਲ ਪੀ ਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਪ-ਅਪ ਟਾਈਮ - ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਲਟੀ-ਬੈੱਡ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ> 90% ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ - ਅਕਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,( ਸਧਾਰਣ ਦੋ-ਬਿਸਤਰ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ  ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼.)। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ  ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

 ਝਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 
ਝਿੱਲੀ ਗੈਸ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਝਿੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਬ੍ਰਾਮਿਤ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ  ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਦ੍ਰਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

 ਵਰਤੋਂ 

. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:  ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ / ਹਸਪਤਾਲ (ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ) ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ  (ਉਦਾਹਰਣ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਰਤੋਂ)

ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਸਏ ਜਨਰੇਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, []] ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ, [4] ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀਐਸਏ ਜਨਰੇਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।

 ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ 


2000 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। []] ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ "ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਹ" ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਰੁਕਿਆ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਆਉਟਲੈਟ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਕਰਣ ਐਬੂਲ਼ੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ  ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਐਫਏਏ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਏਅਰਲਾਇੰਸਾਂ 'ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। []] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, "ਮੰਗ" ਜਾਂ ਨਬਜ਼-ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ  ਪਲਸ-ਫਲੋ ਮੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਢੰਗ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ ਪੀ ਏ ਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 600 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ-ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਰਤੋਂ 
ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਿਤ  ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਛੋਟੇ ਆਕਸੀਐਸਟੀਲੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਗੈਸ ਕਟਿੰਗ , ਵੇਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਂਪਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ, ਜੇ ਫਟ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਦਰ.ਜਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਵੇਦਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ 
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਸਵਿੰਗ ਐਡਸੋਰਪਸ਼ਨ (ਵੀਐਸਏ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ  ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ