Ampērmetrs

Ampērmetrs ir mērierīce, ar kuru mēra elektriskās strāvas stiprumu. Tā skala ir graduēta strāvas stipruma vienībās: ampēros (A), miliampēros (mA) vai mikroampēros (µA). Pirmā ampērmetra funkcionalitāte balstījās uz Zemes magnētisko lauku. 19. gadsimta beigās tika veikti uzlabojumi un ampērmetru varēja novietot jebkādā pozīcijā, un mērījumiem bija lielāka precizitāte.

Agrākais ampērmetrs bija galvanometrs, kas izmantoja nekustīgu spoli un pastāvīgu magnētu. Spolē plūstošā mērāmā strāva pievelk magnētu, kas savienots ar rādītāju.

Strāvas mērīšanai ampērmetru elektriskajā ķēdē jāieslēdz virknē.

 Vēsture 
Sakarību starp elektrisko strāvu, magnētisko lauku un fizikāliem spēkiem norādīja Hanss Kristians Ersteds un 1820. gadā viņš novēroja sakarību, ka kompasa adata rāda ziemeļu virzienā.L. A. Geddes, Looking back: how measuring electric current has improved through the ages, IEEE Potentials, Feb/Mar 1996, pages 40-42

 Ampērmetru veidi 
 Kustīgā spole Frank Spitzer and Barry Howarth, Principles of Modern Instrumentation, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1972,  chapter 11
 Kustīgs magnēts
 Elektrodinamisks
 Kustīgā dzelzs"Fragebogen aus der Personenmappe Friedrich Drexler (1858 — 1945)". Technisches Museum Wien. Retrieved 2013-07-10.
 Karstā vada
 Digitālais
 Integrētais

 Mērvienības 
 Ampēri(A)  Miliampēri(mA)  Mikroampēri(µA)                     
Ampērmetra iedaļas vērtību  (A/ied., ja ampērmetra mērvienība ir ampērs) aprēķina pēc formulas

,

kur  ir ampērmetra nominālā strāva,  ir ampērmetra pilnas skalas iedaļu skaits.

 Ampērmetra pretestība 
Virknē ieslēgtam ampērmetram piemīt noteikta pretestība . Pēc Oma likuma ķēdes posmam spriegums uz ampērmetra spailēm , kur  ir caur ampērmetru plūstošā strāva, kuras stiprums jāizmēra. Lai ampērmetrs būtiski nemainītu spriegumu visā strāvas kontūrā,  salīdzinājumā ar ķēdes posma pretestību  jābūt pēc iespējas mazai. 

 Skalas diapazona paplašināšana 
Lai paplašinātu ampērmetra skalas diapazonu, mērot līdzstrāvu, ampērmetram paralēli pieslēdz rezistoru (šuntu). Ja ar ampērmetru izmērāmā maksimālā strāva ir , bet jāizmēra strāva , caur šuntu jāplūst . Spriegums uz šuntu un ampērmetru ir vienāds:  jeb , tātad nepieciešamā šunta pretestība

. 

Ja ar ampērmetru jāizmēra  reizes stiprāka strāva, nekā paredz ampērmetra diapazons, nepieciešamā šunta pretestība 

.  

Ja šunts ir saskaņots ar mēraparātu, vienas iedaļas vērtību var aprēķināt pēc

,

kur  ir šunta nominālā strāva.

Lai paplašinātu ampērmetra skalas diapazonu, mērot maiņstrāvu, izmanto strāvmaini. Tad vienas iedaļas vērtību var aprēķināt pēc

,

kur  ir strāvmaiņa transformācijas koeficients. 

 Galerija 

 Atsauces 

Kategorija:Mērinstrumenti
Kategorija:Elektrība